Brevet FR2522972A1 — publié le 19830916

DESCRIPTION La canule permet de ventile-r artificiellement avec de t'oxy- gène (pression hyperbarrique et atmo-sphérique) ou de l'air comprimé toute personne présentant une insuffisance ou un arrêt respiratoire. Dans le cas d'une insuffisance ou d'un arrêt respiratoire, les tecniques habituelles sont: . l'intubation trachéale . la trachéotomie . la "jet-ventilation Le nouveau système proposé permet de ventiler le sujet par la voie per-cutanée. II n'exige pas l'intervention d'un per sonne spécialisé. il réuni t les deux principes: . la "jet-ventilation't . le principe Venturi et agit selon le "va-et-vient". C'est une canule en acier inoxydable à deux lumières, compo sée de: . un tube A de diamètre 4mm, de longueur 70mm, coudévà 130 pour faciliter le passage de la canule dans la trachée. . un tube (aiguille G14) de 1,6 mm de diamètre. IL est si tué à l'intérieur du tube A et ressort du tube A à 40 mm de 'l'entrée. II est relié en C au système "jet-ventillation". Dans chaque tube -se trouve un mandrin pour préserver cha que lumière de la canule lors de l'entrée de celle-ci dans la trachée. La canule est coupée à son extrémité D sous un angle de 450 de façon que les deux tubes soient soudés au même point extrème. ç Le système fonctionne selon le principe du "va-et-vient": . te gaz oxygène ou air comprimé) entre de façon intermit tente par le tube B avec une pression de 3-32 barres, dans la trachée (principe de la 'fjet-vent-ilation") . dans le même t e p5, le tube A envoie de l'air atmosphéri que dans la trachée de façon intermittente (principe Ventur C'est la phase aspiration. Quand celle-ci est finie commen ce le cycle de l'expiration passive par le tube A. Les deux tubes oeuvent etre branchés sur n'importe quel sys tème d'aspiration ou d'expiration. Avantages Ce système ne nécessite pas une infrastructure lourde car il peut etre branché sur un système léger, portatif. Sa manipulation est facile à acquérir. C'est pourquoi; il peut être utilisé dans toutes les situations réclamant une e intervention urgente: accidents de la route, du travail, tremblements de terre, guerre......etc, mais aussi à l'hopital, en particulier dans le service d'otorhinolaryngologie. R E V E N D I C A T I O N S 1- Canule à deux lumières permettant de ventiler artificielliement un malade, en combinant les deux principes de la jet Vantilation" et du système Venturi. 2- Canule selon la rèvendication 1 caractérisée en ce qu'tell est constituée de deux tubes: . un tube A de 4mm de diamètre et 70mm de long qui permet à l'air atmosphérique de pénétrer dans la trachée . un tube B de 1,6 mm de diamètre situé à l'intérieur du tube où il ressort à 40 mm de l'extremité; il est branché en C à un appareil qui permet d'envoyer de l air sous forte pressio 3- canule selon la revendication 2 caractérisée en ce qu'tell doit etre coupée sous un angle de 450 afin que les deux tube soient soudés à la même extrémité t r é m i t é D