Brevet FR2538255A1 — publié le 19840629

La présente invention concerne un dispositif générateur de courants excito-moteurs. Les problèmes rencontrés en ce domaine sont généralement dus à un manque de souplesse dans les réglages ainsi qu'à une certainne accoutu-. mance qui oblige à modifier le courant plusieurs fois au cours d'une meme scéance. La présente invention sera mieux comprise en se référant aux figures 1,2 et 3,représentant respectivement; Figure 1- Appareil complet avec son coffret (10,figure 1) et ses élec trodes (g-8- 4eigure 1)-16.1} 19 t6 Figure 2 - Forme des signaux excito-moteurs. Figure 3 - Synoptique général du générateur. Pour remédier aux défauts présentés par laplupart des systèmes existant, l'appareil comporte; 1- Une minuterie électronique (41,figure 4 et 15,figure 1).Cette minuterie réduit progressivement le courant sur les sorties à la fin de l'exercice de façon à provoquer une décontraction musculaire. 2- Sur chaque voie,un amplificateur de courant indépendant (38-39-310311,figure 4) réglé par un potentiometre indépendant (312-313-314-315, figure 3 et t1-12-13-14,figure 7).Ces amplificateurs sont dits"à courant constant" afin de fournir le meme courant quelque soit l'impédance de la peau.Celle-çi peut en effet varier au cours de la scéance,soit à cause de la sudation, soit à cause d'une variation de l'humidité des électrodes. 3- Sur chaque voie,un indicateur lumineux (316-317-318-319,figure 4)per- met de régler le courant avec une tres grande souplesse car son seuil d'illumination est inférieur au seuil de perception de l'excitation mus- culaire.La luminosité de ces voyants est proportionnelle au courant d'excitation. 4- Un générateur de signaux de forme complexe (2figure 2)et (31-3233-34-35-36-37,figure 4),qui fournit un signal excito-moteur dont le temps de montée et de descente sont exponentiels et dont la fréquence de découpage est modulée par une dent de scie synchrone (21,figure 2 et 22 fig.2). Cet appareil fonctionne de la façon suivante; -Un oscillateur (31,figure i) fournit des impulsions de déclenchement dont la fréquence fixe la cadence des excitations.La fréquence de ce signal est réglable à l'intérieur de l'appareil par potentiomètre ajustable. Un monovibrateur (32,figure 3)fournit,à partir du signal de déclenchement,un créneau d'une durée correspondant à la durée de la dent de scie (33,figure# #.Le signal du monovibrateur (32,figure 4)sert à produire la dent de scie (33,figure 2 qui module en fréquence l'oscillateur de découpage (34,figure #. Simultanément,un second monovibrateur (25,figure 4),d'une durée légerement inférieure au premier,détermine la durée de l'excitation. Un intégrateur de mise en forme (36,figure 4) définit le temps de montée et le temps de descente du signal.La durée totale,y compris le temps de descente,correspont à la durée de la dent de scie. Un étage modulateur effectue le découpage du signal de sortie de l'intégrateur (36,figure 4) par les signaux modulés en fréquence de l'oscillateur (37,figure 4).Le signal à la sortie du modulateur (37,ìgure 4) est celui de la figure 1 (21,figure t). Des amplificateurs de courant (38-39-310-311 ,figure 4) réalisent la fonction conversion tension constante-courant constant nécessaire à l'excitation musculaire. En série avec chaque sortie,on a placé une diode électroluminescente destinée à visualiser le courant de sortie (316-317-318-319,figure 4). Les potentiometres (11-12-13-14,fîgure 1),permettent de régler le courant dans chaque sortie. L'alimentation se fait soit sur piles,soit sur secteur 220 volts et comporte; a) L'alimentation de la logique qui se fait sous 6 volts b) L'alimentation des amplificateurs de sortie, qui se fait à l'aide d'un convertisseur commandé par la minuterie (41,figure 2 .La capacité de sortie de ce convertisseur est telle que lorsque celui-ci s'arrete, 12 tension d'alimentation décroit progressivement,provoquant ainsi l'affaiblissement progressif du signal de sortie. Fonctionnement de l'alimentation amplificateurs de courant. A la mise sous tension, le monovibrateur (41,figure @) fournit un signal d'une durée correspondant à la durée de la scéance.Cette durée est réglable à l'aide du potentiometre (45,figure @). Ce monovibrateur provoque l'oscillation du multivibrateur (42,Bigu- re Le signal issu de l'oscillateur est appliqué à un étage amplificateur, (43,figure @) suivi d'un transformateur,et d'un groupe redressement filtrage régulation (44,figure$) et de la capacité reservoir (46,fîgure@). 1) Dispositif fournissant des impulsions de courant excito-moteur, caractérisé en ce qu'il comporte un coffret contenant l'électronique et son alimentation ainsi que les électrodes nécessaires et leur système de fixation sur le sujet,permettant une à quatre excitations simultanées et indépendantes en courant. 2) Dispositif selon la revendication 1,caractérisé en ce que les voies (11-12-13-14,ìgure 1) sont alimentées par des amplificateurs (3839-310-311,figure ~6) réglables et indépendants,à réglage indépendant (312 312-313-314-315,figure @ 3) Dispositif selon les revendications let 2 caractérisé en ce que le courant de chaque voie (30-31-32-33,figure t) est visualisé d'une ma nitre indépendante par un voyant lumineux dans chaque voie (316-317-318319,figure 4) dont la sensibilité est telle qu'il s'illumine avant le seuil de perception de l'excitation. 4) Dispositif selon l'une quel~onque des revendications ci-dessus caractérisé en ce que le signal excito-moteur est modulé en fréquence par une dent de scie (33,figure $ dont la durée est égale à la durée de l'excitation ce qui provoque une modulation en fréquence#synchrone. 5) Dispositif selon l'une quel@@onque des revendications cidessus,caractérisé en ce que l'alimentation (Figure @) est controlée par une minuterie (41 ,figure #) dont l'arret provoque un affaiblissement progressif du signal avant jarret automatique.