Brevet FR2602138A1 — publié le 19880205

SIEGE ASCENSEIIUR DE MISE A L'EAU KINESIQUE La Présente invention concerne le doma i ne des mowens et rmatériels de mise à l'eau des Personnes handicapées et à mobilité réduite, de maniire à leur Permnettre, en toute autonomie, et, sans aucun effort, de rentrer et de sortir de l'eau d'une 5 Piscine ou d'un bassin de réducation, sans avoir à emPrunter de rampe d'accks, d'échelles ou d'escalier. Les materiels ex:istants actuellement necessitent Presque touJours au moins un oPérateur, donc une assistance Pour rentrer et sortir de l'eau. ) ILe disPositif selon l'invention a Pour but a) de Permettre aux Personnes handicapées et aux Personnes à fiobilité réduites, Personnes agies ou femmes enceintes de rentrer et sortir de l'eau Par leurs ProPres mowens, sans aucun effort et sans l'aide de Personne. b) d'àtre simple, robuste, et extramement sor, c) de fonctionner à l'air comPrimé* ou à l'eau de vil le, d) de ne nécessiter aucun entretien, e) de Permettre, Par l'adj.ionction d'une litiére, la mise à l'eau en Position couchée. Le disPositif suivant l'invention est constitué d'éléments simples et démontables comme le montrent les dessins annexes. Il se compose 1) d'un Poteau suPPort (1) fixe qui est compos' d'un tube (2) carré ou rond de 100 millimitres environ et de 900 millimètres de haut. A l' intirieur de ce tube, est centré un axe (3) de 30 millimètres de diamè"tre environ d'une Part,par la base (4), et. d'autre Part, Par le- fl.asu,,le supàr i eur (>7) Cet ensenmble soudJ, est Positionné gr-.o à son fourre.au (6) dans le sol sur 15 centimètres de Profondeur Pour lui assurer une trés.rande stabilité. Cet ensemble e. st ensuite chevillé' au sol Par les fixations (5)., 2) Le bloc support et de rotation (8) est un ensemble mécanosoudé équiPé de deux flasques de maintien (10) et (11). Sur ces flasques sont fixés des Paliers (9) Par des boulons (12). Le Palier inférieur '(9) vient en aPPui sur le flasque (7). La rotation de 90 degrés de cet ensemble se fait Par un vérin (17) qui fonctionne également à l'eau de ville ou à l'air comPrimé, d'une Part, fixé à l'intérieur du bloc suPPort Par une articulation arriére (19) sur l'équerre (13) qui est soudée sur une face latérale du bloc, et d'autre Part, une chaPe male 15 (14) est fixée sur l'axe 3 du Pivot 1 Par le serrage (16) et le gouPillage (15), à la chaPe femelle (19) du vérin (17), Planche II/3 FIGURE 3, Par l'axe (2)). Ainsi, le bloc Peut Pivoter de de l'angle désiré, 90 degrés Par exemple, Planche II/3 FIGURE 3. 3) Une fois le vérin (17) branché, le bloc (8) reCoit la colonne 20 de suPportase (21) destinée à recevoir l'équiPement qui Permettra au siége de descendre dans l'eau. Sur cette colonne de suPPortae fi:xe, réalisée en tble Pliée en forme de U, est fixeé l'intérieur le vérin de descente (22) équipé de ses é'uerres (23) fixées au Points (24). Sur les deux ailes du U sont fixés les aloPins (26) qui font partie intégrante de la slissiére téles25 coPique à billes (27) en eacier inox'dable, qui, Planche 11/3, FIGURE 2, qui elle même est fixée sur la colonne mobile (28) réalisée en tble Pliée en forme de U et qui est équipée d'un Pontet (25) sur lequel vient se fi:xer le nez du vérin (22). 4) D'un support de sil.e (29) fixé sur la colonne descendante 30 (28) Par les fixations (30). En Partie suPérieure du suPPort 3 22602138 de si ',e la Plaque (31) sert d'accrochfae en F'arti e suPrieuri du siqe (32), réalisé en Polyester ou autre mati6re Plastique. 5) d'un boitier de commande (33) qui est fix (34)-(35)-(36)-(37). Le bouton (34) commande la Position "sorti':' c'est à dire, siée orienté Parallélement au bord de la Piscine, Pour Permettre au baigneur de sortir. Dans cette Position, le siège est à 75 centim6tres environ du bord de l'eau, PLANCHE II/, FIGURE 4. Lorsque le baigneur est installé, il appui sur le bouton de commande (35), Position "entree" Pour Pivoter de 90 debris et se trouver face au bassin. Une fois dans cette Position, il appui sur le bouton de commande (36) et il descend lentement dans l'eau, 10 secondes environ, ce temps étant réglable. Si le si'ge n'est Pas en Position face à l'eau, l'ordre de descente n'est Pas enregistré, donc, aucune fausse manoeuvre n'est Possible. Pour remonter, le baigneur appui sur le bouton de commande (37) et le sie remonte lentement, 10 secondes environ. Une fois en Position haute, le baigneur appui sur le bouton de commande (34) en Position "sortie" et le side Pivote de 90 dégrés Pour se mettre Parallèle au bassin et Permettre au baigneur de sortir. Ce syst'me de sécurité refuse toute fausse manoeuvre car le fauteuil ne Peut descendre que si sa Position est face à l'eau. Et, dans l'eau, il ne Peut Pas Pivoter de 90 degrés méme si on appui sur le bouton sortie car cet ordre ne Peut Atre ex>cut' qu'en Posi tion haute. Le repure (38) représente le tudau d'alimentation d'air comprimé ou d'eau. Le repure (39) repr,sente le tuyau d'alimentation des boutons de commande reli's au> 6) Tous les.l'lmArnts subissent' une Protection anti-corrosion et sont peints en-epoxv. Les ilissiéres à billes sont en acier inoxwdable. La Planche III/3 FIGURE 5 est une Perspective, rePresentant les mouvements de l'ensemble REVENDICATIONS 1 - DisPositif Permettant la mise à l'eau des Personnes handicaPées et des Personnes à mobilit4 réduite, Personnes agées femmes enceintes, en toute autonomie, et, sans aucun effort, de rentrer et sortir de l'eau d'une Piscine ou d'un bassin de rédu5 cation sans avoir à emprunter de rampe d'acc"s, d'échelle ou d'es-: calier, caractérisé Par le fait, qu'un Poteau suPPort (1) fixe, situé à environ 75 centimétres du bord du bassin, qui est compose d'un tube carré ou rond (2) en acier, de 100 millimntres environ et de 900 millim'tres de haut, tube à l'intérieur duquel est cen10 tré un axe (3) en ac i er de 30 i i 1t i métres de di amtre environ, sur la base (4) d'une Part, et, d'autre Part Par le flasque suPérieur (7), que cet ensemble m4canosoudé est Positionné grâce son fourreau (6) dans le sol sur 15 centimètres environ de Profondeur scellé dans le sol assurant ainsi une Parfaite stability. 15 et que cet ensemble Pivot est ensuite chevillé au sol Par la fixation 5. 2 - DisPositif selon la revendication 1 caractérisé Par le fait qu'un bloc suPPort et de rotation (8) se monte sur l'axe de 20 diam6tre 30 (3>, ce bloc est un eMsemble en acier mécano soud>é réalisé avec des flasques de maintien (10) et (11), sur lesquels sont fixés des Paliers à billes (9) venant en-aPPui sur le flasque (7). Ce bloc suPPort et de rotation Peut, suivant les bassins, s'orienter de l'angle désiré comme Par exemple tourner de 90 de- 25 grés ou 180 degr4s ou tout autre angle. 3 - DisPositif selon l'une quelconque des revendications Précédentes caractérisé Par le fait que la rotation de cet ensemble se fait soit Par un vérin Pneumatique (17) fixé d'une Part à l'intérieur du bloc suPPort Par l'articulation 30 arri6re (18) fixée sur l'équerre (13) qui est soudée à l'intérieut du bloc support de rotation. et, d'autre Part, une c:haFe male (i. est f ix'e sur l'axe (3) du Pivot (1) Par un serrage (16) et le ou il l ge ( 15, la chaPe f ef)elle ( 19) du vrin pn Meumatique (17) Par l'axe (20), ainsi, le bloc support et de rotation Pivotera à l'angle désiré, 90 dei4r.s Par exemple. 4 - DisPositif selon l'une quelconque des revendications Précidentes, caractérisé Par le fait que le bloc suPPort et de rotation (8) reCoit la colonne de supPortage (21) destinée à recevoir l'équiPement qui Permettra au sièe de descendre dans l'eau. Sur cette colonne fixe, r4alisde en tôle acier en forme de U, est fixé à l'intérieur le vérin de descente (22) 'quip. de ses équerres de f ixation (23) f ixées au' Points (24). Sur les deux ailes du U sont fixis les galoPins (26) qui font Partie intégrante de la glissiére télescoPique à billes (27) en ac ier inoxydable, qui, elle mflme, est f ix (29) sur lequel est fixé le siege (32). Le siéer de forme ergonomique est réalisé en Polyester ou tout autre materiel Plastique. - DisPositif selon l'une quelconque des revendications Précédentes caractérisé Par le fait qu'un boitier de commande (33) fix& sur l'accoudoir du si6Se (32>. Ce boitier est équiPé de 4 boutons dont, un bouton (34) Pour la Position rePose correspondant à la Position neutre, sortie ou installation dans le siée, c'est à dire sie orienté Parallélément au bord de la Piscine Pour Permettre au baigneur de s'installer ou de quitter 26C2138 le siége. Dans cette Position le siése est à 75 centimètres environ du bord du bassin. Quand le baigneur est installé, il aPPui sur le bouton (35) Pour faire Pivoter le sige et se retrouver face au bassin. Ce n'est que dans S cette Position que la descente est Possible. Une fois dans cette Position, le. baigneur appui surle bouton de descente (36) et descend lentement dans l'eau. Le temps de descente est variable et Peut, Pr exemPle se reler à environ 10 secondes. Si le siè. n'est Pas en Position face au bassin, l'ordre de descente n'est 10 Pas enregistré, donc, aucune fausse manoeuvre n'est Possible. Pour remonter, le baigneur aPPui sur le bouton de montre (37) et le sige remonte lentement. Là aussi, la vitesse de montde est rélable, il suffit de r àler à la demande le réulateur de débit. Une fois remont'e le baigneur aPPui sur le bouton sortie (34) et le si Pe pivote et se retrouve dans la Position initiale. 6_ - DisPositif selon l'une quelconque des revendications Pr& cèdentes, caractérisé Par le fait que tous les éléments subissent des traitements les Protegeant de toute corrosion et sont ensuite Peints en époxy. Les Glissiéres à- billes et toutes la visserie 20 sont en acier inoxyadable. Les Elissières de suidage Peuvent Qtre d'un autre tyPe, soit des bagues coulissantes dans des colonnes soit des ale.ts dans des rails Profilés. Le rePére (38) rePrésente le tuyau d'alimentation de l'ensemble. Le rePére (39) rePrésente le tuyau d'alimentation des boutons de commandes reliés aux vérins. -