Brevet FR2622807A1 — publié le 19890512

L'invention concerne un dispositif d'électrostimulation. Ce dispositif comporte des électrodes destinées à être appliquées sur le corps du patient, à hauteur du ou des muscles à stimuler, ces électrodes étant alimentées par des impulsions électriques. Ce dispositif est caractérisé en ce que chaque paire d'électrodes est alimentée par un circuit comportant un étage de linéarisation pourvu d'un potentiomètre de réglage du niveau de tension des impulsions produites, la sortie de cet étage étant reliée à un étage de commutation produisant les trains d'impulsions de niveau préréglé amenés sur chaque paire d'électrodes par un étage de puissance. Suivant une autre caractéristique de l'invention, les étages de linéarisation de l'ensemble des circuits sont reliés à un étage générateur de rampe produisant la montée progressive a#tomatique-du niveau de la tension des impulsions de traitement. Suivant une autre caractéristique de l'inven tion, les étages de commutation de l'ensemble des circuits sont reliés, pour leur commande, à une première horloge déterminant la fréquence des impulsions et à une seconde horloge déterminant les trains d'impulsions envoyés à l'étage de puissance. -L'invention est représentée à titre d'exemple non limitatif sur l'unique dessin ci-joint, qui est un schéma synoptique de ce dispositif. L'invention a en conséquence pour but la réalisation d'un dispositif qui, à l'aide de trains d'impulsions de caractéristiques déterminées et variables, permet de stimuler les muscles d'un patient afin de produire, par exemple, suivant les caractéristiques de ces trains d'impulsions, soit un raccourcissement du muscle affaissé, soit une musculation. Ce dispositif comporte ainsi une série de paires d'électrodes S1, S2 ... S7, S8 disposées à l'extrémité de circuits identiques qui comprennent chacun un étage de linéarisation L1, L2 ... L7, L8, un étage de commutation C1, C2 ... C7, C8 et un étage de puissance p P2 p 1' 2 7' Les étages de linéarisation L1, L2 ... L7, L8 comportent chacun un potentiomètre R1, R2 ... R7, R8 qui détermine le niveau de tension des trains d'impulsions amenés aux électrodes S1 S2 ... S7, S8. La sortie de ces étages de linéarisation est reliée aux étages de commutation C1, C2 ... C7, C8 qui sont pilotés par deux horloges, à savoir une horloge H1 déterminant la fréquence des impulsions et, par exemple, 130 Hz, et une horloge H2 déterminant les temps de travail pendant lesquels les impulsions sont amenées aux électrodes ainsi que les temps de repos qui séparent les trains d'impulsions formés. Le réglage de ces temps de travail et de repos permettra de déterminer la nature du traitement effectué sur le patient. Les trains d'impulsions apparaissant à la sortie des étages de commutation C1, C2 ... C7, C8 sont alors amenés aux électrodes par les étages de puissance P1, P2 ... P7, P8. L'ensemble des étages de linéarisation L1, L2 ... L7, L8 est relié à un étage générateur de rampes M produisant la montée automatique et progressive du niveau de tension des impulsions et cela afin que la puissance des impulsions apparaissant sur les électrodes S1, S2 S7, S8 augmente progressivement et linéairement,dans des limites déterminées, en fonction de la durée du traitement. Cette disposition permet de compenser les effets d'accoutumance du patient afin d'obtenir un niveau de stimulation musculaire constant. L'ensemble des étages de linéarisation L1, L2 L7, L7, L8 est également relié à une logique de validation V par un étage de détection de zéro DZ de façon que la mise en fonctionnement du dispositif par l'actionnement du contacteur de démarrage DM ne puisse être effectuée que lorsque la logique de validation a constaté que les potentiomètres R1, R2 . .. R7, R8 des étages de linéarisation sont à zéro. Cette disposition permet d'éviter l'envoi, dès le début du traitement, des impulsions de puissance élevée dans les muscles du patient. L#a logique de validation V assure également la gestion de l'ensemble des paramètres de commande, c'est-àdire le passage du signal des horloges H1, H2 vers les étages de commutation, le passage du signal de montée automatique de l'étage M vers les étages de linéarisation et cela lorsque cet étage M est enclenché. Cette logique de validation est également reliée à un chronomètre CH déterminant la durée du traitement, à un commutateur P accessible par le patient, pour lui permettre de comma-nder un arrêt d'urgence du traitement et un avertisseur sonore S destiné à mettre en évidence divers stades particuliers du traitement. Des moyens d'affichage A sont également prévus afin de recevoir, à l'entrée, les signaux analogiques issus des étages L1, L2 ... L7, L8. Ces signaux sont multiplexés à vitesse de l'horloge de multiplexage H1 puis amplifiés et convertis en valeur numérique afin d'être affichés par l'intermédiaire d'un convertisseur. REVENDICATIONS 1) Dispositif d'électrostimulation comportant des électrodes destinées à être appliquées sur le corps du patient à hauteur du ou des muscles à stimuler, ces électrodes étant alimentées par des trains d'impulsions, dispositif caractérisé en ce que chaque paire d'électrodes (51' S, ... S7, S8) est alimentée par un circuit comportant un étage de linéarisation (L1, L2 . . L7 8) pourvu d'un potentiomètre (R1, R2 ... R7, R8) de réglage du niveau de tension des impulsions produites, la sortie de cet étage étant reliée à un étage de commutation (C1, C2 ... C7, C8) produisant les trains d'impulsions de niveau préréglé amenés sur chaque paire d'électrodes par un étage de puissance (P1, P2 . .. P7, P8). 2) Dispositif conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que les étages de linéarisation de l'ensemble des circuits, sont reliés à un étage (N) générateur de rampe produisant la montée progressive automatique du niveau de la tension des impulsions de traitement. 3) Dispositif conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les étages de commutation de l'ensemble des circuits, sont reliés, pour leur commande, à une première horloge (H1) déterminant la fréquence des impulsions et à une seconde horloge (H2) déterminant les trains d'impulsions envoyés à l'étage de puissance. 4) Dispositif conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que l'ensemble des étages de linéarisation est relié à un étage (DZ) de détection du niveau zéro des impulsions associé à une logique d'évaluation (V), la mise en fonctionnement du dispositif par un contacteur de démarrage (DM) ne pouvant être effectuée que lorsque les potentiomètres (R1, R2 ... R7, R8) des étages de linéarisation sont à zéro.