Brevet FR2590485A1 — publié le 19870529

CIRCULATION D'AIR A HAUTE FRéQUENCE LINEAIRE OU MODULEE DANS LES POUMONS COMMANDEE AUTOMATIQUEMENT La Diffusion gazeuse dans les poumons à travers une sonde centrale de petit diamètre à grande Vitesse et l'évacuation lente du même volume de ces gaz à travers une sonde périphérique d'un diamètre plus important est connue. Le présent dispositif est composé de trois systèmes distinct dont l'un est automatique et commandé à distance, mais dont l'addition est propre à modifier radicalement ce système ventilatoire. Nous utilisons en amont un compresseur d'air à deux chambres munies de membranes élastiques souples anti bruit et de soupapes silencieuses, dont la particularité est, dans une chambre, de diffuser un jet d'air modulé à Haute Fréquence de l'ordre de 175 temps de Haute Pression à la minute et de 175 temps de relaxation et dans l'autre chambre 175 temps de dépressions et 175 temps de relaxation. Les deux chambres diffusent d'un côté et aspirent de l'autre strictement le même volume d'air. Selon la présente demande, nous avons conçu un attelage dont les différentes fonctions sont automatiques, commandées à distance et sans que l'on arrête le moteur PL I, Fig. Il. Cet attelage est composé d'un Moteur électrique blindé à variateur, de très basse tension PL I, Fig. -Il en 4, en 5 se place le réducteur interchangeable, en 6 deux vis destinées à bloquer l'ensemble dans sa cage en Matière plastique, en 7 le boitier à commande externe automatique. Ce boitier est composé d'une partie male PL Il, fig. IV qui comprend la culasse 17, la cuvette 17 bis. Sur cette cuvette est fixée une couronne métallique en 23 dans laquelle a été fraisée une glissière 22 et dans laquelle viendra circuler le petit axe 13 Bis, Fig. V. La figure V représente l'intérieur de la partie femelle. Lorsque la partie Male Fig. IV est emmenchée sans serrage dans la cuvette Fig. III vue dehors, Fig. V vue intérieure, en faisant tourner le couvercle sur la cuvette, l'ailette 23 fixée au couvercle par son axe 13 est obligée de pivoter de ll à 12, fig. III, puisque l'axe 13 bis ne peut emprunter que la glissière 22, Fig. IV pour se déplacer. En changeant de position, l'ailette passe avec son axe 16, Fig. V dans son chemin fraisé de 14 à 15 et inversement Fig. V. Si selon sa rotation, l'axe est maintenu au centre, son roulement à bille engagé dans le chemin de roulement du rideau PL I, Fig. I en 2 ne bougera pas. Si l'on change de sens de rotation, le roulement va décrire un cercle qui en tournant va transformer le mouvement giratoire en va-et-vient et déplacera le rideau selon un mouvement latéral. Le fait que le rideau soit percé de deux Trous en 1, Fig. I, Pl I, a pour effet, en modulation, de créer une arrivée d'air dans les poumons en pression positive, puis la pression tombe presque instantanément, mais pas le volume. A l'inverse, en expiration, la dépression au départ est négative, mais presque instantanément, fait place à une exhalation physiologique lente. Enfin, en 18, Fig. IV PL Il, se trouve une plaque tampon limitant la course de l'ailette. La longueur PL Il, Fig. V. 14/15 de la fenêtre fraisée est identique à la longueur du chemin de roulement du rideau PL I, Fif. I en 2. Le Volume du Balayage d'air étant important, il y a lieu d'adjoindre à l'ensemble de l'appareil de respiration un bac à eau à barbotage pour humidifier l'air respiré, ou plus simplement un nébuliseur d'air. -REVENDICATIONS- 1 - Commande d'un dispositif d'aération artificielle des poumons caractérisée en ce sens qu'elle est rendue automatique par le fait qu'elle comporte - Un boitier de commande (10) comprenant une culasse (17), une cuvette (17 bis). - Une ailette (23 bis), fixée simultanément à ladite cuvette (17) et au couvercle (10) par les axes (13) et (13 Bis). - Une plaque tampon (18) limitant la course du volet (23 Bis) - Un rideau (9) percé de deux trous (I) ayant pour effet de créer en modulation une arrivée d'air dans les poumons, en réalité négative, puisque la pression tombe presque instantanément. 20 - Commande automatique d'un dispositif d'aération artificielle des poumons selon la Revendication 1, caractérisée en ce que le boitier de commande du rideau (1) est conçu de telle sorte que, dans le sens des aiguilles d'une mcntre, son axe (16) reste au centre dudit boitier. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'axe (16) est renvoyé automatiquement à la périphérie et sty maintient. 30 - Commande automatique caractérisée en ce que la cuvette (17 bis) est fixée, superposée, une couronne métallique (23). Dans cette cuvette a été fraisé un chemin (22) dans lequel vient obligatoirement circuler le petit axe (25). 40 - Un Rideau Taillé et percé de deux trous caractérisé en ce qu'en coulissant dans le Bloc devant les canaux de diffusion, il autorise une respiration physiologique.