Brevet FR2604080A1 — publié le 19880325

DESCRIPTION Dispositif utilisant une loupe binoculaire stéréo comme instrument portatif d'observation en général et en particulier comme iriscope. Ce dispositif peut être utilisé pour ltétude ou l'observation de n'importe quoi, d'un usage exigeant ou non la mobilité et en particulier pour l'étude ou l'observation de la partie antérieure des yeux, notamment des iris. Généralement, on se sert de ce genre de loupe-microscope binoculaire stéréo en laboratoire ou en atelier, monté sur un statif, et avec un éclairage assez rudimentaire, cela dans le domaine de l'industrie ou de la recherche Dans le domaine médical, portant souvent le nom de bio-microscope, on les voit montées sur des bras comme pour la microchirurgie, soit sur un bâti comme pour les colposcopes. Enfin dans le domaine de l'ophtalmologie, les loupes font partie d'un ensemble appelé lampe à fente, souvent très sophistiquée, pe- mettant de mesurer certaines cara ôristiques des yeux, d'observer le fond de l'oeil, tres précise, tres chers et finalement mal prévue polir l'observation et ltétude de la partie an térieure de l'oeil ctest-à-dire paupiare, conjonctive, iris surtout et pupille voire cristallin en formation de cataracte. C'est justement pour répondre à cette carence et fournir la pos sibilité d'une utilisation plus généralisée sur le lieu même de l'observation, hors du laboratoire ou de l'atelier, et d'une façon simple, efficace et tres abordable que cet appareil est conçu. Les dessins annexés illustrent l'invention La figure 1 représente en élévation le dispositif selon l'invention. .La figure 2 représente l'appareil du côté utilisateur, c'est-à-dire côté "oculaires" de la loupe. .La figure 3 représente l'appareil côté "objectifs" de la loupe, c'est-à-dire vu du côté patient ou plan d'observation. .La figure 4 représente le dispositif selon l'invention en vue de dessus. La pièce maîtresse est une loupe binoculaire stéréo dont on reconnaît sur la figure 1 la partie oculaire (i), le système monte/baisse (3) avec ses molettes de réglage (4) et la partie objectifs, ici en pointillé (6). Elle peut avoir des caractéristiques tres variables, tant en grossissement qu'en valeur du champ observé, de la distance frontale, ou de la façon dont on fait varier les grossissements, par changement des oculaires et/ou des objectifs ou bien en variation continue (zoom). Le bloc optique est habillé et protégé par un carter (2) qui permet l'adjonction des accessoires de l'ensemble, de le protéger de la poussière, voire des intempéries et de le raccorder à la poignôe#support (10). Ce carter réalise donc la double fonction : esthétique et fonctionnel. Selon la figure 4, une ouverture est prévue sur le côté gauche pour pouvoir conserver le réglage d'étalonnage de l'oculaire gauche prévu à cet effet. Sur le dessus du carter, une vis de réglage (11) permet de faire varier l'ôcartement des oculaires à la distance interpupillaîre de l'obse#"#-teur. En dessous, un renfort (14) assure la réception et la fixation de la poignée (10) côté oculaires (voir fig. 2), le passage des oculaires pourra être de forme oblongue pour permettre leur écartement et leur réglage. Côté objectifs (voir fig. 3), un système de glace amovible met les objectifs (21) à l'abri de la poussière, des intempéries, des projections tout en permettant l'acces pour le nettoyage et le choix des filtres (20).Deux oules (19) ouvertes latéralement laissent passer et se débattre respectivement les deux bras (8) le l'éclairage latéral. Trois accessoires essentiels se rattachent à ce corps prin- cipal Le premier consiste dans le système d'appui destiné à obtenir une immobilité relative au moment de pratiquer l'observation. Il peut être réalisé principalement ici comme un doigt orientable (5) maintenu sur un axe (22) pivotant dans le trou de la colonne du statif. Il est culbuté à droite ou à gauche, selon l'oeil observé, et il est maintenu en pçsition par un dispositif de calage (16),visible sur les figures 2 et 4, sur une bizutée en forme (17). Au bout de ce bras ou doigt (5) l'appui se fait slr l'arête du nez par l'intermédiaire d'un coussinet en forme de Vé renversé, articulé sur rotule. En effet, le nez représente l'appui le plus près, le plus stable et bien toléré pour l'observation des yeux humains. Ce bras peut prendre différentes formes et inclinaisons, ainsi que le coussinet, pour s'adapter à toutes les possiblités et situations et pour d'autres observations non paramédicales. D'autre part, le système monte/baisse (3) de la loupe, est conter, vé et assure le réglage de la distance frontale ou mise au point/ netteté. Le deuxième accessoire essentiel est représenté par le système d'éclairage. Un support fixé sur le bâti de la loupe réunit la fixation et la connexion des trois points lumineux. Les deux bras (8) (figure 3) sont articulés sur ce support, traversent les deux ouïes (19) et portent en bout les deux points lumineux orientables (23). Les points d'éclairage pourront être réalisés avec des lampes miniatures intégrées, lampes utilisées en optoélectronique ou en médical et comportant déjà une lentille qui produit un faisceau concentré. Un système p te-filtres peut être adapté à l'un quelconque des trois points, notamment au centre (20) derrière la glace de protection. Enfin le troisième accessoire essentiel consiste en lne poignôe- support (10) réalisant à la fois la préhension et le support ainsi que le magasin des composants de l'éclairage. Les pilc en particulier pourront être mises sur un coupleur ou couplées automatiquement lors de l'introduction dans la poignée par un orifice ou une trappe quelconque. Dans une variante de l'alimentation, on emploie des accus rechargeables avec commutation sur charge lorsque l'appareil est au repos, en le branchant sur le secteur 4 > 220 V. par l'intermédiaire d'un système de chargeur soit intégré, soit externe et indépendant de l'appareil. Sur le haut de la poignée côté oculaire (figure 2), on pourra trouver toutes les commandes (13) groupées comme en tableau de bord (18) alors que de l'autre côté, sous les objectifs (figures 1 et 3), à portée de doigt, un système de molette ou de gachette on tout autre permettra de régler l'in tensité luminellse des lampes. La poignée peut être droite ou inclinée surtout vers l'avant pour respecter la position anatomique et physiologique du poignet. Au bas, une semelle peut jouer le rôle de socle, suivant la forme de la poignée, l'inclinaison, et avoir un trou taraudé au pas standard des écrous de pieds photo, de façon à pouvoir recevoir tout accessoire et notamment une dragonne, afin d'évi- ter les chutes malencontreuses de l'appareil. La dragonne pourrait être accrochée par un trou ou oeillet prévu à cet effet dans le bas arrière de la crosse. La poignée passera par le centre de gravité, cela lui conférant une plus grande stabilité et une meilleure maniabilité. :aEVENDIÇATIONS 1) Dispositif portatif et autonome d'observation, en particulier pour l'examen de la partie antérieure des yeux (iris) caractérisé en ce qu'il est constitué par une loupe binoculaire (1,6) à effet stéréoscopique, muni d'un système de réglage monte /baisse (3,4) par un système d'appui (5), un système d'éclairage (20,23) et une poi gnée support (10), le bloc optique étant en outre protégé par un carter (2). 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par l'adjonction d'un bras ou doigt venant prendre appui sur l'arête du nez (9). et si besoin sur d'autres parties du crâne ou d'appui pives du plan focal, par l'intermédiaire d'un coussinet monté sur rotule fixe. 3) Dispositif selon les revetdications 1 et 2 caractérisé par l'utilisation du système monte/baisse originel (3) de la loupe pour devenir à la fois le support du doigt d'appui (5) et le système de réglage de mise au point sur le plan focal. 4) Dispositif selon l'une quelconque des revend, rations prôcôder tes caractérisé par le système d éclairage en troi points dont ul central et deux bras envoyant ne lllmière rasante sur le point objet et principalement sur l'iris. Les trois points peuvent être ou non équipés d plan porte-filtres. Les éclairages sont réglables tant en positionnement qu'en intensité lumineuse. 5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le montage sur l'ensemble du corps d'une poignôe- crosse réalisant à la fois le support et la préhension de l'appareil. ainsi que le boîtier pouvant abriter notamment tous les accessoires destinés à l'éclairage : piles, composants divers. Une dragonne est prévue comme sécurité de manipulation, et pourra être fixée à la poi gnôe-crosse soit par un oeillet prévu à cet effet, soit par un écrou de pied (type photo) taraudé sous l'embase, à peu près au point de gravité de l'ensemble, ou par un bouchon réalisant la même fpnction. 6) Dispositif selon la revendication 5 caractérisé par l'utilisation de la partie haute de la poignée comme tableau de bord de commande et de réglage de l'éclairage avec possibilités de témoins lumineux des différents réglages. 7) Dispositif selon la revendication 4 caractérisé par l'utilisation de lampes à intégrer, miniatures, à lentille et à filament ponz- tuel employées en opto-ôlectronique ou en médical.