Brevet FR2622457A1 — publié le 19890505

DESCRIPTION la présente innovation concerne un dispositif commandé par microprocesseur pour administrer - ou prélever - des produits liquides, ainsi que des iicro-courants0- les appareils utilises jusqu'à présent pour injecter des produits liquides sont s - Soit électriques s lorsque l'utilisateur appuie sur la gachette d'un pistolet, une seringue remplie du produit â injecter et fixée sur un chariot animé d'un mouvement alternatif, vient piquer la peau. En même temps1 une butée mécanique se de place de quelques millimètres le long d' une vis sans fin pour pousser le piston à l'intérieur de la seringue. - Soit mécaniques: lorsque l'utilisateur appuie sur la gachette d'uu pistolet, un système mécanique rient appliquer la peau contre l'aiguille d'une seringue qui contient le produit à administrer, et assure ainsi la pénétration puis le retrait de l'aiguille. Comme dans l'appareil préce dent, le piston est poussé par une butée mécanique qui, dans le même temps, se déplace de quelques millimètres le long d'une vis sans fin. Ces appareils pro sentent les inconvenients suivants : ta pression exercée par le piston sur les produits à injecter reste constante, quelque soit la resistance interne opposée par la peau, alors que cette résistance est variable en fonction :: - des caractéristiques de chaque patient ( âge, sexes région du corps à traiter nature de la pathologie, de la peau, présence éventuelle de le siens cutanées ou cicatricielles ) X - des caracteristiques des mélanges de produits injectes ( densité, vis- cosité...); - de la profondeur d'introduction de l'aiguille Ces appareils, contrairement à ce qui se passe lorsque le praticien erpérimenté injecte manuellement les produits médicamenteux à l' aiguille unique, ne s'adaptent pas au:: circonstances rencontrées. il en résulte une diminution de l'éfficacité, car, dans de nombreux cas, une partie des produits actifs ne peut pas pénetrer dans le tissu conjonctif intradermique ( la préssion exercée par le piston sur la solution à in jecter étant insuffisante pour vaincre la résistance interne epposéo ). La synchronisation entre le temps d'introduction de l'aiguille et celui de l'administration des produits n'est pas d'une précision rigoureuse. Cela se traduit par des pertes de produits médicamenteur conteuses, tachent les patients et le divan d'examen, génant le practicien, l'espéchant de connaître la quantité de produits actifs réellement administrée, de codifier precisenent les actes accomplis et, ainsi, do ne pas se situer inutilement au dessus du seuil miniiui d'efficacité thera- peptique, ou, au contraire, de façon inefficace en dessous do celui-ci. le dispositif selon l'innovation permet de remédier à ces inconvénients. Il se compose en effet d'un bati en forne de pistolet dont la partie zuperieure, pourvue d'une fenètre transparente pour voir la pro gréssion du produit à l'intèrieur de la seringue, est amovible afin de placer une seringue munie d'une aiguille. Un microcircuit électronique comnande, lorsque le praticien appuie sur une gachette, le tonctionne- ment t - d'un premier moteur électrique qui anime d'un mouvement alternatif une crémaillere assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille. - d'un second moteur électrique qui actionne, par l'intermédiaire d'une seconde crémaillère, le piston à l'interieur de la seringue. Detix potentiometres programnent respectivenent la puissance et la durée de fonctionnement de second noceur, ce qui permet d'une part d'adapter la pression exercée par le piston en fonction des caractéristiques de chaque patient, de chaque mélange de produits médicamenteux et de la profondeur d'introduction de l'aiguille et, d'autre part, de choisir la quantité constante de solution à administrer lors de chaque pénétration de l'aiguille. Un troisième potentiomètre pernet de synchroniser très précisément le fenctionnement des deux moteurs, Le moteur qui actionne le piston entre ainsi en fonction uniquement lorsque le premier moteur a fait pénetrer l'aiguille sous la surface cutanée.Dés que ce dernier commence à assu- rer le retrait de l'aiguille, le second moteur s'arrète de fonctionner Cela perlot d'éviter les pertes de produits médicamenteux coûteuses, tachant les patients et le divan d'examen génant le praticien, i'empé- chant de connaître la quantité de produits réellement adninistré, de codifier précisément les actes accomplis et, ainsi, de ne pas se situer inùtilement an dessus ou, de façon inefficace, en dessous du seuil minimus d'éfficacit; thérapeutique. Une butée mobile règle la profondeur de pénétration de l'aiguille en limitant l'amplitude du mouvement de la première crémaillère. Un bouton poussoir permet, lorsque le premier moteur a fait pénetrer 1 aiguille à la profondeur programmée, de continuer á faire fonctionner le second moteur qui actionnera le piston tant que le praticion appuiera sur ce bouton. l'utilisateur peut ainci administier en certaine endroits et quand il le désire, une quantité de mélange édicaenteu: supérieure à celle qu'il a progra mé. La poignée renferme des piles, ainsi qu'une prise maie destinée à recevoir la prise femelle d'un cordon d'alimentation dont l'autre extrémité est constituée par un transformateur relié1 lorsque le dispositif ne fonctionne par sur piles, au secteur par une prise. Selon une variante, un détecteur de résistance du second moteur peut entre relié au microcircuit électronique qui actionne un signal sonore ou augmente progréssivement la puissance de ce moteur, tant que la force développée par le piston reste insuffisante pour vaincre la résistance interne opposée par la région cutanée concernée. Selon une seconde variante, un circuit électronique sensible à des variations de conductibilité de quelques micro-aupéres peut prélever den icro-courants au niveau de la pointe de l'aiguille ( dont la partie postêrieure métallique rient se fixer sur l'embout de la seringue au niveau d'un support métallique relié électriquement à ce circuit ) lourez qu' un intrrupteur-potentiométre est actionné par le praticien Un ca ble porte à son extrémité une électrode tenue par la main du patient, ou entrant en contact avec un autre point de la surface cutanée du malade et, à l'autre bout, une fiche mle destinée à être introduite dans la fiche femelle reliée â ce circuit. Dés que ce dernier détecte une très légère augmentation de la conductibilité électrique au niveau d'un point de la surface cutanée, un signal sonore est émis. Cela permet au praticien, avec le marne appareil, de détecter les points d'acupuncture sur la région cutanée à traiter. Un circuit électronique générateur d'un courant de stimulation de type faradique peut administrer cette stimulation au niveau de la pointe de l'aiguille lorqu'un interrupteur-potentiomètre est actionné par l'utilisateur. Cela permet au praticien de disposer, avec le m8mc appareil, d' une voie d'abord complémentaire de la pathologie à traiter. Selon une troisième variante, le premier moteur électrique peut titre remplacé par un système mécanique ( roue dentée qui, lorsque le praticien appuie sur la gachette, anime d'un mouvement alternatif la crémaillère assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille ).Cela permet de mettre également sur le marché une version simplifiée du me- dèle de base. les dessins annexés illustrent l'innovation s La figure 1 représente en vuo générale le dispositif selon l'in- vent ion. La figure 2 représente, en-vue générale, avec le couvercle étan che protégeant les potentioiétres retiré le dispositif selon l'innovatison. La figure 3 représente, en Coupe, le diepositif selon l'innovation, La figure 4 représente, en coup., une variante de ce dispositif. L#injecteur mésothérapique à iicroprocesseur représenté sur la figure i à l'échelle 1/2 comporte un bati étanche (1) dont la parti. supérieure pourvue d'une fenêtre transparente et amovible (2) renverse une seringue (3) munie d'une aiguille (4) (voir fig. 3). Comme le représente également la figure 3, un microcircuit électronique (5) commande, lorsque le praticien appuie sur une gachette (6), le fonctionnement S - d'un premier moteur électrique (7) qui anime d'un nouvement alternatif une crémaillère (8) assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille (4). - d'un second moteur électrique (9) qui actionne par l'intermédiaire d'une seconde crémaillère (10), le piston (il) à l'intèrieur de la se- ringue (3). Deux potentiomètres (12) et (13) ( voir fig. 2) programment respectivement la puissance et la durée de fonctionnement du second moteur (9), ce qui permet d'une part d'adapter la préssion exercée par le piston(li) en fonction des caractéristiques do chaque patient, de chaque mélange de produits médicamenteux et de la profondeur d'introduction de l'aiguille (4) et, d'autre part, de choisir la quantité constanto de solu- tion qui sera administrée lors de chaque pénétration de l'aiguille (4). Un troisième potentiomètre (14) ( voir fig. 2) permet de synchroniser très précisément le fonctionnement des deux moteurc (7) et (9). Le moteur (9) qui actionne le piston (il) entre ainsi en fonction uniquement lorsque le premier moteur (7) a fait pénétrer l'aiguille (4) sous la surface cutanée. Dés que ce dernier (7) commence à assurer le retrait de l'aiguille (4), le second moteur (9) s'arrète de fonctionner.Cela permet d'éviter les partes de produits médicamenteux coûteuses, tachant les patienta et le divan d'examen, génant le praticien, l'empéchant de connaître la quantité de produits réellement administrée, de codifier précisément les actes accomplis et, ainsi, de ne pas se situer inutileent au dessus ou, de façon inefficace, en dessous du seuil minimum d' éfficacité thérapeutique. Une butée mobile (15) règle la profondeur de pénétration de l'aiguille (4) en limitant l'amplitude du mouvement de la premier crémaillèrc (8). Un bouton poussoir (16) permet, lorsque le premier moteur (7) a fait pénetrer l'aiguille (4) à la profondeur programmée, de continuer a faire fonctionner le second moteur (9) qui actionnera le piston (li) tant que lb praticien appuiera sur ce bouton (16)* L'opérateur peut ainsi adminis- trier en certains endroits, et quand il le désire, une quantité de mélante médicamenteux supérieure à celle qu'il a programmé. L'énergie nécessaire au fonctionnement du dispositif peut titre fournie par des piles (18) contenues par la poignée (17), ou par l'intermèdiaire d'une prise mâle (19) destinée à recevoir la prise femelle (20) d'un cordon d'alimentation dont l'autre ertréiiité est constituée par un transformateur (21) relié lorque le dispositif ne fonctionne pas sur piles, au secteur par une prise (22). Selon une variante, un détecteur électronique de résistance (23) du second moteur (9) peut être relié au microprocesseur (5) qui actionne un signal sonore ou augmente progressivement la puissance de ce moteur (9), tant que la force développée par le piston (11) reste insuffisante pour vaincre la résistance interne opposée par la région cutanée concernée. Cela permet aux praticiens n'ayant pas l'expérience do cette technique thérapeutique de travailler éfficacenent très rapidement en dispo sant d'une préssion d'injection automatiquement adaptée au: circonstances rencontrées. Dans la forme de réalisation selon la figure 4, un circuit élec tronque sensible à des variations de conductibilité de quelques microampères (24) peut prélever des micro-courants au niveau de la pointe de l'aiguille (4) ( dont la partie postèrieure métallique (25) vient se fixer sur l'embout de la seringue (3) au niveau d'un support métallique (26) relié électriquement à ce circuit (24) ) lorsqu'un interrupteurpotentiomètre (27) est actionné par l'utilisateur. Un cabine porte à son extrémité une électrode (28) tenue par la main du patient, et, à l'autre bout, une fiche mâle destinée à Stro introduite dans la fiche femelle (30) reliée à ce circuit (24). Dés que ce dernier (24) détecte une très légè- re augmentation de la conductibilité électrique au niveau d'un point de la surface cutanée, un signal sonore est émis. Cela permet au praticien, avec le même appareil de détecter les points d'acupuncture sur la région cutanée à traiter. Un circuit électronique générateur d'un courant de stimulation de type faradique (31) peut administrer cette stimulation électrique au niveau de la pointe de l'aiguille (4) lorsqu'un interrupteur-potentiomètre (32) est actionné par l'utilisateur. Cela permet au praticien de disposer0 avec ive meao appareils d'une voie d'abord complémentaire do la pathologie à traiter. Selon une troisième variante, le premier moteur électrique (7) pout être remplacé par un système mécanique (roue dentée qui, lorsque l'utilisateur appuie sur la gachette, anise d'un mouvement alternatif la crélaillère assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille ). le dispositif selon l'innovation est particulièrement destiné à la pratique de la mésothérapie. REVENDICATIONS i) Dispositif pour administrer - ou prélever - des produits li- guides, ainsi que des micro-courants caractérisé en ce qu'il comporte un bati (i) dont la partie supèrieure pourvue d'une fenètre transparen- te et amovible (2) renferme une seringue (3) munie d'une aiguille (4). Un nicro-circuit électronique (5) commande, lorsque l'utilisateur appuie sur une vachette (6), le fonctionnement t - d'un premier moteur électrique (7) qui anime d'un mouvement alternatif une crémaillère (8) assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille (4). - d'un second moteur électrique (9) qui actionne, par l'intermédiaire d'une seconde crémallère (10), le piston (11) à l'intérieur de la se rings (3). Deux potentiomètres (12) et (13) programment respectivement la puissance et la durée de fonctionnement du second moteur (9). Un troisième potentiomètre (14) permet de synchroniser très précisément le fonctionnement des deux moteurs (7 > et (9). Une butée mobile (15) permet de régler la profondeur de pénétration de l'aiguille (4) en limitant l'amplitude du mouvement de la première créez aillère (8). Un bouton poussoir (16) permet, lorsque le premier moteur (7) a rait Pé- nétrer l'aiguille (4) à la profondeur programmée, de continuer à faire fonctionner le second moteur (9) qui actionnera le piston (11) tant que l'utilisateur appuiera sur ce bouton (16). La poignée (t7) renferme des piles (18), ainsi qu'une prise mâle (19) destinée à recevoir la prise femelle (20) d'un cordon d'alimentation dont l'autre extrémité est constituée par un transformateur (21) relié, lorsque le dispositif ne fonctionne pas sur piles, au secteur par une prise (22). 2) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'un détecteur électronique de résistance (23) du second moteur (g) peut être relié au micro-circuit électronique (5) qui actionne un signal sonore ou augmente progressivement la puissance de ce noteur (9), tant que la force développée par le piston (11) reste insuffisante pour vaincre la résistance interne opposée par la région cutanée concernée. 3) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'un circuit électronique sensible à des variations de conductibilité de quelques micro-ampères (24) peut prélever des micro-courant; au niveau de la pointe de l'aiguille (4) ( dont la partie postérieure métallique (25) rient se fixer sur l'embout do la seringue (3) au niveau d'un support métallique (26) relié électriquement à ce circuit (24) ) lora- qu'un interrupt.ur-potentioaètre (27) est actionne par l'utilisateur. Un cabl. porte à son estrmité une électrode (28) tenue par la main du patient et, à l'autre bout, une fiche mile (29) destinée à être introduite dans la fiche femelle (30) reliée à ce circuit (24). Dés que ce dernier (24) détecte une très légère augmentation de la conductibilité électrique au niveau d'un point de la surface cutanée, un signal sonore est émis. 4) Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'un circuit électronique générateur d'un courant de stimulation de type faradique (31) peut administrer cette stimulation au niveau de la pointe de l'aiguille (4) lorsqu'un interrupteur-potentiomètre (32) est actionné par l'utilisateur. 5) Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que le moteur électrique (7) peut être remplacé par un système mécanique (roue dentée qui, lorsque l'utilisateur appuie sur la gachette, anime d'un mouvement alternatif la crémaillère assurant la pénétration et le retrait de l'aiguille ).