Brevet FR2621477A1 — publié le 19890414

- 1- La présente inve;ntion cohcerne dus housses 6e riotection pour éviter la proliférati;n des crobes,virus,bactéries,êars l s diffgrents apparcils ou instaurentr de ré4ulation ol autres utilises à usages medicaux. Appareils de régulation(rampes 2,5,4,5 robinets,fluch pous- soir, roliinets 3 voies,connecteurs,catheters ou autres raccords ou bouchons)pouvant être un risque de développement des micro- bes.Ces houssessont utilisées pour isoler les appareils qui ser- vent à la régulation des sérums,plasmas ou autres liquides ve- IO0 nant des bocaux et alimentant le malade.D'autres housses sont utilisées pour les connecteurs ou bouchons servant périodique- ment mais restant toujours fixés sur le malade,le principe de la housse est toujours le même,ce sont les dimensions qui chan- gent.Ces housses restent sur les appareils en cours de fonction- I5 nement ce qui permet de déplacer sans risques le -malade,tout le matériel étant bien à l'intérieur de la housse dans son cocon de désinfectant actif. Il existe des boitiers en matière rigide leur système de fermeture par clipsage est difficile à ouvrir donc pas prati- que. l'intérieur comporte une mousse mais certains produits actifs les rendent inutilisables du fait que le produit colle l'appareil sur la mousse,pour la manipulation des robinets il faut ouvrir le boitier en entier d'o le risque que l'appareil sorte du dit boitier.De plus ces boitiers sont à leur marque d'appareils.La housse de protection de cette invention protège tous les modèles d'appareils de marque française ou étrangères. La housse de protection est composée: d'un film de polyéthy- lène,d'une mousse de polyuréthane,de bandes auto-agrippantes. Le film: en polyéthylène ou dérivés,mais ayant les mêmes propriét6s,son épaisseur de 100 à I50 microns permet d'obtenir une élasticité et une certaine souplesse d'utilisation tout en restant suffisament résistante.Les dimensions (longueur et lar- geur) sont définies en fonction des appareils à conditionner à l'intérieur,la gamme étant très étendue mais le principe de f.*- brication de la housse ne change pas.Matériaux ayant la propri- été de souplesse - élasticité - imperméabilité Souplesse: on peut aisément maintenir l'appareil ou l'instrument pendant les manipulations des robinets grâce i la souplesse du film sans risque de contamination,les manipulations sont très fr4- ouentes en cours de journée,une opération toutes les L heures. Elasticité: ce film permet de protéger tout appareil des chocs et de la penétration des microbes,bactEries,virus,en les enveloppant comme un gant fourré. Imperméabilité:du fait de sa matière plastique son imperméa- bilité est assuree,les produits actifs mis à l'intérieur pour asep- IO tiser les instruments ou autres appareils ne peuvent s'échapper, ainsi que les souillures ou autres corps étrangers de l'extérieur ne peuvent pénétrer ce qui assure cette sécurité essentielle dans les centres hospitaliers,qui sont des milieux de germes microbiens mousse: en polyuréthane sa densité est de 16 à 21 Kgs/m3, I5 son épaisseur de IOmm environ de façon à bien recouvrir l'objet et que l'élasticité soit suffisante pour que la surface de mousse en regard enrobe l'objet dans son intégralité.Propriété physique cette mousse a un pouvoir d'absorption très grand et reste après i7 heures encore imprégnée(tests),mais les housses sont changées tous les 3 ou 4 jours suivant les services.Cette mousse est for- mée de milliers d'alvéoles dont certaines sont ouvertes,d'autres fermées environ i fermée pour 4 ouvertes) ce qui permet une péné- tration rapide-des produits actifs tout en maintenant ce produit pendant la durée de l'utilisation de la housse. Mousse sur le film: cohésion totale,la mousse est fixée sur un support formé d'une trame enduite de colle chauffée ce qui per- met une adhérence sur le film à toute épreuve,même avec un pro- duit actif désinfectant et surtout tres el'ficace,mais qui après quelques heures devient collant et forme des grumeaux(ce qui em- pêche l'utilisation des boitiers existants)mais ne pose pas de problème pour la housse.Ce produit actif commercialisé sous le nom de bétadine est le plus utilisé dans les milieux médicaux. Cette mousse est fixée sur le film de laçon équidistante sur 3 côtés à 25mm des bords du film polyéthylène le 4ème côté dans le sens de la longueur est de 40mm pour laisser une partie du film en forme de languette afin de permettre une meilleure prise en main,d'o une certaine facilité d'ouverture et de raridit très appréciees par le personnel ho--)ita ier. Système de fermeture: des bandes de iOmm de large qui per mettent une fermeture hermétique mais pouvant laisser ur passa- ge à n'importe quel endroit des tubulures distribuant les diilé- rents liquides des bocaux vers les malades.Ces bandes sont for- mées d'un tissus adhésif,un cÈté boucles,un côté crochets spé- cialement commercialisées sous la marque velcro.La bande crochets mis en contact avec la bande boucles on obtient une fermeture agrippante vraiment hermétique.Afin de renforcer l'adhérence des parties auto- agrppantes sur le Ifilm polyéthylène celles-ci seront thermo-soudées ce qui permettra de renlorcer également l'etanche- ité ae la pochette ainsi formée une fois repliée.Entre mousse et bandes auto-agrippantes un espace de 5mm est laissé afin de per- I5 mettre le gonflement de la mousse lors de l'impreégnation du pro- dult actif de meme qu'en présence des divers appareils à l'inte- rieur de la housse. La housse ou pochette: dimensions adoptées aux instruments ou appareils de façon à ce qu'ils soient entièrement enrobes par la mousse LX:z rampe a, ou + robinets on peut adapter une se- ringue pour des injections périodiques pour un produit s'injec- tant toutes les 2 heureskheparine ou insuline)mais à très peti- tes doses la seringue sera laissée à l'intérieur de la housse à la protection de tous les microbes,la housse de ce Sait aura des dimensions appropriees,mais le principe sera toujours le meme. Ae Lx Housse support repliable sur lui- même,au centre la mouseles fermetures auto-agrippantes les unes en lace des au- tres ou bien en 2 supports independants assembles l'un a l'autre U les dessins annexes illustrent l'invention,les figures de I à 4 montrent des exemples ae réalisation de l'invention: a figure I represente le film polyétehylène et aerivés mais possédaht les memes.propriétés les zeintes, crital,opaque blanc ou couleurs suivant les demanaes. La figure. represente: film ae polyethylene(I) avec collé la plaque de mousse(2) en polyurethane adhésive. la figure 3 reprrsente, le film de polyéthylène (I) plus la plaque de mousse (2) plus les bandes auto-agrippantes adhésives thermo-soudées (p,5, 7) crochets,(,6,8) boucles,à l(intérieur une rampe 3 robinets (l0) sur laquelle est fixée en permanence une se- ringue(9) et deux tubulures (lI,12) amenant le sérum ou autres li- quides des bocaux à l'appareil,la tubulure(L3) distribuant ces li- quides au malade. La figure 4 représente,une housse ouverte sur deux cotés lais- sent apparaitre le film(l) la plaque de mousse(2) les bandes auto- I0 agrippantes(3,7,)crochets(4,8) boucles,rampe D robinets(lO) les tubulures(12,13). ta housse pour protéeger un quelconque appareil restant constament sur le malade peut de part la composition de ces matériaux employés ttre stériliséé de toutes sortes de forme de stérilisation(formel,oxyde d'ethy- lène...) REVENDICATIONS R E V E N D I C A T I 0 ET S i.- Housse de protection pour divers appareils ou instru- ments de régulation à usages médicaux,caractérisée en ce qu'elle comporte un support fait d'un film (I),une couche de mousse (e) plus petite que le support centrée et fixée sur le support (1), des moyens latéraux et transversaux de fermeture auto-agrippantes crochets(3,5,7,) boucles(4,6,8,)pour fermer la housse sur elle- même en y maintenant intérieurement un appareil,après l'avoir repliée suivant son axe médian transversal(A A') 2.- Housse selon la revendication i,caractérisée en ce que le film(I),d'une épaisseur de 100 à 150 microns,est constitué d'., matériau souple,élastique,imperméable et résistant de type polyé- thylène ou dérivés. 3.- Housse selon les revendications ú et 2 caractérisée en ce que la couche de mousse(z) de 1Omm d'épaisseur est constituée I5 d'un matériau très absorbant de type polyuréthane de densité i6 à 20 Kg9m3, présentant une proportion majeure d'alvéoles ouvertes et des alvéoles fermées,en ce qu'elle est positionné9sur le sup- port(tlde manière à réserver sur les deux cotés latéraux et sur l'un des cotés transversaux une bande de e5mm et sur l'autre coté transversal une bande de 40mm de manière à ménager dans le film support,une languette de manipulation et en ce qu'elle est fixée sur une trame enduite de colle thermo-adhérente pour sa fixation sur le support(-L. 4.- Housse selon l'une quelconque des revendications pré- cédentes,caractérisée en ce qu'elle est constituée de matériaux pouvant être stérilisés. 5.- Application de la housse selon les revendications 1 à 4 à des appareils ou instruments pourvus de robinets (I0). 6.- Application de la housse selon les revendications I à 4 à des appareils ou instruments pourvus de tubulures(iI,I2,I3) amenat des liquides ou les distribuant.