Brevet FR2556958A1 — publié le 19850628

La présente invention se rapporte aux appareils de soins médicaux et para-médicaux utilisant le magnétisme0 Il existe de sources connues quatre interprétations du magnétisme quant à son utilisation pour ltobtention d'actions organiques réflexes cura tives ; ce sont :-le magnétisme permanent,lié au port d'aimants permanents;-le magnétisme pulsé, lié à la proximité dirigée do électro-aimants;-le magnétisme animal, lié à la présence et.aw savoir- faire deux magnétiseur humain; -le bio-magnétisme > ou potentiel organo-inducteur, et dont les caractéristiques seront largement exprimées ci-après, et qui est attaché à toutes sortes de procédés physiques ou bio-chimiques .L'invention concerne plus particulièrement un procédé et appareil de soins couplant magnétisme pulsé et bio-magnétisme , et utilisé pour la détermine nation et la stimulation des points d'acupuncture. Les appareils de-stimulation qui utilisent les ondes, rayons et champs électro-magnétiques ne prennent pas en compte dans la majorité des cas l'aspect dit bio-magnétique de leur in fluence. Il en résulte, d'une part l'utilisation d'énergies non- négligeables, liées à des durées d'utilisation plus ou moine longues, et d'autre part un facteur d'incertitude de réussite, qui en limite le domaine de soins à des cas connus oU ils se montrent efficaces. Il peut même en résulter des effets second daires à plus ou moins long terme, qui se révèlent préadlcia- bles à la santé du patient.L'intérêt du bio-magnétisme se comprend et s'explique par la description des considérations rsla- tives au fonctionnement électro-magnétique de l'organisme vivant telles qu'elles sont connues par exemple, par la pratique de la Bio-Electronique L.C.Vincent Si par définition l'acupuncture considère lettre vi vant au sein de son environnement comme un ensemble électro-ma- gnétique néguentropique, c'est à dire puisant,reietant de l' énergie dans son autour, par des processus délimités, afin de pouvoir y maintenir son identité,et y croitre, -la Bio-glectro- nique L.C.Vincent permet elle de déterminer l'état pathologique d'un terrain organique, par l'analyse de trois facteurs dont la somme détermine le fonctionnement hio-électromagnétique du-dit terrain, et se compare directement à celle des différents états de morbidité connus et relevés par l'analyse statistique sur des dizaines de milliers de cas . Ces trois facteurs sont:le PH , ou acidité relative; le RH2 ,équivalent du potentiel d'oxydo-réduc- tion;le Rô, résistivité, ou facteur diélectrique. pour une ana lyse serrée de la cybernétique biologique, tout comme pour 1' exactitude du diagnostic, il convient d'y ajouter : le temp8set les variations bio-rytiiques quil impose à l'organisme . Du point de vue biologique le PH est le facteur d'ion sation, ou potentiel inducteur magnétique, ou facteur bio-magné- tique. En outre il est connu de la cybernétique biologique, tel- le que définie par J. Kemeny, que le PH correspond rigoureuse- ment au facteur d'énergie cinétique (des radiations articulai res et déplacements moléculaires),confronté à lwinertie organique.Si l'pn considère par ailleurs que pour dévier de la lumiF- re polarisée, ainsi qu'il est connu depuis les travaux de Pas teur, on ne peut utiliser que de la chair organique,ou des champs magnétiques, ce qui manifeste un lien entre ce qui dif- férencie le minéral de l'organique ( c'est-à-dire: la topologie) et le magnétisme, -il apparait un lien tangible entre la topologie du vivant, et le facteur bio-magnétique0 Ainsi, de la meme façon que la répulsion ou l'attirance (nommé :le charme,ainsi qu'il est connu des physiciens)entre particules,atomes,ou molécules, est liée à une disposition géomé- trique spatiale,à une topologie locale,-lOvolution et le rexpla cernent permanent des molécules organiques qui nous constituent physiquement est lié à la topologie ,et par cette topologie est lié au facteur bio-magnétique > ,(ou potentiel inducteur, ou fac- teur d'ionisation). S'il est positif, le bio-magnétisme correspond par définition à un terrain acide, et s'il est négatif à un terrain alcalin .Outre cette polarité autour du neutre, le biomagnétisme présente un aspect stable ( forte inertie, et donc résistance à une ionisation indue,par exemple de type radioactive perturbante) lorsque la solution organique est tamponnée, et un aspect instable ( faible inertie, fort impact des radiations ionisantes et autres énergies cinétiques) lorsque la solu- tion ou le composé organique est instable .Enfin il se caract*- rise par une coloration (suivant les variantes topologiques), ainsi communément adoptée par les chercheurs en physique microvibratoire ,par analogie avec les nuances du gDectre solaire, pour définir les variantes de facteur réactif ionisant, avoue l'influences d'énergies ionisantes particulières Ainsi par exemple cette coloration a été découvertecom- me étant maioritairement bleue chez les enfants en bonne santé ( avec un PH acide ),soit un bio-magnétisme positif et bleuté tandis qu'elle est fréquemment rouge chez les viellards alertes ( avec un PH en général alcalin),soit un bio-magnétisme négatif et rubescent .Si l'aspect et la désignation chromatique n'offre qu'un intérêt accessoire pour l'objet de I'invention, le fait que les nuances de la topologie organique correspondent à des colorations du bio-magaétisme, soit dit : à des variantes de la réactivité ionique des molécules organiques, -présente lui un intértt conséquent .En effet ces colorations issues de variantes topologiques correspondent aux émissions de micro-ondes émises naturellement par toutes les molécules ; non pas à leur définition spectrale en longueur d'onde et intensité relative , mais précisément en l'appréciation du facteur de réac tivité ionisant conotant avec une topologie particulière et donc avec une variante spectrale micro-ondes particulière Les émissions moléculaires à micro-ondes sont connues et particulièrement usitées en radio-astronomie où elles servent à qualifier les éléments matériels de espace. L'évolution dans le temps de la parité de toute particule , établie par Lee et Yang, implique l'évolution atomique et moléculaire.Aussi une molécule se formant réiecte-t-elle un excès d'énergie, suivi à mesure de l'évolution topologique par une émission radiante de moindre énergie. Les micro-ondes solaires liées à l'hydrogène actif se situent autour de 21 cm, tandis que l'hydroxyle nai6sant rayonne vcrs 18 cm , ainsi que l'acide formique neuf , soit des fréquences autour de 1,5 gigaHertz (GHz), tandis que l'aldéhyde acétique rayonne vers 28 cm ( 1,07 GHz), l'eau vers 1,4 cm > et leayntnoniaque vers 1,3 cm ( autour de 20 GHz) , etc...Inverse ment les molécules organiques vivantes sont aptes à utiliser les micro-ondes au-cours incessant de leurs nodifications topologie ques. Ceci est lié a l'aspect néguentropique du vivant,et est connu et explicité des travaux de l'école allemande de séobiolo- gie ( Groupe AGBW ). Les géobiologistes qualifient la bande de micro-ondes qui va due 400 MHz à 6 GHz, avec moyenne aaussienne vers 2s6 GHz de bande biologique . Ceci est lié à l'importance du facteur d' activité de ces micro-ondes en rapport avec le vivant, tant en réception modifiant le bio-magnétisme,qu'en émission par l'orga- nisme lui-me . Qw remarque que les micro-ondes accompagnant la lumière solaire, ainsi que diverses autres micro-ondes cosmiques font partie de la bande biologique .Il en est de même,ainsi qu' il est connu des physiciens telluristes > pour le flux de neu trons à micro-ondes en provenance de la désintégration de diverses roches de l'écorce superficielle du globe terrestre . Ainsi les principales niicro-ondes naturelles "verticales" proviennent par en haut et par en bas de phénomènes radio-actifs En ce qui concerne les effets bio-telluriques, il est notoirement connu des géobiologistes que sur les sols provoquant en surface soit des perturbations de la coloration des micro-ondes (dues le plus souvent à un enrichissement en ondes millimétriques, assorti d'un appauvrissement en ondes décimétriques), soit un accroissement de la radio-activité localisée (mesurée au scintillomètre à rayons gamma, ou bien encore à laide de mesures sur la teneur en gaz radon de lair local),on obtient des effets similaires quant à l'accroissement du facteur de risque carcinogène par rapport aux sols neutres,toutes les autres conditions de vie et d'alimentation étant semblables,par ailleurs. Ceci s'explique clairement à l'aide du concept bio-magnétique: Il y a deux millions d'années et plus que ce qui est vivant possède une topologie organique adaptée et évoluant entru les micro-ondes naturelles et la radio-ionisation. Cette topolo -gie organique subit des variantes suivant l'état dès micro-ondeu du milieu local; ce qui implique une variation du bio-magnétisme c'est à dire du potentiel inducteur, et par conséquent une varia tion du facteur de réactivité à l'ionisation et aux radiations ionisantes . Une coloration perturbante de micro-ondes tend par définition à réduire la marge d'équilibre,la stabilité inertielle du facteur d'ionisation.Il en résulte au fil des mois un accroissement du facteur d'activité de la radio-activité ambiante, à niveau d'intensité égal. L'activité ionisante devient donc alors équivalente à celle qui est obtenue par des doses plus importantes,ts1loique faibles , de radio-activité ambiante ( l'ana lyse statistique menée par L.Massédonne une moyenne nationale de 0,7 mRd/h, avec un doublement du facteur de risque de cancer lorsque l'irradiation naturelle moyenne locale varie solo dans un rapport de 1 à 7 ) La notion ici dégagée, suivant laquelle les micro-ondes ambiantes peuvent, suivant leur coloration, et par incidence sur le potentiel inducteur organique (dit::bio-magxétisme) influer sur le facteur d'activité des rayonnements ionisants appliqués au dit organisme vivant, est une notion d'une importance considéras ble, et qui est susceptible d'applications très différentes du présent objet de l'invention L'objet de l'invention est plus précisément encore de cou pler une action bio-magnétique de coloration neutre ( c'est-à-di re obtenue par la sommation de colorations complémentaires) ayant pour obaet d'améliorer le centrage et la stabilité tamponnée du facteur d'ionisation, et exprimée par de brevets impulsions RF/UHF à micro-ondes de la bande biologique, -â une stimulation par impulsions magnétiques simultanées des précédentes .Ces impulsions sont emises à très faible niveau sur les points d'acupuncture, à l'aide d'un concentrateur de champ servant aussi à la détection des-dits points Il existe sur le marché divers procédés bio-magLétiques, qui sont utilises soit pour corriger un terrain organique aRfeete par un environnement salubre à la longue,soit pour corriger une ambiance géopathogène, en raison de perturbations à micra on- des.Mais qu'il s'agisse de procédés utilisant l'effet dipôle (par résonance de baguettes isolées, de type antenne TV), ou de ceux qui utilisent l'effet Tull'Shi (par résonance piézo-életrique de cristaux de diverses natures), ou enfin de ceux qui mettent en Jeu des effets de détection-résonance,ar mise en forme géomé- trique de divers matériaux, -les micro-ondes UHF qu'ils rayonnent présentent souvent des pics spectraux non-souhaitables, et assor- tis d'une constance pouvant se révéler préJudiciable aux modifica tions de bio-rythmes que requiert par exemple la variation de l' activité éruptive et magnétique solaire.Enfin ces procédés n' agissent que sur un seul des trois facteurs bio-électronîques qui déterminent ensemble l'état bio-électromagnétique de 1 'organisme Or les travaux de W.Ehrmann, W. Ludwig, reprenant des tra vaux antérieurs de R. Mecke, et présentés en 1976 à Muni ch, montrent que les impulsions magnétiques EBF (extra-basse-fréquence), de 1,15 à 14 Hertz, induisent des tortes de murant de Foucault dans tout l'organisme, causant ainsi des déplacements de charge dans les membranes des cellules, stimulant de la sorte les réac- tions nerveuses, puis endocrines, et supprimant les blocages orga niques.Ces déplacements de charge correspondent à une action sur le potentiel d'oxydo-réduction ( effet d'électronisation) > ainsi que sur le potentiel résistif (stimulation diélectrique). Il er résulte que l'association d'impulsions magnétiques et bio-magnétiques simultanées permet, même à très faible niveau d'intensité énergétique ,une action synchrone sur l'ensemble des trois composantes du terrain bio-électro-magnétique de l'organisme. Cette synchronicité est particulièrement adaptée à l utilisation des points d'acuponcture (Judicieusement localisés et choisis en fonction des règles de lart et des capacités qu' offre le dispositif selon l'invention pour cette détermine tion),-en tant aue portes entrée des-dites impulsions . L'éner- gie incidente va en effet être particulièrement apte soit à dis autre les engorwements, soit à compléter les déplétions au long des méridiens , avec effet de rétablissement des fluidités éner gétiques normales .Ces effets premiers sur la viscosité (facteur résistif), et sur l'élasticité (facteur électronique redox) étant synchrones d'un effet bio-magnétique( réactivité à l'ioni- sation ), il s'ensuit que le dérèglement du terrain organique, soit dit la cause lointaine et générique de l'apparition des symptômes , est réduit et ramena progressivement vers un équili bre plus stable par la convergence de cette synchronicité et des lois propres à l'acuponcture. Autrement dit, à chaque fois qu'un dispositif selon l' invention fait disparaître un symptôme de morbidité, on peut tenir pour assuré qu'il a aussi améliore le fond du terrain ayant valide l'apparition du-dit symptôme . Outre les applications pro purement médicales, un tel procédé est une porte ouverte à l'auto médecine des bien-portants. L'accàs à une telle aato-médecine ne s'envisage sérieusement qu'à l'aide d'un dispositif de dimension et d'encombrement réduit ( pour pouvoir l'avoir toujours sur soi) qtli soit aussi simple et automatisé que possible (pour pouvoir réagir rapidement à la première nécessité, sans réflexion fasti dieuse relative à des détails techniques ). Or,en raison de la relative importance de leurs inten- sités d'émission, les dispositifs de l'art antérieur se devaient de séparer par un dispositif manuel les brases de détection et de diagpostic, pour autant qu'ils en soient nourvas, de la phase d' émission de magnétisme pulsé . De plus en raison de l'absence de prise en charge du facteur bio-magnétique,impliquant aussi ladite intensité, ces dispositifs possèdent des systèmes de réglage de la fréquence ,de la largeur et de la forme de l'impulsion, dont la topologie ainsi déterminée compense partiellement et ponctuellement l'absence, ou pis l'erratisme de l'apport bio-magnétique. Ils ne sont donc relativement efficaces qu'au coup par coup, ave des réglages précis de topologie ,d'intensité et de durée pour chaque affection ou type d'affection, tout en demeurant assortis d'un coefficient d'incertitude quant aux effets primaires et secondaires, à court et à long terme . Ceci est notoirement connu en particulier à l'aide des rapports d'essais sériels présentés lors de congrès scientifiques,tels le colloque bio-climatique tenu à Munich (RFk),en Septembre 1976 .La description de deman- des récentes de brevets, telle la demande européenne 81301791.0 de Inoue, avec antériorités japonaises de 1980 > confirme cet aspect problématique, partiellement résolu par la multiplication des possibilités de définition(et même d'utilisation) de l'impulsion Le procédé selon l'invention se caractérise par le couplage d'une action bio-magnétique de coloration neutre,obtenue par émission pulsée de certaines micro-ondes décimétriques,et définie ci-après, -avec une stimulation par impulsions magnétiques de faible niveau d'intensité,-les deux sortes d'impulsions étant apappliquées simultanément sur une zone épithéliale ponctuelle en relation avec l'acuponcture. par définition une action bio-magmé- tique de coloration neutre stobtient par la superposition dac- tions bio-magnétiques de couleurs complémentaires; l'action biomagnétique se définit par la stimulation du pouvoir réactif à 1' ionisation d'un tissu organique in-vivo, et peut s'exprimer par une stimulation de la topologie moléculaire organique; les quant ces topologiques,dont il découle une variation du facteur d'acti- vité d'un dispositif ionisant constant appliqué à un tissu organi que in-vivo,sont classifiéesspar commodité sous le terme de colorations; par extension le terme de coloration est appliqué à qualifier l'action bio-magnétique dont l'action tend à conférer à la topologie organo-moléculaire la-dite coloration Le procédé selon l'invention se caractérise en ce que 1' action synergétique synchronie du magnétisme pulsé et du bio-magne tisme s'effectue à des niveaux d'intensité énergétique extrème ment bas, et très inférieurs à ceux de l'Art antérieur, avec des durées de stimulation plus réduites et pouvant se déterminer dans la plupart des cas à l'aide des sensations cutanées du patient lui-même, le réglage stimulatif se réduisant à un simple réglage de la fréquence, entre 0,5 et 14 Hertz. Le procédé selon I'invention se caractérise aussi en ce qu'il permet l'apparition automatique de la stimulation lorsqu'un point d'acupuncture est localisé avec exactitude. Dans le dispositif selon l'invention cette localisation est ainsi signalée par l'apparition de séries de flash émis par une diode électro-luminescente DEL , et ce précisément à la fréquence des impulsions magnétiques. Il est connu des travaux du Docteur Miboyet que la résistance électro-cutanée est plus faible sur les points dacu- puncture. Ce principe bien établi permet la détection précise des points en déplaçant sur la peau une pointe conductrice et détectrice entourée et isolée d'une masse métallique conductrice et préhensile. Il est alors facile de connaitre la résistance ponctuelle entre les deux métaux conducteurs, suivant la technique des ohms-mètres, c'est-à-dire en y faisant circuler un-micro-courant à l'aide d'une différence de potentiel appliquée aux deux électrodes .Le traitement de l'information, et partant,la détection du point recherché,s'effectue en comparant la valeur de cette résistance ponctuelle à celle d'une résistance ajustable définissant la sensibilité de détection,à l'aide d'un quelquonque procédé électronique notoirement connu pour satisfaire à cet usage,en ce qu'il change l'état électrique de sa sortie à partir d un point de basculement déterminé par une certaine tension(ou différence de tension)sur la(ou les)eLtrées . Ce principe de détection des points, uniformément répandu et très bien connu , figure ainsi dans tous les brevets et dispositifs commerciaux qui utilisent la détection des dits points d'acuponcture par voie électronique. Ceci se relève par exemple dans la demande de brevet No81 10461 de Mr Jean Rainaud Les revendications à ce suJet portent le cas échéant sur la spéficité technique du dispositif utilisé. Le dispositif selon l'invention utilise quant à lui la w pointe du concentrateur de champ magnétique, pourvue d'un placage nickel (ou nickel/or au cobalt),en tant que.pointe électrode, et 2) une masse argent massif cerclant l'ensemble de l'appareil en tant que masse électrode. La sensibilité est ajustable par un potentiomètre sub-miniature(3) elle est requise en raison des variations de l'humidité cutanée impliquant des variations importantes de la résistance cutanée. Le comparateur est un circuit inté gré comparateur alimenté sous 2,5 Volts, dont la sortie valide ou invalide suivant son état un second comparateur (5) figurant dans le même circuit intégré, et monté en oscillateur à signaux carrés de 1,15 Hertz. Il est caractéristique du dispositif selon l'invention que le potentiel de l'électrode préhensile sot de 2,5 Volts nominaux par rapport à la masse interne de l'appareil, et que de ce fait le courant cutané nécessaire à la détection ne puisse guère dépasser 2 P (micro-Ampères), ce qui se compare bien aux tensions et courants du vivant: Il existe par exemple environ un volt de différence de potentiel entre le centre d'un pois et son enveloppe . Il est aussi caractéristique que l'électrode préhensile soit un cerclage oblong en argent entourant totalement l'appareil ,à l'exception d'une petite zone située à l'extrémité de l'oblong e; au sein du cerclage, à travers laquelle émerge la pointe électrode , qui sert aussi de concentrateur de champ magnétique émetteur d'impulsions. L'appareil selon l'invention est ainsi une masse oblon- gue démunie de boitier, et munie d'un cerclage sur la bande latérale de forme ovoïde Du mili-eu de la pointe de la bande ovoïde émerge la pointe métallique active du dispositif.L'absence de boitier et la coulée dans la masse de l'électronique interne sont requis tels car l'appareil fonctionne à laide de l'énergie solaire à l'aide de laquelle il recharge ses deux accumulateurs au Cadmium/Nickel d'une manière propre à lui permettre ensuite les émissions bio-magnétiques ci-avant décrites; par conséquent il ne doit pas craindre d'être abandonné aux intempéries stout en étant doté d'une surface supérieure transparente qui permet la captation de l'énergie solaire . Ceci implique la coulée dans la masse(d'une résine époxy transparente ayant une bonne résistance à la dégradation par les rayonnements ultra-violets) de toutes les pièces électroniques, -ainsi que l'émergeLce d'organes de commande étanches C'est une caractéristique fondamentale du procédé selon l'invention qu'est l'utilisation de l'énergie solaire en vue de se doter d'une réserve de bio-magnétisme de coloration neutre Ce principe est basé sur plusieurs découvertes,dont la première est relative à la nature du courant photovoltaïque quton obtient en exposant une photopile à l'irradiation solaire. I1 est notoirement connu que le courant photovoltaïque solaire est obtenu à l'aide de l'énergie cinétique des photons, laquelle est apte à faire sauter hors de leurs couches orbitales les électrons, dans certaines conditions précises de niveaux énergétiques (effet dit hand-gap, pour le silicium dopé).Nous retrouvons ainsi la définition même du bio-magnétisme en cybernétique biologique : la confrontation des énergies cinétiques de masse et d'inertie. Des notions corollaires à celle du bio-magnétisme qui ont été décrites (pouvoir inducteur, réactivité à l'ionisation, incidence topologique ,incidence micro-ondes) il se déduit théoriquement qu'un cristal à topologie fixe va réagir à cette confrontation par émissions de micro-ondes faisant en quelque sorte ronfler le photo-courant. Le terme de ronflement est généralement appliqué pour qualifier un courant imparfaitement continu, en ce sens qulil s'y superpose ltondulation résiduelle d'un courant alternatif. plus la fréquence de ladite ondulation est élevée5 plus elle se montre apte à traverser et à recouvrir les circuiteries électroniques, en général. En ce qui concerne le photo-courant , et conformément à la théorie susdite, il a été découvert et il est maintenant bien connu qutil est accompagné d'un ronflement à micro-ondes,et qu'il n'est continu qu'en apparence .Reste à établir,pour confirmer l'aspect biologique de la théorie, son influence sur le vivant La seconde découverte au procédé solaire selon l'invention se rapporte à hn effet biologique typique du ronflement à micro-ondes présent au sein du photo-courant. Il est connu et aisément reproductible de disposer en sous-sol,dans une enceinte métallique des graines en début de germination, en assurant l'hy grométrie et la température convenable à cette germination, tout en les laissant dans l'obscurité.Si de deux lots l'un est relié par un cable conducteur en cuivre à une plaque de cuivre noircie et exposée au rayonnement solaire direct, il apparait que les germes témoins sont blancs, tandis que les germes reliés aux microondes d'origine solaire sont verts et manifestent ainsi une activité en rapport avec la photosynthèse chloroplastique, alors qu' on les a maintenu dans l'obscurité . Les mêmes résultats sont obtenus avec une photopile de grande taille, court-circuitée ou non court-circuitée. Il apparait ainsi que la génèse et la cinétique des chloroplastes in-vivo peut s'obtenir soit par éclairement direct (naturel ou artificiel), soit par un bain de micro-ondes à faible énergie, déduit par un procédé photo-voltalque de la lumiè re solaire naturelle (non-filtrée).Et bien que la lumière artifici elle soit encombrée de parasites RF (radio-fréquences) susceptibles d'une coloration bio-magnétique impropre et indésirable, elle permet tout de même,par confrontation des énergies cinétiques de ses photons avec les inerties organo-moléculaires induisant un pouvoir inducteur, -de faire croitre les végétaux. Si toutefois le parasitage lumineux devient excessif, soit par la voie d'une coloration bio-magnétique perturhante, soit par la voie d'une radio-ionisation indue, -alors le végétal perd sa faculté de croissance normale.C'est par exemple ce qui arrive aux plants de ha ricots situés assez près des cathodes des tubes fluorescents,par rapport à d'autre qui en sont plus éloignés, et ce à densité lumini que égale Il a donc été découvert en corollaire que tous les dispositifs alimentés par l'énergie solaire photo-voltaSque améliorent de ce fait les micro-ondea biologiques ,et partant le bio magnétisme,qu'ils répandent dans 1'eavironaement. C'est en particulier le cas des montres bracelets où l'entretien de la pile est parfois assuré par une petite batterie solaire.Toutefois il est clair que le phénomène s'estompe très vite dès que la batterie est replacée à l'obscurité, et qu'il peut aussi s'inverser aisé- ment si ladite batterie est exposée à une lumière artificielle fortement parasitée, ce qui peut générer une coloration néfaste du bio-magaétisue . La troisième découverte concerne le moyen de stocker î: information bio-magnétique accompagnant le courant photowvolta que, et celui de la ressortir à la demande avec une distorsion sans incidence biologique notoire, en ce que sa coloration est et reste neutre . Cette découverte est avant tout expérimentale, et ne s'explique qu'à l'aide de développements scientifiques complexes faisant appel à des notions controversées qui débordent très largement le cadre de la présente demande de brevet. Il a été constaté qu'en Jouant sur la nature des matériaux constitutifs et sur leur mise en place topologique au sein de la forme enveloppe ovoïde faite d'argent massif et utilisant une proportion au carré du nombre d'or, on atteint le résultat recherché. Si par-contre l'une des caractéristiques détaillées ci-après est modifiée, il n'est plus possible d'assurer la stabilité de la coloration bio-magnétique neutre Le procédé selon l'invention ,à dessein d'assurer la captation, le stockage, et l'utilisation de micro-ondes dont la source initiale provient de la captation photo-voltalque de l'énergie solaire, à des fins d'émission dune action bio-magnétique de coloration neutre, c'est à dire superposant des colorations complémentaires, -se caractérise par :: () 1/ L'utilisation de morceaux de photopiles au silicium mono cristallin, montés en série dans une mise en place et un ordre précis, taillées spécifiquement pour ceci, la série formant du point de vue électrique une sorte de U (ou fer à cheval), -et dont le nombre est impair,et suivant les utilisations et variantes de dispositif y correspondant, de 7 , de 9 , ou de 13 2/ La batterie photo-voltalque ainsi réalisée est reliée par l'intermédiaire d'un dispositif régulateur anti-retour pouvant se limiter à une diode, -à une batterie daccumulateurs au au Cadmium/ Nicke2)doLt le nombre est une puissance de 2 (Soit 1, 2,ou 4 ) et dont la spécificité est d'être de type bouton (en forme de disque) avec une qualité les rendant propres ou impropres à ltu- sage double prévu, qui se détermine expérimentalement à partir des échantillons commerciaux disponibles. 3/ Tandis que les photopiles occupent la surface supérieure de chacune des variantes d'appareils selon l'invention, le dispositif émissif étant du côté de l'ouverture du U, et le(ou les)accumulateurs groupés vers la base du U, la tranche des appareils est constituée d'un cerclage en argent massif, qui suit le contour du U ,et se ferme, tel un serpent qui se mord la queue,vers ltextrémité correspondant au milieu de l'extérieur de l'ouverture du U 4/ L'ensemble des pièces électroniques prend racine et s' inscrit à llintérieur du-dit cerclage. o) 5/ Le condensateur servant au doublage pulsionnel de tensi sion (caractéristique qui sera développée ci-après), est de nature électro-chimique aluminium. 6/ La tension doublée (en réalité elle n'est pas doublée, mais augmentée d'environ 50% à l'instant où le condensateur somme,par transfert de charge, Sa tension à celle de l'alimentation) est appliquée à une diode D2t,)de type rouge à haute luminosité, le circuit comportant ou non en série une bobine ou une résistance.C'est à cet instant qui se visualise par un flash d'une durée de quelques millisecondes, et en fonction des caractéris tiques RF de la DEL , que se propage l'acmé de l'action bio-magnA- tique ,2 micro-ondes,et de coloration neutre,rayonnée par les variantes de dispositifs selon l'invention Le circuit intégré (12) à l'aide duquel s'effectue la charge du condensateur cité plus haut, ainsi que la mise en série de l' alimentation et de la charge transférée du condensateur, est no toirement connu pour ce faire et pour générer des flash.Toutefois il est caractéristique des variantes de procédé selon lti- vention qu'il soit commandé en fréquence, soit par photorésistan- (43i ce sensible à la lumière ambiante, soit encore,et dans le cas le plus courant de dispositif selon l'invention,par l?actioz connu guée d'un potentiomètre de réglage (14) de la très basse fréquence et d'un découpage inhibiteur(environ la moitié du temps) à lB ultra-basse fréquence de 1,15 Hertz ,obtenu à laide de l'influen- ce du signal oscillateur carré généré par le second comparateur cité précedemment. Il en résulte que lorsque pointe n'est pas sur un point d'acuponcture, eu égards au réglage de sensibilité, le premier comparateur a sa sortie à l'état bas , ce qui bloque l'osci3lation du second comparateur, et inhibe le circuit intégré géné- rateur d'impulsions. Lorsque la pointe est sur un point d'acuponcture de moindre résistance électro-cutanéeque la peau Juste autour, la sotie du premier comparateur passe à l'état haut, ce qui valide la mise en oscillation UBF du second comparateur, dont la sortie est alternativement haute et basse. Lorsque cette sortie est basse, elle tend, par l'intermédiaire d'un transistor PNP monté avec le collecteur à la masse négative, à inhiber le générateur d'impulsions. il en découle en général un découpage de l'action du générateur, exprimée par des salves de flashes séparés- -par des temps morts.Toutefois le facteur d'inhibition 'est pas entier, car son mode de fonctionnement est d'agir sur la fréquence mER en la ramenant vers zéro, ce qu'il effectue de moins en moins bien à mesure que la fréquence est réglée vers son maximum. De la sorte le réglage de fréquence joue aussi sur la durée relative des salves et des temps morts. Enfin si le réglage est placé sur la fréquence maximum, le dispositif parvient à fonctionner en l'air, à UBF, malgré l'inhibition. C'est à dire qu'ainsi réglé, l'appareil émet des flashes lentement, sans même que la pointe du dispositif ne touche la peau. Il est caractéristique du dispositif selon l'invention que les émissions simultanées d'impulsions magnétiques et bio-magnô- tiques se présentent sous forme de salves sucessives , le réglage dit de fréquence permettant tout à la fois d'augmenter ou de réduire:la fréquence à l'intérieur de la salve,ainsi que la durée relative de la salve( par rapport au temps mort qui lui succède). En outre le réglage à fréquence maximale permet l'apparition, lorsque l'appareil est en position de fonctionnement,mais n'est pas appliqué sur la peau, de flashes à ultra-hasse fréquence. Ces flashes , dits : en l'airs permettent de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif , ainsi, à l'observation de l'inten- sité luminique des flashes, que de contrôler l'état de charge des accumulateurs. Si ces flashes sont faibles ou inexistants, 11u utilisateur est averti qu'il doit exposer l'appareil à la lumiè (35) re solaire naturelle, ou du moins a la lumière naturelle diurne , avant d'en envisager une nouvelle utilisation En ce qui concerne les émissions d'impulsions magnétiques, il est de notoriété publique et très largement répandu dans d'innombrables dispositifs produits par l'industrie depuis plus d'un siècle ,qu'il convient d'utiliser un électro-aimant, qui sous sa forme la plus simple et très commune se ramène à une bobine ,ou solénoïde, munie d'un noyau en fer ou en acier très doux(dans la mesure où l'on souhaite que le champ magaétique émis par la bobi- ne cesse assez rapidement lorsque cesse l'excitation produite par le courant électrique circulant dans la bobine). Il est par conséquent notoirement connu et particulièrement relevant d'utiliser une bobine, ou enroulement, ou solénoïde ou encore : self , pour produire des impulsions magnétiques ,en y faisant circuler un courant périodique correspondant à la fréquence et à la durée des impulsions ,-ainsi,le cas échéant, qu'à leur topologie, ou forme. Il est tout aussi connu et particulièrement relevant d'appliquer l'extrémité du noyau, qu'elle ait une forme pointue,arrondie ou plate, sur une zone cutanée afin de produire au moyen desdites impulsions certains effets curatifs dans l'organisme auquel elles sont ainsi appliquées. Les travaux présentés à Munich en 1976 en témoignent, tout comme la description d'un grand nombre de brevets en relation avec ces questions. Ainsi par exemple les brevets US 4 112 923 de Tomecek, FR 2 445 151 de Skovajsa, DE 2 553 197 de Buschy, FR 2 413 083 de Kief, et bien d'autres . Ne sont revendiqués en général que les détails techniques de conception et d'utilisation de ces bobines. De même il est du domaine de la connaissance scientifique communément répandue, que le fait de tailler en pointe le noyau en fer permet d'obtenir un effet de concentration de champ au voisinage de la pointe . Ceci est particulièrement relevant des brevets Inoue, Kief, et Tomecek, par exemple, et s'applique fort bien à l'acuponcture,dont les points-réflexe ne mesurent guère plus d'un demi-millimètre carré ,ainsi qu'il est notoirement connu . La bobine (16) émettrice d'impulsions selon l'invention se caractérise : 1/ en ce qu'elle est intégrée dans le dispositif monobloc ,dont émerge la pointe sur environ 3 mm; 2/ en ce quel le utilise un noyau en acier doux environ 8 fois plus long que son diamètre,qui est de l'ordre de 3 mm; 3/ en ce que la poin (4, te avant est taillée en forme de type ogival, l'extrémité étant arrondie suivant une calotte sphérique occupant environ 1/2 mm2. 4/ en ce que le magnétisme émis par l'arrière du noyau est ramené vers l'avant à l'aide de deux armatures en fertìées à l'arrière du noyau fileté et épaulé à ce dessein,par un écrou9) 5/ En ce que sa puissance moyenne est de l'ordre de 10 à 40 Ampè- rez tours ; 6/ En ce que le noyau sert simultanément de pointe électrode pour la détection des points recherchés, et que sa pointe avant reçoit à cet effet un traitement anti-corrosion destiné à en accroitre la conductibilité métalliquea tout en ayant une bonne tenue contre le transport de germes microbiens, et contre les risques allergiques ; 7/ En zen ce que les extrémités de l'enrou- lement sont reliées d'une part au pôle + de l'alimentation, et d' autre part à l'anode de la DEL, tout en étant reliées entre elles par une diode assurant le passage du courant réactif-induit lorsque cesse l'excitation, c'est à dire une diode dont la cathode est reliée au pôle (+) de l'alimentation ; 8/ En ce que le noyau est électriquement relié à une entrée du premier comparateur par l'intermédiaire d'une résistance, tout en étant isolé de l'enroulement qu'il supporte La cathode de la DEL étant reliée au circuit intégré doubleur de tension et émetteur d'impulsions flash , c'est par son intermédiaire qu'est commandé le courant périodique d1excita- tion de la bobine . Il est remarquable que la topologie moyenne des impulsions magnétiques correspond optimalement en forme et en durée avec ce qui est connu comme impulsion généralement efficace. I1 est en effet connu que l'efficacité thérapeutique de limpul- sion dépend de sa forme,de sa durée et de son montage en salves. Des travaux antérieurs, et quoique à une intensité de champ beaucoup plus forte, il résulte que l'impulsion communément efficace possède une durée de 0,5 à 10 millisecondes, avec un front raide à la montée ( quasi-vertical), un acmé pointu s puis une descente en pente douce, achevée par un front descendant raide validant une certaine inversion de polarité magnétique avant amortissement. Il est caractéristique du procédé selon l'invention que ceci soit obtenu grâce à l'utilisation d'un circuit intégré flasheur associé à un condensateur d'intégration ainsi qu'à une diode validant la circulation du courant inverse dans la bobine lorsque cesse le courant d'excitation Enfin il est caractéristique du procédé magnétique selon l'invention qu'il permette ce que l'on nomme le diagnostic auriculaire . L'auriculothérapie , initialement acupuncture des zones réflexes de l'oreille , a été développée en France dans le années 50 , en partant de l'analogie entre l'oreille externe et la forme du foetus ,tête en bas , et en vérifiant la correspond dance entre zones réflexes et organes du foetus situés à la même place .En appliquant des rayonnements infra-rouge de fréquences spécifiques sur les dites zones réflexes , on obtient à la prise du pouls une certaine réaction dite signal vasculaire autonome, avec une fréquence pour chaque zone . Si ce signal réactif est obtenu avec une fréquence anormale, ceci indique un trouble organique , que l'on sait traiter par irradiation infra-rouge de même type, mais à plus forte puissaace ( Réf. E. Javellc, demande de brevet N081 02792 ). Le dispositif selon l1invention permet l'apparition du signal vasculaire autonome, lorsqu'il est appliqué, sas attend' tion précise portée à ia fréquence des impulsions, sur les point8 réflexes des zones auriculaires. C'est par le temps, le délai écoulé avant l'apparition du signal au niveau du pouls, que le praticien est renseigné sur l'état de déséquilibre de chacun des organes .Ceci est du probablement à l'aspect rééquilibrant rapide du terrain électromagnétique des organes, lorsqu'il s'y superpose momentanément l'apport énergétique magnétique et bio-magnéti que à faible niveau selon l'invention L'observation des planches de dessins permet de mieux comprendre le dispositif selon l'invention La figure N01 représente une réalisation d'appareil selon l'invention ,tenue de manière typique entre les doigts de la main. C'est là un exemple de réalisation parmi d'autres, plus simples, plus complexes ou finis de manière différente La figure N 2 représente en 6 courbes graphiques notées suivant : (a),(b),(c),(d),(e),(f), le mode de fonctionnement impulsionnel de l'appareil selon la figure N 1 La figure N03 se rapporte aux proportions et à la forme de l'appareil selon la figure N01 La figure N04 représente l'émetteur magnétique ,ainsi que la forme du champ qu'il propage La figure N05 exprime le schéma électronique complet de 1' appareil selon la figure N01 La figure NO 6 montre la comparaison entre un courant conti- nu d'intensité variable, et le même courant lorsqu'il supporte une tension de ronflement à haute fréquence La figure N 7 snématise le mode d'action complet de leappa- reil selon la figure N0 N 1, les lignes de flux magnétiques ainsi que les flash lumineux portant l'empreinte d'un ronflement à mi cro-ondes La figure N 8 montre la face supérieure d'un autre exemple de réalisation, plus simple car démuni de bobine magnétique. La figure N09 exprime le shéma électronique complet de l' appareil selon la figure N08 L'exemple de réalisation selon la figure N0 est ut appareil monobloc ayant la forme d'un cylindre de faible hauteurs et de base ovoide allongée ; le pourtour(ou tranche)de ce cylindre est constitué d'une bande en argent massif 2 ( c'est-à-dire en 950/1000 de pureté, en 7 mm de large et 0,4 mm d'épaisseur envi ron) ayant une longueur développée de l'ordre de 20 cm t cette bande se ferme (se boucle) vers l'extrémité avant du cylindre, en libérant une zone centrale et losangée du sein de laquelle émerge la pointe 1 sur environ 3 mm de long.Il est tout à fait commode de toucher avec un ou plusieurs doigts la bande 2 lors que l'on prend l'appareil en main dans le but d'en appliquer la pointe sur une localisation cutanée ; cette bande 2 formant élec trode de masse reliée au pôle (+) de la batterie interne à l'ap pareil, le contact électro-cutané de masse" est ainsi établi La pointe 1 formant la seconde électrode,dite ponctuelle est isolée de la bande 2 par la zone libre losangée, qui est em plie de résine époxy transparente(68sainsi du reste que llensem- ble de l'appareil .La pointe (1), usinée en forme ogivale avec le bout en calotte sphérique,constitue aussi le concentrateur de champ magnétique, et l'extrémité avant du noyau de la bobine (16). Cette pointe est réalisée à partir d'un acier doux et cylindrique de diamètre 0 3 mm, et elle est recouverte d'un placage comprenant 1 > L d'or-cobalt (or dur électronique) sur 3 de nickel L'or-cobalt est connu pour sa résistance à la friction, ainsi que pour son inaltérabilité, sa conductibilite électrique, son pouvo voir a-microbien, et la quasi-asence de risques allergènes Sur la figure 1 on peut voir la face supérieure du cylin dre exposée à l'action du rayonnement solaire(35). Dans la pratique il convient de laisser l'appareil exposé durant 6 heures env5- ron pour assurer une charge complète des accumulateurs(g),laquel- le assure environ 30 heures d'utilisation pouvant s'effectuer en n'importe quel lieu . Cette charge s'effectue à l'aide de 9 pho (7) topiles montées en série de manière à former une sorte de U ouve ouvert vers la pointe avant; le shéma de la figure N03 précisera le sens et la forme "électrique" de ce U Entre les branches du U on trouve successivement : un interrupteur marche-arrêt(34) monté de manière tranche, un potentiomètre ajustable à l'ongle et étaDchet3;pour le réglage de sensibilité de la détection des points d'acupuncture, une diode élec tro-luminescente DEL(11), de type large champ d'émission et haute luminosité, et enfih un potentiomètre ajustable à l'ongle et étan che(14), pour le réglage dit de la fréquence des impulsions Dans l'espace antérieur à l'appareil, et avec une forte densité au niveau de la pointe, on peut voir les lignes de flux magnétique (36) qu'émet le dispositif selon l'invention ; ces formes seront reprises plus précisément en figure N 4, et exprimées couplées au bio-magnétisme en figure N07 L'appareil étant tenu en main- dito figure N 1, et la pointe(1ldéplacée sur la peau dans la zone où l'on cherche à localiser un point d'acupuncture, il est possible d'après la figure 2 d'en observer le fonctionnement rythmique. Le graphe 2(a) se rap porte à l'état du potentiel de la sortie (37) du premier comparateur(4) Cette sortie avoisine le potentiel nul ( ou (-)) tant que le poin point n'est pas localisé, et passe brusquement au potentiel (+) dès que la pointe est sur le point recherché ;tant que l'on reste sur le point le potentiel reste à l'état haut ( ou (+)).Dès que la pointe s'écarte du point localisé la sortie(37) repasse à 1' état bas (potentiel nul, ou (-)). Simultanément à son passage à l'état haut, la sortie 38 du second comparateur 5 paase à l'état haut, débutant ainsi l'émission d'un signal carré UBF à 1,15 Hz environ . Cette oscillation caractérisée par une succession régulière d'intervalles hauts et bas égaux en durée, tels qu'on peut les voir sur le graphe 2(b) , est instantanément stoppée dès que la sortie 37 repasse à l'état bas, et prend el}e-même l'état bas. Or les états bas de la sortie 38 inhibent ( de manière plus ou moins parfaite) le fonctionnement du circuit intégré doubleur-flasheur 12. Les graphes (c)*(d),et (e) se rapportent aux impulsions magnétiques 39 , émises par la pointe t,- pour des fréquences "lente", "moyenne" et"rapide", et déterminées par le courant d'excitation périodique émis par le circuit 12 ,monté tel qu'il apparait en figure N05 . On remarque que ces impulsions 39 se contiennent en salves apparaissant pendant les états hauts de la sortie 38, les durées des salves débordant progressivement la durée des états hats de 38, lorsque la fréquence augmente.A partir de g à 10 Hertz, il existe même des impulsions UBF qui apparaissent même lorsque les sorties 37 et 38 sont basses , Ces impulsions "parasites" sont utiles en ce qu'elles assurent leuti- lisateur du bon état de marche de l'appareil .En réglant sur fréquence maximum, l'utilisateur voit apparaître des flashes isolés ( à environ 0,5 à 1,5 Hz, suivant le fini de réglage) lorsque l'appareil est "en l'air", et des salves denses et rapides (de 9 à 14 Hertz) lorsque la pointe est sur un point d'acupuncture La topologie 40 des impulsions magnétiques 39 est exprimée par le graphe (f). On y retrouve le front raide ascen dant, l'acmé pointu, la descente en pente douce, puis le front raide descendant avec inversion de polarité avant amortissemeetS -tout ceci correspondant à la topologie moyenne optimale des impulsions magnétiques, telle qu'on la connait d'après les rapports de travaux scientifiques dans le domaine magnéto-thérapeutique. L'intensité relative en est toutefois nettement plus faible que celle des dispositifs médicaux de l'art antérieur La figure 3 montre les proportions et la forme de le exemple de réalisation selon la figure A 1 . La longueur a se divise en segments de longueurs b et c ,de part et d'autre de l'axe de la diode DEL 11. La largeur de l'appareil est égale à c . Il y a proportion de moyenne et extrème raison entre b et c , ce qui se traduit mathématiquement par : a/b = b/c = ; est le nombre d'or , et est égal à 1,618 ainsi qu'il est connu depuis la haute antiquité . La longueur a et la largeur c sont dans le rapport: a/c = 2 = 2u618 .En outre l'épaisseur e, quoique non figurée, et qui correspond à la hauteur du cylindre, est aussi dans le rapport 2avec la largeur c, et donc dans le rapport #-4 avec la longueur a . il convient de noter que certaines approximations dans ces proportions sont incluses dans la réalisation effective, à raison d'environ 2% , et qu'elles ont pour effet d'améliorer le fonctionnement optimal du dispositif . En centimètres les cotes a,b,c sont par exemple de 8, de 5 et de 3 cm; on note que 8,5,3 sont la hase de l'accord musical, dont la topologie est utilisée par l'art antérieur pour améliorer l'efficacité magnéto-thérapeutique, par enrichissement de la fréquence de base des impulsions à l'aide d'harmoniques paires (réf.: démande de brevet 79 00021 de H.Kief) .Nous remarquons ainsi que les dispositifs antérieur8 faute de savoir proprement diriger une action bio-magnétique de coloration neutre simultanément à 1 l'impulsion magnétique , sont contraints par les résultats de lexpérience,de travailler et d'affiner la topologie de l'impulsion magnétique elle-même, en guise d'apport bio-magnétique complémentaire Dans l'appareil selon l'invention, géométrie et matériaux interviennent et concourent à 1 émission bio-magnétique de coloration neutre . L'expérience de laboratoire montre que même la forme du circuit photovoltaïque intervient , et c?est pourquoi cette forme dite en U est représentée plus précisément par une ligne en pointillés sur la figure 3 .Il en est bien entendu de meme pour la forme, la nature et les proportions de la bande en argent ,ou tranche, 2, représentée elle-aussi sur la figure N03 Ls figure N94 se rapporte elle-aussi à des caractéristiques géométriques concernant la bobine émettrice d'impulsions (168 ainsi que les lignes de flux magnétiques qu'elle génère dans l'espace (ou la chair organique i-vivo), à partir de la pointe(1) et des bordures des armatures de retour(18). Le noyau en acier doux(17; de diamètre nominal 3 mm mesure,dans l'exemple de réalisation selon la figure N 1, 24 mm de long, de l'extrémité de la pointe antérieure ,au bout du filetage 91 2 mm postérieur. L'arc ogival concerne les 60 premiers mm et possède un rayon de courbure de 150 mm environ . Le rayon de courbure de la calotte sphérique finissant la pointe est de 033 mm .L'écrou(19)vissé sur le filetage postérieur Set qui sert tant à caler les armatures retour(18)) qu'à mettre en contact un fil conducteur électrique avec le noyau (17), est en laiton, afin de limiter les fuites magnétiques arrière Selon l'exemple présenté,la bobine (16)comporte de 1500 à 2000 tours de fil 8/100 , avec une résistance de 80 à- 100 Ohms. Ceci avec un courant d'excitation de 20 mA donne bien une intensité de 40 Ampères.Tours. La forme des lignes de champ magnétique(36), telle qu' on peut l'observer à la limaille de fer, montre une bonne péné- tration axiale du flux magnétique, ainsi qu'une bonne analogie topologique avec la dynamique de stimulation mécanique par aiguilles d'acupuncture enfoncées et triturées dans la chair , -telle que cette dernière est décrite dans les manuels La figure N 5 représente le shéma électronique com plet de l'appareil selon la figure N 1.Les électrons émis par la pointe 1 forment un micro-courant ( d'environ 1 à 2 A) qui. circuit le sur la peau résistive et rejoint le pôle (+) de l'alimentation par l'intermédiaire du ou des doigts qui tiennent l'appareil par la tranche 2 en argent, portée au potentiel (+) 2,5 Volts typique Ces électrons proviennent du pôle (-) (soit 0 Volt) de l'alimen- tation par l'intermédiaire de 2 résistances (21) et(22) en série. iae potentiel entre(21)et(22) est relié à l'entrée positive du comparateur de tensions(4);; l'entrée négative de ce comparateur(4)est reliée au potentiomètre ajustable de sensibîlité(3),dont la ten sion sur le curseur découle de l'application de la loi d'Ohm en tre les piles (+) et (-), puisque ce potentîomètre(3)est interca- lé en série entre les résistances(23) et(24) reliées respectivement aux pênes (+) et (-) de l'alimentation 6 Lorsque la résistance dermique est grande 9 le poten- tiel sur l'entrée positive est par réglage inférieur au potentiel présent sur l'entrée négative : la différence entre les deus potentiels est négative, et par conséquent la sortie du comparateur est au voisinage du pôle (-) de l'alimentation . Lorsque la résis tance dermique diminue , par exemple sur un point d'acupuncture, le potentiel sur e+ devient supérieur au potentiel sur e-, et par conséquent la sortie du comparateur de tensions(4)passe à l'état haut . L'impédance de cet état haut est déterminée par la résis- tance(25)dîsposée entre le (+) et la sortie de(4). Le réglage de sensibilité(3)permet d'adapter le seuil de basculement du comparateur(4à l'état de conductibilité électrique de la zone de peau où lton cherche à localiser un point. Si l'on ne trouve pas le point on diminue la sensibilité, et si au contraire on en trouve trop, on augmente la sensibilité ,-en vue de parvenir à une localisation correcte Le second comparateur(5)est classiquement monté en oscillateur émetteur d'impulsions carrées, la sortie de 4 etant reliée à l'entrée e+ de(58 et validant le fonctionnement oscillateur lorsque cette sortie est à l'état haut. L'entrée e+ de(5)est ainsi reliée aux résistances (25), (26) et (27) ainsi qu'à la sortie de(4). L'entrée e- est reliée à un condensateur d'intégration(33), la cathode de ce dernier étant au potentiel nul (ou C-)), ainsi qu' à la sortie det5)par l'intermédiaire d'une résistance de chargedécharge(28) . La sortie du comparateur(5)est ainsi reliée aux ré sistances (27) et(2e) , ainsi qu'au pôle (+) à travers une résis tance9)déterminant son impédance; elle est aussi reliée à la base d'un transistor PNP 15 ,à travers une résistance(30). Ce transistor PNP(15) est saturé et passant lorsque sa tension de base voisine le potentiel (-). Son émetteur étant re relié au pôle (+), son collecteur est alors porté à un potentiel voisin de (+) et transmis à travers la résistance(31) aux entrées sensibles du circuit intégré(1?). Le circuit(12)demeure à peu près totalement inhibé tant que le potentiel sur la base de(15) reste voisin de zéro . On remarque toutefois que les entrées dit dites sensibles du circuit doubleur-flasheur (12) sont aussi reliés reliées au potentiel nul par l'intermédiaire de la résistance(323 et du potentiomètre de réglage de fréquence(14).L'application de la loi d'Ohm implique que la tension présente sur les entrées dites sensibles est à une valeur intermédiaire entre (+) et (-) , qui dépend en particulier de la valeur résistlve de 14. il s'ensuit que l'inhibition n'est pas totale , et que sa faculté diminue nue à mesure que la valeur résistive de(14) décroit, c'est à dire à mesure que la fréquence augmente En fonctionnement normal la sortie du circuit 12 charge l'anode du condensateur d'intégration(10), tandis que les élec trons sont appelés sur la cathode depuis le pôle (-) par l'intermédiaire de B2) et(14). plus i4) est de faible résistance, plus vi te se charge le condensateur .A mesure de la charge du condensateur , le potentiel sur sa cathode , relié aux entrées sensibles du circuit(12) diminue puisque le courant de charge diminue. A partir d'un certain seuil, la sortie du circuit bascule et passe au potentiel à peu près nul. Ceci entraine un transfert de la charge du condensateur , dont l'anode passe au (-), et la cathode à un potentiel encore plus négatif . A cet instant le courant s' établit entre le pôle (+) de l'alimentation et la cathode hypernégative du condensateur, à travers la bobine 16 et la diode DEL (11)montées en série entre (+) et cathode du condensateur(10?. Le flash apparait , accompagnée d'une impulsion magnétique de quelques millisecondes, le temps de vider le condensateur.Suite à quoi la sortie du circuit (12) repasse à l'état positif, et recommence à charger le condensateur 00). Pour une tension d'alimentation de 2,5 Volts entre les pôles (+) et (-), la surtension négative liée aux charges transférées du condensateur atteint 1,2 Volt, ce qui donne une différence de potentiel,à l'instant du flash-impulsion,de 3,7 Volts. Cette dernière se partage équitablement entre la diode DEL 11 ( 1,75 Volts sous 20 mA) ,et la bobine(16)( 1 > 75 Volts sous 20mA) Ces valeurs sont bien entendu approchées en ce qu'elles dépend dent des caractéristiques exactes des échantillons utilisés La charge des accumulateurs au Cadmium-Nickel(95s mon- tés en série, et disposant de caractéristiques particulières les rendant propres à l'usage qu'on en fait, - effectue au moyen de 9 éléments photovoltaïquesCau silicium monocristallin) 7)ontés en série de manière décrite précédemment,et reliés aux 2 accus par l'intermédiaire d'une diode régulatrice au germanium8)du cô té du pôle (-) de l'alimentation recevant l'anode de cette diode. La mise en service de l'appareil est assurée par un interrupteur marche-arrêt(34 . L'aspect corrollaire bio-magnétique se comprend mieux a l'observation de la figure N06 . Celle-ci représente deux graphes relatifs à des courants continus. Le graphe supérieur représente un courant continu d'intensité variable, et le graphe inférieur représente le même courant lorsqu'il s'y superpose une tension de ronflement à ultra-haute fréquence. Le courant continu variable ainsi parasité fonctionne dans la circuiterie électronique utili sée de la même manière que s'il ne l'était pas, à ceci près qu'il transporte ses parasites partout , et que ceux-ci apparaissent finalement jusque dans la transformation de ce courant en lumière ou en ondes magnétiques . C'est ce phénomène qui est représen té sur la figure N07 .Les impulsions magnétiques et luminiques y sont hachées de ventres et de noeuds d'énergie correspondant audit parasitage UHF , lequel se nomme ici plus justement : action bio-magnétique de coloration neutre . L'apparition de cette action bio-magnétique de coloration neutre tient à la nature, à l'emplacement, au nombre et aux proportions des composants utilisés, ainsi bien entendu qu'à l'imprégnation des accus 9 par le ronflement UHF accompagnant le courant photovoltalque d'origine solaire . l'expérience indique ainsi qu'il apparait possible dans des conditions spécifiques, de stocker et de restituer une fraction de ce ronflement à micro-ondes notoirement bio-actif, dans l'électro-chimie des accus particuliers utilisés .Le fait que la restitution du signal soit de coloration neutre, c'est à dire fait de la somme de deux colorations complémentaires, ( que lton nomme par exemple bleue (coloration naturelle des micro-ondes émises par les enfants en bonne santé) et rouge (coloration naturelle des micro-ondes émises par les humains agéF en bonne santé)) -est aussi un fait d'expérience qu'on ne parvient à obtenir de façon stable que par un choix ,un mode d'action et une topologie précise des composants utilisés . Dans la réalité , une fois que le résultat recherché est obtenu, l'analyse montre assez vite jusqu'à quel point les tolérances sur les caractéristiques demeurent sans incidence notable sur la stabilité du résultat .Il apparait ainsi que certaines données sont pointues, alors que d'autres supportent sans mal une certaine imprécision Sans outflir de débat de physique théorique, on peut remarquer que d'après la théorie inventive sus-développée , il exis- te un lien entre les radio-émissions moléculaires, la topologie moléculaire , la topologie dynamique ( énergies cinétiques et d' inerties), et le dit bio-magnétisme . Ceci permet de comprendre comment le ronflement UHF d'origine solaire+ silicium peut impré gner > et teinter l'électro-chimie des accus par action topologique et comment la présence topologiquement conjuguée de certains matériaux de l'appareil permet d'en obtenir l'équivalent d'une reste tution canalisée et limitée lors des appels de courant liés à 1' apparition des flashes. La figure N08 représente un autre exemple de réalisation selon la théorie inventive, qui est simplifié, en ce qu'il ne comporte pas de bobine magnétique, donc n'émet pas d'impulsions magnétiques, mais émet par voie lumînique une action bio-magn- tique de coloration neutre . Nous retrouvons la proportion au nombre d'or ( avec a/b = b/c = ), ainsi qu'un cerclage périphérique en argent massif 2 , qui n'est toutefois pas relié à l'allmentation . Il y a 7 photopiles(7)électriquement montées en série suivant un U > et une diode DEL (1 1 géométriquement placee suivant le nombre d'or .Le réglage de la fréquence des impulsions est ici assuré par une photo-résistance13), ce qui fait que la fréquence augmente quand la lumière exterieure ambiante augmentez La figure 9 montre le shéma électronique complet de l' exemple de réalisation simplifié selon la figure N08 . Il coin prend des éléments semblables à ceux de la figure N 5 , à l'excep tion de la photorésistance (13) qui remplace le potentiomètre ajus- table(14). Etant donné qu'il n'y a pas d'interrupteur marche-ar- ret , ni de procédé dinhibition du circuit intégré flasheurî2\ l'appareil fonctionne continuement tant qu'il y a suffisamment d' énergie disponible dans l'accu.Cd/Ni(9).La recharge de l'accus s'effectue en exposant l'appareil à la lumière solaire naturelle, le courant photovoltaïque chargé de ronflement UHF étant transmis à l'accu. via deux diodes au silicium(8)formant régulateur anti- retour . Le circuit intégré (12)associé au condensateur d'intégra tion(î0) fonctionne en doubleur-flasheur de la même manière que sur le circuit détaillé en figure N05, à ceci près qu'on n'utilise qu'une des "entrées sensibles'1, et que le courant de flash ne passe qu'à travers la diode DEL (11). Cette variante de réalisation qui n'émet que du bio-magnétisme de coloration neutre, en l'absence complète d'émissions magnétiques > nga bien entendu ni les mêmes effets thérapeutiques, ni la même gamme d'utilisation que l'exemple de réalisation complet selon les figures N 1,2,3,4,5 et 7 . Toutefois son action à long terme sur le recentrage et le tamponnement du pouvoir ionisant organique a été établie sur une trentaine de cas .Il ré- sulte du port diurne de cet appareil sur la peaudevant le plexus solaire , à l'aide d'un classique montage en pendentif,avec chai- ne en argent, - une amélioration de la réactivité individuelle aux agressions de l'environnement interne ou externe, soit dit une meilleure capacité à encaisser les stresses sans en être déséquilibré, -qui débouche classiquement sur la faculté améliorée de progression et de transformation de soi .Les effets à très court terme parfois observés ne s'expliquent que par la conjugaison avec un effet placebo, un effet de foi conjugué avec la percep tion subconsciente d'une infime lueur thérapeutique indiquant la sortie du tunnel par contre l'exemple de réalisation selon les figures No 1,2,3,4,5 et 7, qui associe simultanément une action bio-magné tique de coloration neutre, à une stimulation des points réflexes d'acupuncture à l'aide d'impulsions magnétiques , présente lui une capacité de soins à court terme pouvant friser le spectaculaire lorsqu'il est utilisé en lieu et place des aiguilles d' acupuncture , en en suivant analogiquement les règles L'appareil selon l'invention possède une capacité de soins applicable à la plupart des maux que l'acupuncture sait traiter avec efficacité , et applicable à tous les maux qui sont soulagés par la digito-puncture. La réduction des symptomes, suivie éventuellement de guérison complète après quelques séances, s'obtient avec des durées de traitement assez brèves, c'est- & dire entre 0,3 et 6 minutes pour chaque point. Le patient sensible est apte lui-même à s'apercevoir que la durée est suffisante, en ce que la sensation cutanée au point d'action se modifie et devient autre à partir d'un laps de temps qui déborde du reste sur la durée thérapeutique proprement utile A titre d'exemple l'appareil réduit les rhumatismes articulaires avec une très grande efficacité, tout aussi bien qu'il réduit dans une certaine proportion la myopie , améliore la beauté du teint et des cheveux, réduit les poches sous les yeux,etc... C'est une sorte de soigne-tout dans la poche où on peut le garder en permanence accompagné de son manuel d'utilisation ; il est ainsi la porte ouverte à l'auto-médecine des bien-portants sachant lire et se servir correctement du manuel d'utilisation, et pouvant ainsi se soigner au premier symptome, et soulager leur prochain , avec un facteur d'innocuité aux erreurs presque total Outre le marché grand'public , appareil est utilisable par les professions médicales et para-médicales en tant qu'outil de soins , mais aussi en tant qu'outil d'aide au diagnostic , par le procédé auriculo-thérapeutique déclenchant ou non le signal vasculaire autonome à la prise du pouls . On remarque du reste que ce signal se produit avant que ne survienne le changement de sensation physique au point puncté par le procédé selon l'invention. Les valeurs des composants électroniques selon la figure N05 sont pour les résistances: 21=22= 470 K ;23 = 150 K ; 24 = 18K 25 = 26 = 27 = 30 = 31 = 100 K ; 28 = 68 K ; 29 = 10 K ;32 = 470 . pour les potentiomètres : 3 = 50 K ; 14 = 5 K pour les condensateurs: 33 = 10 > 1F tantale ; 10 = 250 F électro-chimique à l'aluminium , 3 à 4 Volts. pour les diodes : (11) est une DEL rouge, type CQW24 II; (20) est de type silicium 1N4148 ;(8)est de type germanium 0A95 Pour le transistor (:15): PNP type BC559 Pour les circuits intégrés :(4 & )sont dans un LM393 ou équivalent ; (12) est un LM3909 Les accus sont des ZA50 de chez Aglo Une seule différence avec les valeurs utilisées selon la figure N 8 : les diodes(87sont des diodes silicium de type BAW62 Les références bibliographiques en arrière-plan de la théorie inventive sont par exemple G Altmann 1969 Die physiologissche Wirkung electrischer felder aul Organismen,in:Arch.Met.Geoph. Biokl.1? : 169/290 SM Bawin, LK Kaczinarek, vR Adley, 1975 Effects of modulated VHF fields on the central nervous system, in : Ann. New york Acad. of Sciences USA 247 : 74/81 DE Beischer,JD Grisset,RE Mitchell, 1973 Exposure of man to magne tic fields at extremely low frequencies; TAMIL 1180 W Ehrmann,H von Leitner,W Ludwig,MA Persinger,W 5odtke, R Thomas, 1976 a/ Therapie mit ELF Magnetfeldern; Z.Phys.Med. 5 161/170; b/ Entwicklung lines elektromedizinen Taschengerates ,in:Acta medicotechnica 24 282/285 ES Maxey 1975 Critical aspects of human versus terrestrial electromagnetic symbiosis; USNO/URSI/ IEEE Meeting,Boulder,Colorado USA j Kemeny La cybernétique biologique;1953; Revue Générale des Sciences, N0 7/8 LC Vincent 1964 La bio-Electronique,Science des terrains biologi- quels, Conférence du 21 Nov. à l'hopital Lariboisière paris au meeting : Journées Internationales des Implants Dentaires AGBW 1974 Gesundes Bauen,Gesundes Wohnen,Herold Verlag, KG;Mun chen 71, Kirchbachweg 16 P Le Chapellier 1983 La Bio-Construction; GEME 02600 Montgobert Les brevets et demandes de brevets cités dans la description sont Inoue EU 81301791.0 ; Rainaud FR 81 10461 ; Tomecek US 4 112 923 FR 2 445 151 Skovajsa; Buschy DE 2 553 197 ; Kief FR 2 413 083 Javelle FR 81 02792 REVENDICATIONS le - Dispositif de traitement local de forme monobloc oblon- gue ou ovale, tenant aisément dans la main, muni d'un cerclage pé riphérique en argent massif, muni à l'intérieur d'une batterie d' accumulateurs au Cd/Ni(9) pouvant se réduire à un seul élément, muni en face transparente avant d'une batterie de photopiles (7), permettant ainsi d'utiliser l'énergie solaire comme unique sour ce énergétique primaire, et caractérisé par le fait qu'il utilise, associé ou non à un autre principe, une émission dite bio-magnéti que de coloration neutre comme principe curatif.Une émission bio magnétique de coloration neutre correspond à une action, équili- brée par le jeu simultané de tendances complémentaires, sur le centrage et le tamponnement du potentiel dtionisation organique, ou pouvoir inducteur organique, ou bio-magnétisme caractérisé par le fait que l'émission bio-magnétique de coloration neutre pro vient indirectement du ronflement UHF à micro-ondes décimétriques superposé au courant photovoltaïque solaire d'apparence continu, et issu de la batterie de photopiles au silicium mono cristallin. Le nombre de ces dernières est de 7 ,de 9 ou de 13 , pour un nom hre d'accus de 1,2 ou 4 , et elles sont montées en série formant une sorte de U , le (ou les) dispositifs émetteurs étant disposés du côté ouvert du U. caractérisé par le fait que ensemble des composants électroniques utilisés s'inscrit à l'intérieur de la bande périphérique en argent (2), les extrémités de commande ou d'émission émergeant seules du monobloc par la face supérieure,ou par la pointe antérieure caractérisé par le fait que la présence de la bande(ou tranche) en argent (2), associé à l'utilisation de proportions géométriques de forme et d'implantation suivant une approximation du nombre d'or, associé à la nature des composants ainsi qu'à la circuiterie électronique telle que shématisée par exemple sur les figures N05 ou NOg, et en particulier associé à l'utilisation d'un circuit flasheur-doubleur (12) assorti de son condensateur d'intégration-charge de nature électro-chimique aluminium (10), et associé enfin à l'utilisa tion d'accumulateur Cd/Ni de nature bouton (ou disque) particulière, - permet à l'instant des flashes une émission bio-magnétique à micro-ondes constituée de deux colorations complémentaires et équilibrées ,formant une coloration neutre, et étant originelle ment d'origine photovoltalque solaire, avant stockage sous forme topologique dans l'électro-chimie de (ou des) accumulateur(s).Les flashes sont émis par une diode électro-luminescente rouge (11),et sont ou non associés simultanément à un autre principe d'action thérapeutique, tel l'émission d'impulsions magnétiques O - Appareil de détection, de diagnostic et de traitement médical , basé sur les points d'acupuncture, constitué selon ld revendications 1 , et caractérisé par le fait qu'il coup.' de manière simultanée les émissions magnétiques et bio-magnétiques 3 - Appareil selon la revendication 2caractérisé par le fait qu'il comporte un émetteur d'impulsions magnétiques constitué d'une bobine (16),avec noyau en acier doux (17) dont L'extrémité antérieure est taillée en forme de pointe ogivale à bout arrondi (1) formant con centrateur ponctuel de champ magnétique , -ainsi qu Bavec une arma- ture retour à deux ailes ,qui limite les pertes magnétiques posté rieures, et ramène le principal du champ dans la zone de la pointe antérieure. Cette bobine est montée en série avec la DEL (11). 4 - Appareil selon la revendication 3 caractérisé par le fait que la pointe du concentrateur de champ (1) est munie d'un placage Nickel sous or-cobalt, et émerge de la bande en Argent à travers une petite fenetre losangée emplie ,ainsi que l'ensemble de l'appareil d'ailleurs, d'une résine époxy (6) transparente et résistante à la dégradation par les ultra-violets 5 - Appareil selon la revendication 3 caractérisé en ce que la pointe(1), émergeant du dispositif monobloc sur 3 mm envi- ron, et munie d'un traitement an microbien et anti-allergène à haute conductibilité électrique, et forte résistance mécanique, est reliée a un comparateur de tensions (4), tandis que la bande périphérique en argent est reliée au pôle (+) de l'alimentation. Il s'ensuit que la pointe possède une double fonction, l'une étant de concentrer et d'émettre ponctuellement le champ magLéti- que, l'autre étant d'assurer la localisation précise des points d'acupuncture, en comparant la valeur de la résistance cutanée entre la pointe et les doigts qui tienent l'appareil à une valeur de consigne(déterminée par un réglage ajustable dit de sea senbilité). i: - Appareil selon la revendication 5 caractérisé en ce que la localisation d'un point, pour un réglage donné de sensibi lité, entraine,via la mise en oscillation UBF d'un second compa rateur (5) , la mise en fonctionnement normal et périodique du circuit (12) émetteur d'impulsions-flash-doubleur de tension . Le circuit (12) ne fonctionnant normalement que pendant les états hauts de la sortie du comparateur-osc-llateur UBF Cs) > et étant quasi inhibé pendant les états bas de la même, il s'ensuit que la localisation d'un point entraine l'apparition de salves de flashes lumineux , simultanés des émissions magnétiques et bio magnétiques à effet curatif . L'appareil se caractérise donc par la mise en route automatique du traitement dès que la pointe est posée sur un point d'acupuncture. i - Appareil selon la revendication 6 , caractérisé en ce que les impulsions magnétiques et bio-magnétiques s'effectuent par salves à très faible niveau d'intensité, séparées par des temps morts dont la durée diminue avec l'accroissement de la fréquence . o - , caractérisé par le fait que les très faibles niveaux d'intensité stimulative vàlident l'utilisation de l'appareil pour la recherche,la localisation et la détection de points d'acupuncture malgré le synchronisme détection-traitement. Ce principe innocuitaire valide aussi tant l'utilisation en auto-médecine, que 1 'utilisation pour le. diagnostic auriculo-thérapeutique, sans réflexion ni réglage subtil de la fréquence .L'utilisation en diagnostic auriculaire se caractérise très simplement par un délai plus ou moins long dans 1' apparition du signal vasculaire autonome à la prise du pouls r Yv caracté- risé en ce que le réglage de fréquence s'effectue par potentiomètre ajustable (14) décalant tant la vitesse de charge du condensateur (10), que le seuil de basculement du circuit doubleurflasheur (12) . il s'ensuit des durées de flash et des durées de salves variables avec la fréquence 8 - Appareil selon la revendication 7 caractérisé par le fait que le réglage approchant la fréquence maximale ( soit vers 10 à 14 Hertz), il apparait quelques flashes à UBF ( de 0,5 à 1,5 Hertz), sans que la pointe soit posée sur un point,ni même sur la peau, -cette disposition provenant de la relativité du mode d'inhibition du circuit (12) par l'intermédiaire du transistor (15) et de la résistance (31).Cette caractéristique permet de s'assu rer du bon fonctionnement de l'appareil, ainsi que de l'état de charge des accus 9 ' - Appareil selon l'are quelquonque des revendications 2 à 8 caractérisé par le fait que l'application simultanée du magnétisme pulsé et du bio-magnétisme sur un point d'acupuncture présente un caractère synergique de première grandeur, qui permet d'obtenir des résultats rapides, à des niveaux énergétiques de très faible intensité , tout en assurant l'innocuité à la plupart des erreurs de diagnostic ou de traitement, cette innocuité étant renforcée par l'apparition rapide d'une sensation désagrable en cas d'intervention nettement contr'indiquée .Il est au reste caractéristique de l'appareil qu'il permette dans la plupart des cas au patient-utilisateur de se rendre compte par une modification de sensation cutanée que la durée du traitement ponctuel est dépassée y O - Appareil selondes revendications 2 à 9 , caracté- risé en e que le courant d'excitation de la bobine (16) émettrice d1 impulsions magnétiques provient du circuit doubleur-fîasheur (12), et correspond à la mise en sériefdepuis le pôle (+) de l'alimentation, de la bobine avec la diode DEL (îi) reliée aussi à la cathode du condensateur d'intégration (10) assurant le doublage de tension par transfert de charge à l'instant du flash