Brevet FR2541778A1 — publié le 19840831

PRELIMINAIRES Le raccordement d'un émetteur à une antenne donne naissance à deux types d'ondes. Les ondes directes qui sont envoyées pår l'émetteur vers l'antenne, si le couplage est mal réalisé,toutes ces ondes ne sont pas rayonnées par l'antenne, une partie est réfléchie vers l'émetteur, ce sont les ondes réfléchies, elles sont préjudiciables au bon rendement de l'installation et peuvent l'être aussi pour l'étage de sortie de l'émetteur. DESCRIPTION GENERALE Nom donné à l'appareil : ROS ROS est un tosmètre (rosmetre) permettant la mesure du rapport d'ondes stationnaires (R.O.S.) dans une liaison entre un émetteur et son antenne. C'est un instrument très utile pour permettre d'assurer un couplage émetteur antenne optimum, et garantir le bon fonctionnement d'une installation. ROS est principalement destiné aux émetteurs cibistes et radio-amateurs. DESCRIPTION TECHNIQUE ROS se décompose en trois parties que nous allons analyser separement. lère partie: C'est le circuit de mesure. Une ligne de mesure classique appelée ligne microruban, sert à capter d'une part la puissance directe et d'autre part la puissance réfléchie. Ces deux parametres sont disponibles sous forme de deux tensions Vd et Vr respectivement proportionnels à la puissance directe et à la puissance réfléchie. Le schéma électrique de cette ligne est représenté sur la moitié inferieure de la figure 1. Les implantations des deux faces se trouvent sur les figures 2 et 3. 2eme Eartie : C'est le circuit affichage, les deux tensions sont envoyées sur les entrées d'un circuit intégré qui réalise le calcul du rapport d'ondes stationnaires et commande l'allumage d'un voyant parmi neuf autres, en fonction de la valeur de ce rapport qui est donné par la formule suivante: R.O.S.= ##### Un onzième voyant allumé en permanence indique la valeur du R. O.S. minimal et sert an même temps à indiquer lorsque l'appareil est sous tension. Ce circuit affichage necessite-d'être alimenté par une tension continue pouvant s'étendre sur une gamme de 6 à 10 volts, une diode protege les divers composants contre les inversions de polarités. Le schéma électrique du circuit affichage est représenté sur la partie supérieure de la figure 1.Les implantations des deux faces se trouvent sur les figures 4 et 5. 3eme Eartie : Elle concerne tout ce qui est mécanique. C'est-à-dire les deux connecteurs de type SO 239 pour le raccordement à l'émetteur et-à l'antenne, ainsi que le boîtier pqur loger l'ensemble. Celui-ci est en aluminium, une sérigraphie permet l'indication sur la face avant du cpnnecteur "émetteur" et du connecteur "antenne", ainsi que onze valeurs de R.O.S. en correspondance chacune avec un voyant. Les figures 7 et 8 donnent les cotes du boîtier et des deux connecteurs. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Affichage par il diodes électroluminescentes 5 5 vertes (1 - 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,3) 3 3 jaunes (1,4 - 1,7 - 2) 3 3 rouges (3 - 6 - ) . Alimentation : 6-V à 20 V . Cosommation à 12 V: mA Puissance H.F. mesurables : 0,5 W à 500 W Fréquences mesurables : 3 MHz à 30 11Hz Impédance: 50# Dimension hors tout : 130 x 20 x 20 mm Poids : 70 g NOMENCLATURE REPERE ou DESIGNATION FABRICANT QUANTITE Résistances R1 680# 1/4 w 5 . NK 4 SOVCOR R 2 1 K2 1/4 W 5 % NK 4 SOVCOR R R 3 820 K# 1/4 W 5 % NK 4 SOVCOR R 4 10 KL 1/4 W 5 % NK 4 SOVCOR R 5 22A- 1/4 W 5 x NK 4 SOVCOR R 6 36# 1/4 W 5 % NK 4 SOVCOR R 7 22 K# 1/4 W 5 % NK 4 SOVCOR Condensateurs C I 2,2 pF 25 V TANTAL GOUTTE RTC C 2 10 nF CK 05 LCC C 3 10 nF CK 05 LCC Diodes CR 1 - 1 N 4004 RTC CR 2 OA 95 RTC CR 3 OA 95 RTC Diodes électroluminescentes L I LD 475 SIEMENS L2 LD 483 SIEMENS L 3 LD 463 SIEMENS Fils de cablage D-D 3 cm Fil souple EPDF 000 0,22 mm2 ROUGE FILOTEX Ov-Ov 3,5 cm Fil souple EPDF 000 0,22 mm2 NOIR FILOTEX R-R 4,5 cm Fil souple EPDF 000 0,22 mm2 ROUGE FILOTEX = 70 cm Fil souple EPDF 000 0,22 mm2 NOIR FILOTEX +12 V 70 cm Fil souple EPDF 000 0,22 mm2 ROUGE FILOTEX NOMENCLATURE (suite) REPERE ou DESIGNATION FABRICANT QUANTITE SI 1,5 cm Fil rigide de cuivre étamé 16/10 TREFIMETAUX S2 1,5 cm Fil rigide de cuivre étamé 16/100 TREFIMETAUX Divers 1,5 cm Gaine thermorétractable noire - = 3 mm RAYCHERM 1 Circuit imprimé "Mesure" Verre époxy 16/100 JEAN-ANTOINE 1 Circuit imprimé "Affichage" Verre époxy 16/100 JEAN-ANTOINE 1 Mousse Polyéther densité 16/18 5,5 x Z x 1,5 cm Pièces mécaniques Tube d'aluminium ép. 14/10 110 x 19 x 19 mm REYNOLIM sérigraphié ALUMINIUM J1 - J2 Embases S0 239 16,4 x 16,4 mm 2 Cosses à souder # = 4 mm - 2 Ecrous laiton M 3 2 Rondelles EVENTAILLE M 3 2 Vis TFB M3 x 3,5 Fente cruciforme Traitée Inox Circuit Intégré CT 1 in 3945 N National Ser@ Conducter REVENDICATLONS ETAT ACTUEL DE LA TECHNIOUE Les tosmètres actuels utilisent un affichage à aiguille, et nécessitent un tarage avant de pouvoir lire la valeur du rapport d'ondes stationnaires. Ce tarage s'effectue par l'ajustage d'un potentiomètre situé sur la face avant de l'appareil. LES REVENDICATIONS CONCERNANT MA REALISATION SONT LES SUIVANTES 1 - Affichage par voyants lumineux 2 - Lecture immédiate du résultat 3 - Absence d'organe de réglage 4 - Absence de tarage 5 -- Circuit de calcul du R.O.S. et de commande d'afficheurs utilisant un circuit integré. 6 - Circuit de calcul du R.O.S et de commande d'afficheurs utilisant le circuit Lfl 394S d 7 - Faibles dimensions de l'appareil : 130 x 20 x 20 mm 8 - Fonctionnement dans toutes les positions de l'appareil 9 - Gamme de tensions d'alimentations allant de 6 à 20 volts