Brevet FR2539979A1 — publié le 19840803

La présente invention conoerne l'utilisation d'un niveau d'eau pour déterminer un plan horizontal en art dentaire. Elle permet aussi de calculer l'angulation par rapport à cet axe. Dans les données factuelles les plans prothétiques sont choisis d'a- près des rapports anatomiques, complétés par des mesures obtenues par des arcs faciaux. En fonction de ces mesures chaque fabricant d.e dents a des données bien précises pour effectuer le montage de celles-oi. L'angnlationique doivent avoir les cuspides est bien déterminée, mais aucun moyen de mesure n'est donné pour réaliser l'évaluation de ces in- dications, celles-ci sont faites approximativement et sans contrôle précis possible. De plus, dans l'établissement d'un diagnostic sur mode le, il n'y a pas actuellement d'instrument de mesure permettant d'évaluer l'angulation cuspidienne. a) En dentisterie opératoire, l'angulométre permet l'étude d'un mo dèle avant une intervention nécessitant un meulage d'équilibration fono- tionnel. L'angulation donnée par l'appareil posé sur les cuspides indique les points de surplomb, ceux-ci repérés sont marqués. L'on peut contrôler le résultat sur une empreinte après intervention. b) En orthodontie, avec l'angulomètre un complément de diagnostic est possible, l'on peut calculer le degré d'inclinaison des cuspides par rapport à la courbe da Wilson. o) En prothèse dentaire, pour le montage des dents postérieures, l'angulomètre permet de monter sur un même plan et aussi avec l'angula- tion voulue. Ceci, pour les cas les plus courants. En oas de dissymétrie condylienne, selon les indications données par le praticien, l'on peut sur un m8me plan, avec des inclinaisons cuspidiennes différentes avoir un artioulé correct avec des données respectées et vérifiées, inolinaison voulue sur un m8me plan horizontal. Ceci n'était obtenu à oe jour, que d'une façon approximative et lais sé à l'appréciation du technicien. Le prothésiste dentaire, avec l'utilisation de l'angulomètre obtient des montages rationnels. Les indications et le diagnostic du praticien sont ainsi respectés. D'après le dessin on peut voir que L'angulomètre comprend trois parties montées sur un axe.. a) Un niveau d'eau horizontall b) Deux aiguilles mobiles 2 et 3 c) Un cadran étalonné monté sur un support central, marquant les de- grés à droite et à gauche de 0 à 900, A d)Un axe relie le tout, le niveau peut en être solidaire, l'ensemble est ainsi stable B Ces quatre parties ressortent sur le dessin sans erreur possible. L'utilisation de l'angulomètre est très simple. A l'état statique, l'on a les aiguilles sur zéro qui nous donne le plan horizontal en conformité aveo le niveau. Les aiguilles mobiles fonctionnent en les réglant sur l'angulation voulue, le niveau étant en bonne position, il suffit de comparer l'inclinaison des dents à l'angle présenté pour modifier si necessaire celui-ci. Pour l'évaluation d'une angulation s il suffit d'appliquer les aiguilles sur les ouspides pour voir l'angle qu'elles décrivent lorsque l'on a le contact des cuspides vestibulaires et linguales avec le bord externe de l'aiguille. Le niveau étant toujours maintenu dans le-plan horizontal. L'angulomètre a son application dans tous les laboratoires de prothb- se dentaire ainsi que dans les cabinets dentaires et écoles dentaires REVENDICATIONS lb Angulomètre pouvant servir à toutes mesures d'angle par rapport à un axe horizontal caractérisé en ce qu'il comporte un niveau horizontal 1, un cadran A de mesure d'angle étalonné de 0 à 90 de part et d'autre d'un axe central h. Des aiguilles mobiles 2 et 3 se déplacent et marquent les degrés. 2. Angulomètre selon la revendication 1 caractérisé en ce que le niveau est solidaire de l'axe B et ne peut bouger, seules les aiguilles sont mobiles.