Brevet FR2546749A1 — publié le 19841207

DESCRIPTION *********** a) Potence à fléau pour parésie des membres supérieurs. b) Aide technique pour parésie des membres supérieurs. c) Il existe dans ce domaine technique - le "feeder" ne permettant les mouvements que dans un plan horizontal. - La potence OB HELP ARM (DOMENACH MEDICAL 38201 VIENNE), lourde, statique. d) La potence à fléau, grâce à un contre-poids réglable très précisément et l'absence de frottement, permet, par sa double articulation (osciZZante de haut en bas et giratoire) des mouvements aisés dans tous les plans. D'autre part, par sa légèreté, elle peut être fixée soit à une chaise ou à un fauteuil roulant toujours en service. e) Voir dessins joints. f) Cette Aide Technique concerne les aides techniques pour parésie des membres aupérieurs, permet, à une personne, même atteinte d'une parésie importante (diminution quasi totale de la force musculaire), de pouvoir réaliser des mouvements dans tous les plans (de haut en bas, de dedans en dehors, d'avant en arrière). - Le poignet du patient est passé dans la sangte (20), la partie distaZe du bras, dans la sangle (22), ces deux sangles sont reliées à un Licol (18) lui même attaché au fléau principal et réglable (15) (12) (10) par une chaînette (17) réglable en longueur (par le mousqueton (16)). Le contre poids (11), plus ou moins reculé, équilibre plus ou moins complétement te poids du membre, selon les possibilités restantes. - Les mouvements d'élévation et d'abaissement du membre sont permis par Z'articuZation composée de la charnière d'articuZation du fléau articulé (23) et le support du fléau orientable (6) (axe vis BTR (7)). - Les mouvements d'abduction et adduction, c'est-à-dire de dehors en dedans sont permis par l'articulation composée du support a billes (2), du roulement à billes (4) et du support de fléau orientable (6). Ce mécanisme est fixé sur le mât (1) grâce au manchon de la pièce (2) et serré par la vis à ailettes(3). Les étriers de serrage (31) (32) permettent la fixation sur chaise, fauteuil, etc.' Le support de mât (1X29)grâce à son trou Oblon permet de garder le mât vertical queZZe que soit l'inclinaison du dossier de la chaise ou fauteuil. - A cette aide technique permettant les mouvements d'élévation, d'abais sement, d'adduction, d'abduction, on peut ajouter des mouvements d'antépulsion et rétropulsion de l'épaule grâce à l'adjonction d'un fléau (5) (8) se déplaçant horizontalement d'avant en arrière - Les mêmes pieces sont utilisées - avec en plus le fléau (5) avec un embout carré se bloquant dans la gorge du support de fléau (6), le fléau réglable porte support à billes (8). - Pour que le balayage d'avant en arrière soit possible, il faut une horizontabilité parfaite du boitier à billes (2) (6) permis par le réglage précis du support de mât (1), mettant le mât (1) dans une horizontabiZité parfaite.' - Par ce système, quand le patient avance son bras en avant, la potence se déplace vers l'avant. Deux vis d'amplitude 24 à 120 empêchent que le système se bloque à 0 ou 180 , La butée d'articulation (24) venant buter contre les vis (24). La longueur du fléau (5) (8) est réglable, permettant d'augmenter ou réduire les possibilités de dépZacements anterieurs ou postérieurs. Cette aide technique aura des applications intéressantes chez tous les handicapes atteints de maladies muscuZaires (myopathie), neurogènes (Werding Hoffmann), neurologiques (paralysie du plexus brachial), traumatiques (tétraplégie incomplète) et tout autre syndrome touchant les membres supérieurs. La potence à fléau leur rendra une autonomie pour l'alimentation, la scolarité, le bricolage... - Notons qu'en faisant des montages, en partant toujours des boitiers à billes, on peut faire diminuer la longueur du levier et grâce à la flexion du coude, suppléer une paralysie totale de l'épaule. - D'autre part, il est possible, en cas de travail avec un objet lourd (ex : ponceuse, fer à repasser), de rajouter une potence afin d'équilibrer Z'objet et permettre au patient de bricoler sans effort. g) L'invention sera donc utile à toutes les parésies des membres supérieurs et pourra être fabriquée en série dans un atelier de mécanique: REFERENCES TECHNIQUES 1 Mât 2 Support à billes 3 Vis à ailettes de serrage 4 Roulement à billes 5 Fléau 6 Support fléau orientabte 7 Axe BTR 8 FZéau réglable porte support à billes 9 Vis à ailettes de serrage 10 Fléau contre poids réglable 11 Contre Poids 12 Fléau articuZé 13 Vis ailettes de serrage 14 Vis ailettes de serrage 15 Fléau 16 Emérillon 17 Chaînette 28 LicoZ 29 Mousqueton 20 Sangle 21 Emérillon et mousqueton 22 Sangle 23 Charnière d'articulation du fléau articulé 24 Vis d'amplitude d'articulation 25 Trou pour réglage de la longueur du segment de membre 26 Butée d'articulation 27 Cale d'épaisseur 28 Vis ailettes desserrage 29 Support de mât 30 Trou Oblon 31 Etrier de serrage 32 Etrier de serrage 33 Vis de serrage 34 Rondelles Grower@. REVENDICATIONS 1. Aide technique nommée potence à fléau caractérisée par une articulation permettant deux degrés de liberté, l'articulation du fléau de haut en bas étant montée sur un roulement à bille permettant la giration. 2. Aide technique selon la revendication 1 caractérisée par une possibilité d'ajouter un balayage d'avant en arrière grâce à l'adjonction d'un fléau se déplaçant horizontalement d'avant en arrière. 3. Aide technique selon 1 'une quelconque des revendications précédentes caractérisée par le fait qu'elle est fiable, simple, légère, pouvant grâce à deux étriers de serrage être installée rapidement sur n'importe quel siège. 4. Aide technique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée par le fait qu'elle permet de suppléer la paralysie des muscles élevateurs de l'épaule en intercalant un boitier sur le fléau d'articulation.