Brevet FR2589064A1 — publié le 19870430

DESCRIPIION La présente invention concerne un stérilisateur comportant quatre paniers avec quatre casiers de différentes hauteurs permettant d'y placer verticalement les aiguilles d'acupuncture. Actuellement, tous les stérilisateurs médicaux sont prévus pour recevoir des objets de tailles moyennes et souvent couchés dans les bacs. Pour les aiguilles d'acupuncture, ce n'est pas pratique car il faut pouvoir les saisir-facile- ment par le manche. le dispositif, selon l'invention, permet de remédier à cet inconvénient. Il est composé d'une cuve perforée en inox (3) de dimension telle que quatre paniers (1)inox, avec manche, pourvus de quatre casiers de hauteurs différentes, dont le fond est recouvert de caputchouc silicone (2) afin de ne pas abimer la pointe des aiguilles, peuvent y prendre place. Cette cuve s'emboite dans la chambre de stérilisation du bâti inox (4) dans le fond de laquelle se trouve fixée, dans y reposer, une résistance blindée en épingle inox (6) de 500 watts, pouvant aller jusqu'à 1000 watts (pour diminuer le temps de préchauffage). Elle est fixée par un raccord fileté M14x100 sertie, cossés normalisées, maintenue en bout par un fer U soudé (18) sur le bâti. La chambre de stérilisation ainsi que le couvercle (16) sont recouverts d'un carton céramique de 6 mm d'épaisseur, revêtu d'une feuille d'aluminium, fixé avec une colle réfractaire. Le btti comporte quatre pieds en caoutchouc (14). Dans la partie droite du bâti se trouve le boitier de commande électrique fermé par un capot en L (17) qui peut libérer le dessus et le côté droit permettant un accès facile des organtes de commande. Sur la partie verticale de ce capot se fixe le thermostat (7) à bulbe et capillaire (régulation de 300C à 25000 + s"c à 19000. Sur la partie frontale du boStier se fixe la minuterie (8) régulant de 0 à 120 minutes, l'interrupteur (9), le voyant du thermostat (11). le fil de terre se fixe sur la vis d'un pied de l'appareil. le capot (17) est fixé par quatre I. Le couvercle du bâti (16) comporte une poignée inox (13) fixée par deuz vis, le thermomètre à sonde de centrale de 0 à 2500C (12) vissé lui aussi. Le couvercle est calorifugé de carton céramique (5). Toute la tôlerie est de l'inox 18/10 d'environ 1 mm d'épaisseur. Le dessin des casiers (1) montre un trou sur le manche afin d'en faciliter la prise. Le dessin de la cuve perforée (3) montre les trois rangées de trous sur le fond pour faciliter la circulation de l'air chaud. le dessin du bâti (4) montre la position des différents éléments qui se fixent sur lui ainsi que le boitier de commande avec son capot en L (17) et son aération inférieure (trou 12) et 2 me de Jeu 9 la partie supérieure. Le dessin du couvercle (16) montre le calorifugeage ainsi que les trous de fixation du thermomètre et de la poignée. La réalisation de l'ensemble est faite en ttle inox pliée, soudée, brossée et percée pour recevoir les pièces de montage. Le carton céramique est fixé avec une colle réfractaire. Jusqu'à présent, les acupuncteurs désinfectaient leurs aiguilles à l'alcool à 900 et les plaçaient dans des bottes contenant des pastilles de trioxymétylène. Ce procédé semble insuffisant, le contrôle d'hygiène et le public sont sensibilisés à la propagation des virus tels que l'hépatite et le Sida, ce qui va obliger tous les acupuncteurs à avoir un stérilisateur pour leurs aiguilles, d'où ce projet de stérilisateur pratique pour cette profession. REVENDICATIONS 1) Dispositif pour stériliser les aiguilles d'acu- puncture caractérisé par une cuve inox perforée (3) permettant de faire circuler l'air chaud émis par une résistance(6) et de dimensions telles que plusieurs paniers (1) possédant des casiers de hauteurs différentes peuvent y prendre place. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par un bâti inox calorifugé d'un carton céramique aluminisé (5) renvoyant la chaleur et permettant de recevoir la cuve inox perforée (3) dans laquelle prennent place les paniers à aiguilles (1). 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par une résistance blindée en épingle (6) de 500 watts pou vant aller jusqu'à 1000 Watts, dans le but de raccourcir le temps de préchauffage. 4) Dispositif selon les précédentes revendications caractérisé par un boîtier de commande aéré et fermé par un capot en L (17) regroupant la régulation thermostatique (7) de 300 C à 2500 C, la régulation temporelle (8) de O à 120 minutes, l'interrupteur de mise en circuit électrique (9), le voyant rouge (11) de contrtle de mise en chauffe de la résistance (6), le thermostat à bulbe et capillaire (7) 5) Dispositif selon l'une des revendications pr6ees dentes caractérisé par un couvercle (16) calorifugé d'un carton céramique aluminisé (5) comportant une poignée inox et un thermomètre de contrôle à sonde (12) de 0 à 2500C, vissés sur ce couvercle et coiffant la chambre de chaè. 6) Dispositif selon les revendications 2X334,ca- ractérisé par un fil électrique souple 3 conducteurs avec sa prise de courant (15) et isolé du bottier par un presse étoupe plastique. 7) Dispositif selon l'une des quelconques reven= dications précédentes est caractérisé par 1'emploi de telle inox 18/10.