Brevet FR2599959A1 — publié le 19871218

La présente invention a pour but de quantifier et de dtec- ter les effets physico-physiologiques tu bimétallismes dans la sphère buccale,ltionisation des liquides de la secrétion buccale et les milieux qui transitent par celle çi peuvent s'ioniser sous l'action voltïque et Peltier Des effets voltiques font qu'une particule ionisée aura dans ce milieu conducteur un mouvement définie par une vitesse v proportionnelle a' la valeur du champ éléctrique v = kE L'ionisation crée des charges A+ et B- avec des mobilités respectives ki et k2, dans la partie interprothétique que l'on suppose être un conduit cylindrique appelé tube T , FIS . tes cathions qui traversent durant une seconde la section MM' du tube T sont ceux qui au début de cette même seconde étaient compris entre cette section MM' et une section distante de v1 = k1.E , c'est à dire qu'ils se trouvaient dans un volume de dissolution égal à k1.E que multiplie S la section du cylindre cons i- déré plus haut.Si la solution salivaire ou tout autres éléments assoçiés contient N molécules par unité de volume et si W est le degré de aissoçiation de ce milieu elle contiendra donc NW cathions par unité de volume te nombre de cathion qui traverse par seconde une section MM' est de N1 = N.W.k1.E.S En ce qui concerne le nombre d'anions on aura de la même manière N2 = N.W.k2.E.S Les cathions transportent par seconde à travers la section MM' et dans le sens du champs une quantité d'éléctrecité égale à N1.e , e étant la charge du cathion. De m8me les anéions transportent une quantité d'électriqité en sens inverse et égale à : -N2.e le courant résultant est donc I = (N1 + N2) e = N.W.(k1 + k2).E.S.e La connaissançe de ces paramètres peut être utile dans les cas normaux et pathologiques.On peut déterminer à partir d'un cylindre contenant le milieu salivaire de l'individu et le courant rlesuréé : I : les caratéristiques de dissoçiaton i*'IG 2 . La mesure intra buccale caractérise sera le système prothétique par comparaison FIG 3. Des effets Feltier peuvent coéxister Dans le système présenté nous quantifions ces effets par la mesure d'une tension proportionnelle au courant définie ci dessus Un tableau donnant un coéfficient comportemental associant le seuil de sensibilité et de douleur peut être utilisé. Ce tableau FIG 4 contient les informations corrélés aux réactions suivantes : allergies,sensibilté. aux avents physico-chimiques, seuil de douleur dentaire et autres chaque paramètre sera coté de 1 à 10. Une valeur standard sera déinie pour In moyenne de ces différents tests. te présent système quantifiant ces aspects comporte en cela un étalonnage avec des solutions à différent gradiants de FH avec des solutions se rapprochant de la composition salivaire et autres. On plonge dans ces milieux deux élée trodes de même nature que ceux rencontrées ou à placer dans la cavité buccale, ces deux éléctrodes sont assoçiées un un circuit amplicateur différentiel que suit une éléctr onique de pilotage de rampes de diodes éléctroluminescen-- tes qui permettent d'afficher la différence de potentiel aux bornes de oes élétrodes FIG 6. Un système de pointes à touches FIG5 dont les extrémités sont interchangeables , tel que ohaqu'une d'elles sera de même nature que le métal constituant l'élément prothétique L'extrémité de cette pointe est revétue d'un film isolant la totalité de ce qui pénètre dans la cavité buccale sauf l'extrémitéde celle-çi qui est constitué par un petit disque de même nature que l'éléctrode et que l'on applique sur un des éléments prothétiques à tester . Parallelement ane autre pointe de mme aspect mais de nature identique çelui du deuxième élément du bimétallisme est placée sur l'autre élément prothétique.Ces deux éléctrodes sont appliquées par l'intermédiare ç un système perméttant de mesurer la distance ,l'ecartement, l'angle entre les éléctrodes et par conséquançe le positionnement des éléments prothétique6 FIG 6. Ces mesures sont rapportées dans les solution6 d'étalnnage, celui-çi se fait avec les même écartements et angles Une troisième éléctrodes est utilisée , elle peut autre confondue avec l'une des deux précédente au besoin Elle peut selon le cas être placée en un point de la cavité buccale ou tout autre point du corps du patient.Cette éléctrode est constituée soit d'un petit disque métallique de même nature que l'un des composant du bimétallisme soit d'un disque isolant , dans ce cas une feutrine imbibée de solution à différent PH sera utilisée FIG 3 . Ce système permet de quantifier in situ les courants et de les comparer à une échelle moyenne Une batterie de solutions tests correspondant à différent PH alimentaire est appliquée à 11 aide du disque constituant la troisiemr éléctrode qui est de même nature que 1' un des composant du bimétallisme FIG 5 . Cette roisiè- me éléctrode peut selon le cas être confondue avec l'une des deux autres soit servir de tension de référençe, éléct rode de masse. Les des autres seront reliées aux entre niférentielles de l'amplificateur lin système d'enregistrement peut dtre associé Ce système permrt de définir et de quantifier la présence ou l'absence de courant lies aux éléments prothétiques de définir les effets d'un bimétallisme établie ou à étab- lir,il permet le contrôle à différentes périodes de la vie (cycles i-ormonaux,troubles métaboliques...) les variations de sensations qui peuvent apparaître .Il permet de cont roler l'açidose prothétique et de définir la spéçifiçité du r81e salivaire et de la composition chimique de oelle- ci. Un tableau de normalité est définie par les valeurs moyennes mesurées par l'utilisateur ou let utilisateurs, ilservira d'élément de référençe FIG et l'on pourra alors définir les éccarts à ceux-çi dans une visée diagnostique ou thérapeutique Les éléctrodes sont supportées par un système FIG6 perme tant de mesurer des écartements et des angles de rotations On a en FIG6,0 un support coulissant dans un guide FIG6,14 en son centre ( du support ) est fixé un axe FIG 6,2 sur lequel peut se déplaçer tant en hauteur qu'en rotation la bague FIG 6,10 . A celle çi est fixée un axe FIG6,17 autour duquel se fixe un cylindre FIG6,18 permettant de fixer les électrodes de nature identique à celui du bimétallisme.Sur la parie guidage FIG6,14 se trouve fixé un système constitué par un guide cylindrique FIG6,24 perméttant la translation et la rotation de l'équipe- ment FIG 6,23-- FIG6,21-- et FIG6,20 qui peuvent donc entre--eux translater ou tourner . l'équipement FIG6,20 et FIG6,21 supporte la troisième éléctrode Notons que (1,3,5)FIG6, sont des ressorts de rappels FIG6,4 sont des glissières guidées par FIG6,12,13 FIG6,15 sont des fixations ,FIG6,23 sot des bagues de r rotations ,FIG6,22 sont des systèmes de blocages ON a en IG2 : D= disque ,2 = film isolant, E =élect- rodes , RH = rhéostat , b = sorce de courant en FIG 4 : CD1 et CD2 = circuit d'allumage des diodes éléctroluminescentes DEL = diodes éléctroluminescentes en FIG5 : V = vis de fixation des éléctrodes interchangeables K = métal du bimétallisme F = film isolant D = dique de contact avec les éléments prothétiques REVENDICATIONS Détéction et quantification des éffets physico-physiologiques du bimétallisme dans la sphère buccale . tes éffets volta îque ,Peltier... sont plus ou moins acceptés dans cette sphère en fonction des réactions salivaires du métabolisme des distances interprothétiques et de la période de la vie , Quantifier ces éffets avant ou aprés une applica tion prothétique est le but de cette invention 1Un système de mesure de ces éffets caractérisé ence qu'il comprend des électrodes à touches de même nature que les élements prothétiques FIG 3, FIG 4 ,FIG 5 , FIG 6 . Ces électrodes sont recouvert d'un film plastique isolant sauf en retard de l'élément prothétique 2 te système selon la revendication 1 et caractérisé par l'applicationde ces éléctrodes dans différents milieux d'étalonnages FIG 3 ét FIGZ constitués par une batterie de solutions à PH alimentaires et salivaire. 3 le système selon les revendications 7 et 2 dispose d'une électronique couplée aux éléctrodes donnant la différence de potentiels entre les éléments prothétiques ou par rapport à une éléctrode de référençe imbibée de solutions a PH variables , cette éléctrode est constituée du même métal que l'un des composants du bi métallisme ou disque plastique recouvert d'une feutrine FIG