Brevet FR2616073A2 — publié le 19881209

FR 2616073 A2 19881209 FR 8707881 A 19870605 La présente invention concerne un perfectionnement au dispositif pour la réanimation de noyés par aspira= =tion de liquide et insuflation d'air simultanés , objet de la demande de brevet n0 : 86.16789 , au nom de la demanderesse.Dans dernière demande a été décrit un- appareil tel que représenté à la figure 1 Il s'agit d'un appareil constitué de 2 chambres (A) et (A') munies chacune d'un piston et reliées diune part par un tube médian muni de clapets anti-retour à la bouche du noyé, d'autre part à l'extérietir en (E) pour le rejet de débris, en (F) pour l'alimentation d'air (toujours avec 2 clapets anti-retour ; et munies égale= =ment en 2 endroits (J) et (K) de systémes de sécurité en vue de réguler tant l'asspiration que l'insuflation. Selon la présente invention ,on rend l'appareil plus perfomant par l'agencement et le choix précis des soupapes. Cet agencement est décrit selon un mode de réalisation préférentielle en référence à la figure 2 Le fonctionnement de l'appareil repose sur le principe suivant 10 Temps de I'aspiration: ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Il faut que la vanne (1) et la yanne (3) soient ouvertes. La vanne (1) ouverte à l'extérieur ayant pour fonction de remplir le cylindre de pression ou chambre(At')par un air frais ou air ambiant. La vanne(3) également uuverte a pour fonction de créer la dépression sur le circuit allant au noyé et de ce fait,par aspiration d'évacuer les mucosités ou l'eau de l'oro-pharynx dans le cylindre d aspiration ou chambre A1 La vanne (2) doit avoir une résistance à l'ouverture (ressort ou autre système) telle qu'elle ne puisse si ouvrir dans cette maneuvre.Sauf si cette dépression dé= =passe celle prévue par la législation en vigueur et par les normes de sécurité,à savoir:400 millibars pour 1' aspiration.Ouverture qui serait alors automatiaue. Il faut dons que la résistance(la différence de résistance) entre les vannes (2) et(# ) équilibre une différence de dépression entre la chambre de mélange M et le cylindre de pression qui soit inférieure à 400 millibars. Un simple clapet de non retour,sans ressort,est suffisant 20 Temps de Pression: Ence qui concerne la phase de pression,donc d(insuflation, #il faut que la vanne (3) reste fermée durant ce temps de maneuvre tandis que la vanne (2) est ouverte. C'est à dire que la pression de la chambre de mélange M doit ètre inférieure à la pression de la chambre d'aspiration. Le clapet (1) reste fermé pendant cette phase de l1,opé= =ration. La vanne (4) ouverte,évacue à l'extérieur,le liquide ou mucosités ou air extré du noyé.Elle doit èpe controlée par un ressort en fonction de la pression de la chambre d'aspiration ou chambre A La vanne ne s'ouvrira ,vanne (3) ,4ue si la pression de la chambre de mélange M est supérieure à celle du cylindre d'aspiration A , à savoir 28 torrs soient 37,32 millibars pour un adulte et 20 torrs soient 26,66 millibars pour un enfant. Il faut que la différence de résistance à l'ouverture entre les vannes (4) et (3) corresponde à cette valeur. Un simple clapet de non retour est suffisant pour la valve (3) REVENDICATION. ~~~~~~~~~~~~~~ Dispositif pour réanimer les noyés, selon l'une quelle conque des revendications 1 à 3 du breVet principal, caracté aç en ce que la chambre d' aspiration A est équipée en sa partie inférieure de 2 vannes (3) et (4), la vanne (3) faisant communiquer la chambre d'aspiration A avec la chambre de mélange M étant un clapet de non retour tandis que la vanne (4) ouverte sur l'extérieur est une vanne controlable notamm-ent par un ressort en fonction de la pression exercée; et la chambre de pression A' est équipée de 2 vannes (1) et (2) , la vanne (1) ouverte sur l'extérieur étant un clapet de non retour, tandis que la vanne (2) faisant com= =muniquer la chambre de pression Ai avec la chambre de mélange M est une valve controlable notamment par un ressort en fonction de la pression exercée.