Brevet FR2610716A1 — publié le 19880812

Pied à coulisse de forêt mettreur, griffeur et compensé en circonference et en diamètre, en alliage léger. Cet outil permet de mesurer des arbres sur pied, billes de bois abattues ou tout autre objet, différemment suivant la face utilisée Face "poignée coulissante à gauche"-: Tout en mesurant un diamètre, permet la lecture d'une circonférence au centimètre près, et, de manière compensée, de dix centimètres en dix centimètres. r'ace'1òigne'ecoulissante à droite" : En lisant le diamètre au demi-centimètre près et de maniere compensée de cinq centimètres en cinq centimètres. En outre, ce pied à coulisse forestier présente, sur le dos, deux pointes escamotables distantes d'un mètre, qui permettent de mesurer des longueurs au sol de billes de bois, et servir ainsi de mètre à pointes. I1 possède également une double griffe à son extrémité pour marquer les arbres sur pied ou bien les différentes découpes d'une bille de bois. Cet appareil permet donc de cuber, sans faire appel à d'autres outils, des pièces de bois ou autres et d'utiliser indiféremment les tarifs ou les barèmes de cubage soit avec une mesure en circonférence, soit avec une mesure en diamètre. Ce matériel peut être réalisé en alliage léger de couleur claire afin de pouvoir laisser apparaitre, le plus lisiblement possible, les diverses graduations. Cependant, les poignées qui permettent de tenir l'appareil seront en matière plastique pour faciliter une utilisation par temps froid. Les outils existants ne permettaient pas la lecture d'une circonférence compensée de dix centimètres en dix centimètres tout en mesurant le diamètre, ce qui est nécessaire pour utiliser certaines tables de cubage forestières, . ni la mesure de longueur au sol. I1 remplace donc le décamètre pour mesurer la longueur des grumes ce qui nécessitait deux opérateurs, le compas traditionnel pour la mesure des diamètres et fait apparattre sur la même face la mesure au demi-centimètre près et la mesure compensée de cinq centimètres en cinq centimètres, le centimètre de "couturière" pour mesurer la circonférence des arbres sur pied ainsi que l'aiguille et le fil de chanvre pour la mesure des circonférences des grumes, opérations qui sont très facilitées par le fait de mesurer un diamètre tout en lisant une circonférence, au centimètre près et de manière compensée de dix centimètres en dix centimètres ; ceci évite d'avoir à faire le tour-d'un arbre avec les bras, opération difficile lorsqu'il est gros, ou lorsqu'il s'agit de troncs d'arbres posés au sol, ou bien encore serrés les uns contre les autres. Les figures annexées illustrent l'invention La figure 1 fait apparaltre l'ensemble de l'outil avec la règle graduée (1) de cent centimètres,côté diamètre (la face opposée servant pour la circonférence),dont les chiffres sont tournés vers ltopérateur, la partie fixe de l'appareil (2) et la partie coulissante (3), toutes les deux d'une longueur de cinquante-cinq centimètres, les deux pointes de trois centimètres (4) distantes d'un mètre et escamotables dans le sens indiqué par la flèche, la double griffe (5) pour marquer les arbres. La figure 2 représente le profil de la règle à l'échelle réelle, l'intérieur étant vide pour un allègement maximum. La figure 3 montre la face "centimètre" (poignée coulissante à main gauche) avec la graduation précise au centimètre près (1), étant entendu que 1cm chaque graduation représente - soit, environ, 0,318 cm, et la graduation compensée de dix centimètres en dix centimètres (2) matérialisée par des plages claires et noires allant pour la plage de dix par exemple, de cinq à quinze centimètres. Enfin, la figure 4 visualise la face "diamètre" (poignée coulissante à main droite) avec la graduation précise au demi-centimètre près (1) et la graduation compensée de cinq centimètres en cinq centimètres (2) matérialisée par des plages claires et noires allant pour la plage de dix par exemple de 7,5 cm à 12,5 cm. Cet appareil convient particulièrement bien pour le cubage des arbres sur pied ou abattus de toutes essences que ce soit. REVENDICATIONS 1) L'instrument comporte en combinaison - une double règle graduée différemment suivant la face a) sur la face avec poignée coulissante dans la main gauche : double graduation au centimètre près et par plages de 10 centimètres pour la mesure de circonférences d'arbres sur pied, ou abattus, ou de tout autre objet b) sur la face avec poignée coulissante dans la main droite : double graduation au 1/2 centimètre près et par plages de 5 centimètres pour la mesure de diamètres d'arbres sur pied, ou abattus, ou de tout autre objet - 2 pointes escamotables distantes de 1 mètre, situées sur le dos de la règle et permettant la mesure de longueurs au sol ; - une double griffe située à l'extrémité de la règle et permettant le marquage par griffage de longueurs au sol ou la détermination, par griffage, des découpes sur des troncs.