Brevet FR2558725A1 — publié le 19850802

L a présente invention coneerne un procédé permettant les soins corporels des parties abdominales,bassin,tronc,membres inf -ériers et e t c e r v i c o do r s o lombaires d'un corps humain dans une baignoire par cycles rythmésgprogrammés et variations thermiques de jets d eau , d' insu flation d'air,l'être humain étant allongé sur un lit immergé dans l'eau ainsi qu'un dispositif servant à mettre en oeu-vre ce procédé. L'invention a pour but d'éviter l'intervention manuelle qui ne peut apprecier d'une faucon précise,la puissance,la chaleur et la cadence de fluide mis en action.Il exite des baignoires de traitement hydrothérapiques qui sont d'un usage simple d'immersion sans pour autant mettre en action un programme de soins précis et contrôlé par un thérapeute. I1 s'agit d'eau chaude (de 30 à 370) mise en agitation par moyens de jets rotatifs,directionnels ou fixes,sous pression, permettant des soins sur le corps humain.Ces soins sont programmés par un ensemble électronique qui télécommande des organes de pompe et de vannes électriques.Le thérapeute peut choisir,le niveau de l'eau dans la baignoire,un cycle,dans le temps désiré ,en pression en température et le définir sur les parties à traiter en le visualisant sur un synoptique.De plus le thérapeute peut à l'aide d'une cassette type magnétophone ,mettre en mémoire un programme de soins qui pourra étre réutilisé dans tout autre matériel de ce type En outre on peut adapter un dispositif de lit en bandes élastiques croisées ou en plastique pré moulé,réglable en hauteur et longueur permettant une totale immersion écartant tout danger de noyade pour un handicapé physique.De plus la suspension dans l'eau donne à l'encontre des baignoires traditionnelles éxistantes une totale efficacité des jets dans la masse d'eau. La description qui va suivre,en regard des dessins annexés fera comprendre la mise en pratique de l'invention. La figure 1 montre schématiquement un dispositif de traite -ment La figure 2 montre les positions des différentes buses de traitement. La figure 3 montre les différents dispositifs mis en oeuvre pour réaliser le traitement. Le dispositif des soins comporte une cuve de forme idéale avec pente dorsale(l) sur laquelle apparaissent des buses fixes sur la partie médiane .Sur les côtés de la baignoire apparaissent des buses tangentielles(2) ainsi que sur le fond.Ces derniéres sont dites postérieures(3) et internes(4) par rapport à la disposition du membre inférieur.Les buses 2,3,4, sont articulées.En outre sur le bossage (5) des buse fixes permettent un brassage de l'eau boullonnant du à une insuflation d'air. Sur la baignoire et cela jusqu'à la hauteur de la poitrine du corps humain un "capot" ferme l'ensemble de cette cuve.Sous-le "capot" se trouve un ensemble rotatif de trois buses (6) qui permet les soins abdominaux.En plus de cet ensemble rotatif deux rampes latérales croisées (7) permettent les soins supéro internes des membres inférieurs. Le traitement débute par le choix du thérapeute sur un mini calculateur (8)déterminant le niveau du bain,la tempé -rature de l'eau,la pression des jets, et le temps de travail et de repos sur les régions à traiter. Le thérapeute peut obtenir soit un flot continu vibrez par niveau successif, soit par balayage ascendant rapide,soit une rotation des buses abdominales lente ou rapide avec plus ou moins de puissance.Ce calculateur entrain des combinaisons multiple de traitements variés les uns des autres,chaque patient tant un cas différent. De plus une méthode d'activation circulatoire vaso motrice peu t être obtenue par un changement rapide de la température des jets,mais pour cela une compensation therm-ique par rampes latérales (9)est obligatoire afin de conserver la température. ambiante du bain Le procédé et dispositif de ces soins corporels peut être adapté à toute baignoire,la partie technique de pompe d'électrovan -nes,de niveau pouvant être plaçée sous la cuve elle même ou dans un local technique annexé au local de soin.Le calculateur étant indépendant de la cuve. Toutes ces indications techniques peuvent être l'objet de de realisation dans les domaines hospitaliers,cliniques,centres thermaux et de thalassothérapie,sans oublier les centres de préven. -tion de santé. REVENDICATIONS l.-Dispositif industriel de commande,pour soins corporels permettant le choix du niveau d'eau,la régulation des cycles rythmés programmés,thermiques,pour un patient dans un bain dynamique,par jets de fluide et d'air télécommandés suivant les besoins. 2.-Dispositif suivant 1a revendication 1,caractérisé par le fait que le patient peut entre immerge dans le fluide en reposant sur un lit en bandes élastiques croisées,ou en plastique moulé,réglable en hauteur et longueur pour éviter toute noyade et permettre les soins par jets d'eau sur les parties à traiter au travers de l-a masse du fluide 3. -Dispositif selon la revendication 2,caractérise par le fait que le lit de repos permet par sa conception le passage des jets de fluide,venant des buses articuleessfixes ou rotatives,afin de pratiquer des soins précis et mesurés. 4.-Dispositif suivant 1a revendication'3,caractrisé par le fait que les jets peuvent permettre une variation thermique sans changer la température du bain grace aux rampes latérales de compensation.