Brevet FR2602139A1 — publié le 19880205

SIEGE DE MISE A L'EAU EN BAIGNOIRE POUR PERSONNES HANDICAPEES. La présente invention concerne le domaine des movens et matériels de mise à l'eau en baignoire des Personnes handicaPées, à mobilité réduite et des Personnes a0ées, en toute autonomie et sans faire d'efforts. Le dispositif suivant l'invention a Pour but: a) de Permettre à une Personne handicapée, à mobilité réduite ou amée, de rentrer et sortir de l'eau de sa baignoire, sans aucun effort et en toute autonomie. b) d'"tre extrinmement simple, économique, et de fonctionner simPlement à l'eau de ville, c) de ne nécessiter aucun entretien, Le dispositif suivant l'invention est constitué d'éltments simples, d&montables, comme le montrent les dessins annexis. Il se compose ' i - D'une colonne en acier inox:dable (1) de guidaEe et de maintien, de diamétre 35 Par exemple, qui rePose au sol d'une Part, et qui est maintenue en compression Par une vis vérin (2) au Plafond de la salle de bain, d'autre Part, ce qui assure une parfaite stabilité à la colonne. Une collerette (3) montée au Plafond Par les fixations (4) maintien Parfaitement la Partie supérieure de cette colonne. La Partie inférieure est maintenue Par une autre collerette (5) qui sert également de surface de roulement à la roulette (13). Ainsi fixée, la colonne sera d'une grande rigidité. Elle Peut 4tre, soit en une seule Pièce, soit tdlescoPique. Pour que la rotation du sige se fasse convenablement, la colonne sera fixée à 10 centimdtres au minimum du bord de la baignoire, et à 20 centimètres minimum du mnr PerPendiculaire au bord de la baignoire. 2 - D'un coulisseau comPosS d'un tube (7) carré ou cAlindrique ot dJes bagues de guidage (8) eAn matièfre Plastique seront.. fix';,es aux extrém i tés. On Peut éalement les rempllacer Par des douilles à billes, ou autres, Pour avoir un bon guidage. Le tube (7) sera lont de 80 centimétres, Par exemple. A l'extérieur de ce tube vient se fixer un vérin Pneumatique (9) alimenté en eau de ville. Ce vdrin sera dquiP4 de réducteurs incorporet qui Permettent de régler la vitesse de sortie de la tige du vérin, dont le nez sera monté vers le sol. Le vérin sera 10 fixé sur le tube carré Par des équerres (10) au: tuyaux d'alimentation (15) du vérin, est monté. Le Princi Pe de fonctionnement est très simple. La Personne s'i nstalle dans le siège (20) en Position rePos selon la f i re Page I/3, tourne ensuite la Poignée de commande (14) sur la Position "montée" et le siéèe monte de 600 millimètres Par exemPle,(course du vérin), de manière à ce que les Pieds ne 30 touchent Pas le bord de la baignoire. En Position haute, la Personne fait Pivoter le siéee de 90 degrés en Prenant appui sur la barre (21) fixée au niir, ensuite, elle met la poilnée de cominande en Position "descente" et le si ge des. cend de la course du v'rin, c'est à dire de 600 millimftres. Ce qui fait, qu'en Position basse, le siège est à environ 30 centimètres du fond de la baignoire. La Personne handicaP'e se trouve dans sa baignoire avec un minimum d'effort et sans aucune assistance. Pour ressortir, elle se réinstalle dans le siée et refait l'opération inverse. C'est à dire qu'elle remonte de la course du vérin et Pivote de 90 degrés, dos à la baignoire. Ensuite elle tourne la Poignée de commande en Position "descente" et elle rePrend sa position initiale. 4 2602139 REVENDICATIONS 1 - Dispositif Permettant à des Personnes handicapées, Personnes à mobiliti r'duite ou alées, de rentrer et de sortir de leur baignoire en toute autonomie et sans aucun effort, caractérisé Par le fait qu'une colonne verticale (1), en acier inoxydable d'un diamétre de 35 millimétres, Par exemple, qui repose au sol d'une Part, et, qui est en appui 6galement au Plafond Par un-smstéfme de vis vdrin (2) qui maintien cette colonne en compression d'autre Part, et Par le fait que cette colonne est Prisonniére en Partie haute d'une collerette (3) 10 chevillée au Plafond (4), et, en Partie basse Par une autre collerette (5) chevill4e au sol (6) qui sert aussi de surface de roulement à la roulette (13) quand l'ensemble coulisseau Pivote autour de la colonne (1), colonne qui Peut aussi être télescopique. 2 - Dispositif selon la revendication Prcudente caractérisé par le fait que l'ensemble support siège coulisse dans la colonne Par exemple, qui est 4quip' 'de deux bagues de guidage (8) qui sorn 20 soient en mati're Plastique, soit des douilles à billes ou autres. Cet ensemble ainsi constitué coulisse Parfaitement autour et le long de la colonne de guidage. 3 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications Pràccidentes, caractéris' Par le fait qu'un vérin (9) pneumatique 25 alimenté en eau de ville, est fixd sur une face latérale du tube Par les équerres (10) aux Points de fixations (11), le nez du vérin dirigé vers le sol, le quel sera 6quip6 d'une chape femelle (12) équipée elle même d'une roulette (13) qui repose sur la surface de la collerette inférieure (5). Sur le tube (7) face op;os'e au vArin (9) sont soudés 2 écrous (17) de diam.tre 12 par exemple -Pour la fi: dans la salle de bain. 4 - DisPositif selon l'une quelconque des revendications pr-dcdentes caractérisé Par le fait que l'ensemble coulisseau équipé de son vérin recoit un habillage (18) fixé sur le tube (7), cet habillaie est coiffé d'un couvercle (19) sur lequel est l'ensemble de commanide avec sa Poisnée (14). Cet ensemble de comn)ande est du tvPe robinet 4 voies reliées Par tuyau, 1 voie b la partie inférieure du verin, 1 voie à la Partie supérieure du vérin, 1 voie Pour l'évacuation de l'eau contenue dans le vérin, une voie d'arrivwe d'eau de la conduite d'alimentation d'eau (15). Donc, l'utilisateur n'aura simPlement qu'à Positionner la poignée de commande sur le repére correspondant à son besoin. Un tube (21) ou une Poignée fixée au môr peut servir d'aPPui au baisneur Pour orienter son siège. - F'rocédé de fonctionnement du disPositif selon l'une quelconque des revendications Précédentes caractérisé Par le fait que le vérin Pneumatique fonctionne à l'eau de ville et 3 que Par ce Procédé les mouvements du vérin sont Plus souples et évitent tous à coups, qu'également la vitesse de manoeuvre Peut être réglée de 5 à 15 secondes par exemple, ainsi, en utilisant de l'eau de ville, l'utilisation et le stockage de bouteilles d'air comprimé sont supprimés.