Brevet FR2538894A1 — publié le 19840706

La présente invention concerne un appareil de contrôle dimensionnel inter-exter par comparaison a un étalonnage prélablement déterminé appelé Table de contrôle universel inter-exter. Il se distingue, eneffet, déjà, des appareils connus par l'universalité des contrôles qu'il permet, ce qui est la PREMIERE REVENDICATION (sur laquelle nous reviendrons plus loin), à savoir, entre autres, les diametres intérieurs (alésages), les diamètres extérieurs, les diamètres intérieurs ou extérieurs difficilement accessibles, les diamètres des chambrages peu profonds (à partir de imin de profondeur), les diametres des gorges intérieures, les diametres des gorges extérieures, les diamètres de gorges intérieures de petites dimensions, les diametres intérieurs et extérieurs des gorges frontales, m8me quand celles-ci sont de faible largeur et que la pièce soit de petites ou de grandes dimensions, la concentricité Itun alésage par rapport a un diamètre extérieur, la concentricité entre deux diamètres extérieurs, la concentricité entre deux diamètres intérieurs, la conicité, les filetages extérieurs, les filetages intérieurs, les épaisseurs des toiles fines entre un diamatre extérieur et un diamètre intérieur, les longueurs, les parallèlismes, les épaisseurs de fond de gorges linéaires, les profondeurs de rainures linéaires, les largeurs de rainures linéaires en T, les entre-axes. la table de contrôle, de forme cylindrique dans l'exemple présente (mais elle pourrait être de toute autre forme), se compose d'un corps 1, d'une table de mesure 2 présentant une ouverture 86 suivant environ les 3/4 d'un diametre (pour le passage des touches ci-apres) et une série de trous taraudés 63 (judicieusement répartis pour la fixation de différents accessoires décrits plus loin), table 2 fixée sur le corps, d'un socle 3 fixé sous le corps, d'une touche fixe 4 dont le principe de blocage par rapport à la table de mesure 2 est la DEUXIEME REVENDICATION, et d'une touche mobile 5 dont le principe de déplacement, le principe d'inversion inter-exter de sa course et de tarage de sa pression de palpage, le principe de manoeuvre inter-exter, et le principe du règlage de l'amplitude de sa course et de l'emplacement de celle-ci, sont QUATRE AUTRES REVENDICATIONS. Les mouvements de la touche mobile 3 sont transmis par l'intermédiaire de l'enclume 6 (solidaire de la touche mobile 5) au comparateur, qui peut être mécanique ou électronique, comparateur solidaire du corps i grâce à une pince de serrage 7 vissée dans le trou taraudé 8. - PRINCIPE DE RIOCAGE DE LA TOIICHE ETXE 4 PAR RAPPORT A LA TABLE DE MESURE 2 (fig. I et III). Le support 9 de la touche fixe est un parallélé- pinède dont la section est définie par un rectangle dans sa partie supérieure, et par un trapèze isocèle renversé dans sa partie inférieure, qui est dans l'are du rectangle et dont la grande base est plus longue que le c8te de celui-ci avec lequel il se confonde Le support 9 présente un alésage 10 perpendiculaire à son plan de symétrie et- qui dépasse vers le haut le plan 11 défini par la grande base de sa section trapézoïdale.Dans cet alésage est logé un coin clavette 12 qui est un cylindre présentant un méplat longitudinal a sa partie supérieure, méplat qui se trouve légèrement plus bas que le plan 11. Une vis 13 appuyant sur un côté du méplat fera pivoter sur lui même le coin clavette 12 dont le côté opposé du méplat, en s'appuyant sur la face inférieure de la table de mesure 2, fera descendre le support 9 jusqu'au coincement de sa partie inférieure de section trapézoïdale renversée avec la glissière 14 (faisant partie du corps 1) de section identique.D'une part, la force développée par la vis 13 permet un blocage paissant du support 9, et, d'autre part, le coincement des deux éléments mâle et femelle de m8me section trapézoïdal permet la co-axialité parfaite de la touche fixe aveo l'axe du oompara- teur de mesure. la touche fixe 4, logée dans l'alésage 15, est fixée dans son support 9 par une vis, dont l'extrémité peut être arrondie ou conique, se montant dans le trou taraude 16. - PRINCIPE DE DEPLACEMENT DE LA TOUCHE MOBILE 5 (fig. Il). Le support 17 en forme d'équerre de la touche mobile 5 est guidé pour son déplacement par deux axes parallèles qui le traversent mais dont l'un est fixe 18 et l'autre mobile 19 par rapport au corps 1. Lorsqu'on déplace le support 17, il glisse par fixe l'intermédiaire d'un palier 20 sur l'axe/18, et entraîne ltaxe mobile aS le qui lui est solidaire, grâce à une vis montée dans/trou taraudé 21, axe mobile 19 qui glisse au travers des parois opposées du corps 1 par l'intermédiaire de deux paliers 22 et 23. On constate donc que le déplacement de la touche mobile 5 se fait au travers de trois paliers (et non de quatre comme pour certains appareils connus).De plus, pour permettre encore la plus grande douceur du déplacement, et par voie de conséquence la plus grande sensibilité de contact de la touche mobile 5 (permettant ainsi le contrôle de pièces fragiles, on à paroi mince, ou en général très déformables), les frottements sont réduits au minimum grâce auxtrois paliers 20 - 22 et 23 qui sont, dune part, å billes, et, d'autre part, sans joint d'étanchéité, ou segment râcleur, les dépassements extérieurs au corps 1 de l'axe mobile 19 étant protégés par deux capuchons 35 solidaires du corps 1. - PRINCIPE D'INVERSION INTER-EXTER DE LA COURSE DE LA TOUCHE MOBILE 5 ET DU TARAGE DE LA PRESSION DE PALPAGE DE CELLE-CI (fig. II et IV). la molette 24 d'inversion et de tarage dont un secteur dépasse à l'extérieur du corps 1 présents deux épaulements d'inégale longueur faisant office d'axe de rotation, un épaulement inférieur qui se loge dans un perçage du socle 3 et un épaulement supérieur qui est ooiffé par le ressort de torsion 25, et dont l'extré- mité se loge dans un trou borgne de la paroi du corps 1. L'extrémité inférieure 26 du ressort 25 qui est verticale se loge dans un trou 27 de la molette 24, et l'extrémité supérieure 28 qui, elle, est horlsontale se prolonge pour traverser le perçage 29 de la rondelle d'entraînement 30 qui est libre de tourner autour de son axe, lequel est solidaire du support 17 de la touche mobile. ta table de contrôle étant posée sur son socle, si l'on tourne la molette dans le sens M1 elle bande progressivement le ressort dont l'extrémité horizontale 28 entraîne le support mobile 17 dans le sens SI sous une force progressivement plus forte que nous appellerons la pression de palpage s vice versa Si l'on tourne la molette dans l'autre sens. Lorsque la pression de palpage désirée est obtenus on bloque la molette 24 en vissant la vis pointeau 31, laquelle forçant la bille 32 dans son logement 33 coincera la molette. 24 entre elle et la face supérieure du socle 3. La molette étant ainsi réglée, on dégage la touche mobile au moyen de la fourchette de manoeuvre 34 pour retirer la piece contrôlée et poser la suivante, puis lachant progressivement ladite fourchette, et sous l'effet du ressort de torsion 25, la touche mobile vient au contact de la pièce suivante et et sous la pression de palpage désirée. - PRINCTPE DE MANOEUVRE INTER-EXTER DE LA TOUCHE MORILE 6 (fig. I. II) et X La manoeuvre de la touche mobile 5 est commandée par la fourchette de manoeuvre 34, dont l'ame de rotation 37 et 38 est logé prespestivement dans un perçage vertical de la paroi du corps 1 et dans un perçage vertical du socle 3, en agissant sur son doigt de manoeuvre 36 qui dépasse à l'extérieur,deux perçages verticaux dans lesquels sont emmanchés deux roulements à billes pour la plus grande souplesse de eette manoeuvre. La fourche 39, par l'intermédiaire du doigt de renvoi 40, en agissant sur le galet de ce doigt 41, déplacera linéairement le renvoi 42 puisque solidaire de l'axe mobile 19 en entraînant celui-ci ainsi que le support de la touche mobile 17. - PRINCIPE DU REGLAGE DE L'AMPLITUDE DE LA COURSE DE LA TOUCHE MOBILE 5 ET DE SON EMBLACEMENT DANS LE PLAN TOUCHES-COMPARATEUR. Deux formules sont possibles et suppriment l'écru et son contre-écron aux deux extrémités de l'axe mobile 19, système connu, peu pratique et encombrant. Première formule (fig. V et VI) la fourchette 34 présente à sa face supérieure deux gorges 43 et 44 selon le même cercle, gymétriques et de profondeur croissante du doigt de manoeuvre 36 vers la fourche 39, dans lesquelles peuvent venir s'appuyer deux billes 45 et 46, logées dans deux trous verticaux de la paroi du corps 1 dont elles peuvent plus ou moins dépasser vers le bas sous l'action de deux vis pointeaux 47 et 48. La face inférieure de la fourchette étant contre la face supérieure du socle 3, il suffit d'agir de l'extérieur sur les vis 47 et 48 pour que les billes, an niveau adéquat des.gorges, permettent par coincement de la fourchette de déterminer l'amplitude de la course de la touche mobile et son emplacement dans le plan touches-comparateur. Deuxième formule (fig. VI) La fourchette 34 se présente comme dans la formule précédente mais au lieu du système gorges, billes et vis pointeau elle présente une demi-collerette 49 qui fait corps avec la fourchette 34, sur la face supérieure de celèe-ci. Il suffit alors de régler de l'extérieur les deux vis 50 et 51 sur l'extrémité desquelles viendront buter les deux plans verticaux 52 et 53 de la demi-collerette. - PREMIERE REVENDICATION RELATIVE A L'UNIVERSALITE DU CONTROLE. Pour suivre l'exposé suivant, les dessins en fin de texte sont ordonnés de la façon ci-après : d'abord les fig. I à VI, puis les dessins des différents accessoires numérotés de 54 à 85, et enfin les exemples I à XXIII. LE CONTROLE DES DIAMETRES INTERIEURS (fig. I)se fait au moyen des deux touches 54 identiques, composées d > un fdt cylindrique 54 bis (fixé sur le support fixe 9 pour lune sur le support mobile 17 pour l'autre), et d'une t8te de palpage 54 ter (qui peut faire corps avec le fat, on entre rapportée à celui-ci) en forme de disque à la tranche arrondie. La tête de palpage peut être fraisée d'un méplat, pour augmenter la capacité de la table vers les mesures dé diamètres plus petits. Les méplats des deux touches sont alors tournés l'un vers l'autre, les points de palpage étant tournés vers l'extérieur. La touche 55, plus courte, est utilisée en remplacement de la touche fixe 54, dans le cas où le support de la la touche fixe est fixé dans l'aut: sens que précédemment représente fig. III et à l'extrémité de l'ouvertu: 86 de la table de mesure 2, c'est-à-dire dans la zone de la paroi du corps 1 et pour ne pas entre genée par elle ; ainsi, la capacité de la table de contrôle à nouveau est augmentée mais vers la mesure de diamètres plus grands. LE CONTROLE DE DIAMETRES EXTERIEURS se fait au moyen des mêmes touches 54 les méplats tournés vers l'extérieur pour que les points de palpage soient tournés vers l'intérieur. La touche 55 peut être utilisée comme plus haut. LE CONTROLE DES DIAMETRES DE CHAMBRAGES PEU PROFONDS (exemple I) se fait au moyen des deux touches 58 identiques, composées d'un fût 58 bis (identique au 54 bis) et d'une têté de palpage 58 ter conique dont le petit diamètre est en bas et égal au diamètre du fdt 58 bis, et le grand diamètre en haut. La touche 59 est utilisée dans les mêmes conditions que la touche 55. LE CONTROLE DES DIAMETRES DES GORGES INTERIEURES (exemple II) se fait au moyen des touches 56 dont le diamètre de la tête de palpage est plus grand que celui des touches 54 et fonction de la pièce à contrôler. La touche 57 est utilisés dans les mêms conditions que la touche 55. LE CONTROLE DES GORGES EXTERIEURES (exemple III) se fait au moyen des touches 56. La touche 37 est utilise dans les mêmes conditions que la touche 35. LE CONTROLE DES DIAMETRES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES (exemple IV) se fait au moyen des deux touches fines 60 montées sur deux supports intermédiaires identiques 61, ltun étant fixé sur le support fixe 9 l'autre sur le support mobile 17, la pièce étant posée sur deux tablettes amovibles règlables 62 (voir plus loin dixième revendication). LE CONTROLE DES DIAMENTRES DES GORGES INTERIEURES DE PETITES DIMENSIONS se fait comme ci-dessus (exemple V). Le diamètre de la tête de palpage est fonction de la profondeur de la gorge e LE CONTROLE DES DIAMETRES INTERIEUR ET EXTERIEUR DES GORGES FRONTALES se fait au moyen des touches 54, si la largeur de la gorge permet leur passage (exemple v'). Sinon, si les gorges sont de faible largeur, il faut utiliser deux touches fines 60 montées sur leur supporte intermédiaires 61. Dans ce cas il faut utiliser les tablettes amovibles 62, sur lesquelles sera posée le pièce à contrôler, tablettes qui se vissent dans des trous taraudés 63 Judicieusement répartis sur 1@ table de mesure 2 (fig. V).En fonction de l'encombrement de la pièce à contrôler, deux tablettes sont nécessaires (exemple VII) on trois tablettes (exemple VIII). le positionnement des tablettes 62, l'une par rapport à l'autre dans le cas de deux tablettes, ou les unes par rapport aux autres dans le cas de trois, peut entre affiné grâce aux lumières épaulées 64. Ces tablettes amovibles 62 8 positionnement règlable sur la table de mesure 2, utilisables par deux ou trois en fonction de l'encombrement de la pièce à mesurer sont une DIXTI @@ REVENDICATION. Dans le cas de pièces de très petites dimensions, il est possible de positionner les deux tablettes de telle sorte que leur écartement soit réduit au minimu@ permettant le passage du collet 64 des touches fines 60. LE CONTROLE DE LA CONCENTRICITE D'UN ALESAGE PAR RAPPORT À UN DIAMETRE EXTERIEUR (exemple IX) se fait au moyens d'une part, de deux palpeurs du commerce 65 (ou 74) vissés sur deux butées 66 lesquelles sont fixées sur deux supports de butées 67, eux mêmes fixés sur la table de mesure 2 de façon à ce que les deux ensembles 65 - 66 - soient approximativement symétriques par rapport au plan vertical touche-comparateur, et, d'autre part, d'une touche mobile 54o la symétrie des deux ensembles 65 - 66 - 67 nta pas besoin en effet, d'être parfaite, puisque la circonférence extérieure passant par deux points (matérialisés ici par les deux contacts avec les palpeurs 65) sera toujours a la misme place en tournant sur elle-même. LE CONTROLE DE LA CONCENTRICITE ENTRE DEUX DIAMETRES EXTERIEURS (exemple I) se fait an moyen, d'une part, de deux palpeurs du commerce 68 vissés sur deux butées 66, lesquelles sont fixées sur deux supports de butées 67, eux mêmes fixés sur la table de mesure 2 de façon à ce que les deux ensembles 68 - 66 - 67 soient approximativement symétriques par rapport au plan vertical touche-comparateur, et, d'autre part, d'une touchemobile 54. LE CONTROLE DE LA CONCENTRICITE ENTRE DEUX DIAMETRES INTERIEURS (exemple XI) se fait au moyen, d'une part, de deux palpeurs du commerce 65 vissés sur deux butées 66, lesquelles sont fixées sur deux supports de butées 67, eux mêmes fixés sur la table de mesure 2 de façon a ce que les deux ensembles 65 - 66 - 67 soient approximativement symétriques par rapport au plan vertical touche-comparateur, et, d'autre part, d'une touche mobile 54. LE CONTROLE DE LA CONICITE se fait par deux contr8les successifs, avec et sans cale étalon E, an moyen de deux touches 56 (exemple XII). LE CONTROLE DU FILETAGE INTERIEUR (exemple XIII) contrôle du diamètre à flancs de fileta - se fait an moyen de deux touches 69, dans le cas où le diamètre de filetage est suffisant pour permettre leur passage, (pour la touche 70 mSme remarque que pour la touche 55) dont la tête palpeuse, en forme de triangle isocèle BAC et d'épaisseur égale à la moitié du pas du filetage, est fixée sur le fat 72 par la vis 73.Les Beux plats de palpage À et A' devant être parfaite ment perpendiculaires au plan touches-comparateur (soit l'axe AA' dans ce plan), il suffit pour le réglage de la première touche de faire toucher les bases BC et B'C', de placer une cale étalon de hauteur H sous son bec et de serrer la vis qui la bloque sur son support.Ensuite, pour le règlage de la seconde touche, il suffit de plaquer sa base sur une cale étalon, elle même plaquée sur la base de la touche règlée, de placer une cale étalon sous son bec de hauteur H + ou - un demi pas, et de serrer la vis qui la bloque sur son support LE CONTROLE DE FILETAGE INTERIEUR DE PETIT DIAMETRE (exemple XIV) se fait an moyen de deux touches fines 75 (grossie sur dessin) monobloc, dont la tête palpeuse a les mimas caractéristiques que celles de la touche 69. mais sans talon, et qui sont montées sur deux supports intermédiaires 61, de telle sorte que le méplat 80 se trouve dans le m8me plan que la face Sie Le règlage des deux touches se fait, en paaquant les plans 80 - 81 des deux touches, et en plaçant comme précédemment les deux cales étalons sous les becs des touches et sur les tablettes 62. LE CONTROLE DE FILETAGE EXTERIEUR (exemple XV) contrôle de diamètre à flancs de filets - se fait au moyen de deux touche 69. Le règlage des deux touches se fait au moyen d'un bloc de référence 79, parallèlépipède rectangle parfait, présentant deux rainures en V, opposées d'angle égal å l'angle BAC, Il suffit de présenter les becs des deux touches dans les rainures en V, de placer sous le talon de la première une cale étalon de hauteur H, et sous le talon de la deuxième une cale étalon de hauteur + ou - un demi pas, et de serrer les vis qui les bloquent sur les supports. Ces trois systèmes de contrôle de filetage sont UNE HUITIEME ET @NEOVIEMS REVENDICATION. Tous les contrôles précédemment décrits permettent une précision de 11 ordre de + et - 2 microns pour les diamètres et + et - 5 microns pour les filetages. Il est important de remarquer que cette précision est obtenue grAce a la recherche du POINT DE REBEOUSSEMENT (à l'exception de contrSle de concentricité pour lequel la pièce est en appui sur trois points), la lecture à retenir étant la plus forte dans les contrôles de diamètres inter ou exter et de filetages intérieurs, et la lecture la plus faible pour les filetages extérieurs, en faisant déplacer légèrement la pièce à contrôler sur la table (ou les tablettes) de mesure, en travers, et (ou) par pivotement sur elle-même. Par coffbre, pour un CONTROLE moins rigoureux mais TRES RAPIDE (exemple XVI), au lieu de la recherche du point de rebroussement, on utilise en plus un palpeur du commerce 82 monté sur une butée 66, laquelle est fixée sur un support de butée 67, lui même fixé sur la table de mesure 2 de façon que l'axe de l'ensemble 82 - 66 - 67 soit perpendiculaire au plan touches-comparateur, d'une part, et qu'elle positionne l'axe XY de la pièce à contrôler dans ce plan, d'autre part. Cependant, il est conseillé, pour le contrôle des diamètres extérieurs, d'utiliser deux touches 76, les méplats dirigés vers l'intérieur. La touche 77 est évetuellement utilisée dans les mêmes conditions que la touche 55. LE CONTROLE D'EPAISSEUR DE TOILE FINE ENTRE UN DIAMETRE EXTERIEUR ET UN DIAMETRE INTERIEUR se fait au moyen de deux touches 54 (exemple XVII). LE CONTROLE DE LONGUEUR (exemple XVIII) se fait au moyen d'une cale de butée 78, fixée sur la table de mesure 2, parallèlement au plan touches-comparateur, et de deux touches 54. Il peut se faire également au moyen de deux palpeurs au commerce 74, vissés sur deux butées 66, lesquelles sont fixées sur deux supports de butées 67, eux mêmes fixes sur la table de mesure 2, et de deux touches (exemple XIX). Les deux ensembles 74 - 66 - 67 parallèles entre eux et perpendiculaires au plan touches-comparateur sont réglés avec une caleétalon dont une face touche les deux touches 54 et la face opposée les deux extrémités convexes des deux palpeurs 74. LE CONTROLE DU PARALLELISME se fait au moyen d'une cale de butée 78 fixée sur la table de mesure 2 perpendiculairement au plan touches-comparateur, et d'une touche mobile 54 (exemple 2 LE CONTROLE D'EPAISSEUR DE POND DE GORGE LINEAIRE E DE SON PARALLELLSME se fait comme celui du parallèlisme ci-dessus mais avec une touche 56 dont le diamètre de la tête de palpage est fonction de la profondeur de la gorge (exemple XXI). LE CONTROLE DE LARGEUR DE RAINURE tiNEAiRE EN T se fait au moyen de deux touches 56 dont le diamètre de la t8te de palpage est fonction de ses dimensions (exemple XXII). La touche 57 est éventuellement utilisée dans les mêmes conditions que la touche 55. LE CONTROLE D'ENTRE-AXES se fait au moyen de deux touches 83 (exemple XXIII). La touche 84 est utilisée dans les mêmes conditions que la touche 55. Les possibilités de l'appareil ne se limitent pas aux vingt oinq contrôle présentés ci-avant ; la diversité des accessoires décrits et la possibilité d'en concevoir spécialement permettent en effet de solutionner le problème de contrôle dimensionnel posé par n'importe quelle pièce, dans les limites de la capacité de la table de centrale et de sa sensibilité de palpage. Quant à la capacité de la table de contrôle, un support de touche fixe pour grandes dimensions 85 permet de l'augmenter. Rappelant enfin, l'emploi de touches courtes à l'extrémité ouverte de l'ouverture 86, c'est-à-dire au niveau de la paroi da corps 1, la plage des contrales est ininterrompus de la position extrême de la touche mobile vers le comparateur, à la position extrême et opposée de la touche fixe sur son support pour grandes dimensions 85. REVENDICATIONS 1 - Table de contrôle dimensionnel universel pour mesures intérieure et extérieure permettant de contrôler une cote par rebroussement entre une touche fixe et une touche mobile par comparaison avec un étalonnage préalablement déterminé caractérisé en ce que: a) le centrage de la touche fixe, son axe et celui du comparateur devant etre dans le même plan, est obtenu par son support dont la partie inférieure de section en forme de trapèze isocèle inversé, repose sur la glis sière de même section mais en creux du corps, b) le blocage parfait du support de la touche fixe est obtenu par un coin clavette de forme cylindri- que avec un méplat longitudinal qu'une vis fait pivoter dans l'alésage qui traverse le support en appuyant sur l'un des cotes de ce méplat de telle sorte que l'autre coté vienne en coincement contre la face inférieure de la table de mesure, c) le déplacement de la touche mobile qui assure la parfaite perpendicularité de celle-ci et son parfait centrage est obtenu par l'ensemble du support en forme d'équerre de l'axe mobile qui lui est solidaire et de l'axe fixe solidaire du corps et parallèle à l'axe mobile, d) le déplacement se fait au travers de trois paliers à billes, l'un logé dans le support et les autres logés dans la paroi du corps puis deux capuchons protecseurs sont fixés sur le corps pour protéger à l'exté- rieur les deux extrémités de l'axe mobile. 2.- Table de contrôle dimensionnel-universel sui usant la revendlcation 1, caractérisée en ce que l'inversion vers l'intérieur et vers l'extérieur de la touche mobile est une molette dépassant à l'extérieur de la base de l'appareil tournant au moyen de deux épaulements verticaux, l'épaulement supérieur étant coiffé d'un ressort de torsion dont l'extrémité inférieure verticale se loge dans un trou de la molette et dont l'extrémité supérieure horizontale traverse le perçage de la rondelle libre d'entraînement ayant son axe solidaire du supporté de la touche mobile. 3 - Table de contrôle dimensionnel universel suivant la revendicaiion 2, caractérisée en ce que, pour régler le tarage de la pression de palpage de la touche mobile, le-ressort de torsion agit progressivement dans un sens lorsque l'on tourne progressivement la molette dans un sens et progressivement dans l'autre sens lorsque l'on tourne 'progressivement la molette dans l'autre sens. 4 - Table de contrôle dimensionnel universel sui vant l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'une bille logée dans un trou permet le blocage de la molette par coincement entre la face supérieure de celle-ci et l'extrémité de la vis-pointeau que l'on visse de l'extérieur de l'appareil. 5 - Table de contrôle dimensionnel universel sui vant la revendication 1, caractérisée en ce que l'organe de manoeuvre de la touche mobile est a) une fourchette tournant dans un sens ou dans l'autre, en agissant sur son doigt de manoeuvre qui dépasse à l'extérieur à la base de l'appareil, b) une fourche de la fourchette en agissant sur le galet du doigt de renvoi déplace linéairement le support de touche mobile solidaire de celui-ci par l'intermédiaire du renvoi. 6 - Table de contrôle dimensionnel universel sui vant la revendication 1, caractérisée en ce que le réglage de l'amplitude de la course de la touche mobile et de son emplacement dans le plan touches-comparateur est réalisé par deux vis-pointeaux réglées de l'extérieur de l'appareil, agissant sur deux billes qui évoluent dans deux gorges selon le même cercle, symétriques et de profondeur croissante du doigt de manoeuvre vers la fourche situées sur la face supérieure de la four chatte. 7 - Table de contrôle dimensionnel universel sui vant la revendication 1, caractérisée en ce que le réglage de l'amplitude de la course de la touche mobile et de son emplacement dans le plan touches-comparateur est réalisé par deux vis-poinseaux réglées de l'extérieur de l'appareil, limitant dans un sens et dans l'autre la rotation de la fourchette , leurs extrémités faisant office de butées aux deux plans verticaux d'une demicollerette située à la face supérieure de la fourchette et faisant corps avec elle. 8 - Table de contrôle dimensionnel universel sui vant la revendication 1, caractérisée en ce que; a) le contrôle des filetages est obtenu par deux touches dont la tete de palpage a deux faces en forme de triangle isocèle, une. épaisseur rigoureusement égale à un demi-pas et des tranches perpendiculaires aux deux faces et parallèles entre elles, b) la tête de palpage présente à son extrémité pointue un méplat A ou A' (bec) parallèle à qa base (talon). 9 - Table de contrôle dimensionnel universel suivant l'une des revendications 1, 7 et 8, caractérisée en ce que le contrôle des filetages intérieurs utilise trois cales étalons, deux de hauteur H et H plus ou moins un demi-pas (=H') placées respectivement et successivement sous les becs des deux touches, après s'hêtre assuré pour le réglage de la première que les bases BC et B'C' se touchent, et une troisième cale étalon quelconque placée en contact des bases des deux touches pour le réglage de la seconde. 10 - Table de contrôle dimensionnel universel suivant l'une des revendications 1, 7 et 8, caractérisée en ce que a) le contrôle des filetages extérieurs utilise un bloc de référence parallélépipède rectangle présentant deux rainures en V opposées d'angle égal à celui des becs, où il suffit de présenter ceux-ci, et deux cales étalons, de hauteurs H et H plus ou moins un demipas (=H') , placées simultanément -sous les talons des deux touches, b) le contrôle des filetages intérieurs de petits diamètres utilise deux touches fines montées sur deux supports intermédiaires et deux tablettes amovibles réglables fixées sur la table de mesure, c) il est prévu des tablettes amovibles pour le contrôle de pièces de petites dimensions, qui se vissent sur la table de mesure dans les trous taraudés appropriés, le corps des vis passant par la lumière inférieure et la tette appuyant surl'épaulement engendré par la lumière supérieure où elle se noie.