Brevet FR2495941A1 — publié le 19820618

MEUBLE DE STERILISATION à usage DENTAIRE, MEDICAL et PARA-MEDICAL La présente invention concerne la réalisation d'un meuble destiné à la stérilisation et à la conservation en miZieu stériZe des instruments utilisés dans Ze domaine médical, para-médicaZ et dentaire. A titre d'exemples non Zimitatifs iZ peut s'agir pour Ze domaine médicaZ de bistouris, ciseaux, clamps, etc.,en para-médicaZ des instruments utiZisés par Zes pédicures, en dentaire de tous les instruments de bouche comme les miroirs, précelles, daviers, etc. ActueZZement, Ze seul moyen utiZisé est Ze passage en étuve qui suppose au préaZabZe la mise en botte métallique étanche des instruments concernés. C'est une opération Zongue et ennuyeuse, aussi bien pour la mise en botte que pour Z'ouverture au moment de l'utilisation. D'autre part, au moment de Z touveYture de la botte, la garantie de stériZité disparaît rapidement pour tout le contenu qui n'est pas utilisé dans l'immédiat, En pZus, le chauffage d'une étuve consomme une quantité d'énergie non négZigeable. L'invention consiste en la réalisation d'un meuble suivant figure 1 destiné à contenir Zes instruments à stériZiser et à maintenir stériles. Une partie du volume intérieur est réservé au générateur d'ozone (3) avec ses accessoires (5). Les organes de commande (2) se trouvent impZantés sur la face avant du meuble. Au moment du prélèvement des instruments, Zes entrées d'air extérieur non stérile sont réduites au strict minimum. L'armoire comporte une ou deux piZes de casiers (1) articuZés sur des axes verticaux communs. Chaque casier peut tourner individueZlement d'un quart de tour, Zes autres restant immobiZes. Chaque casier qui est en équilibre indifférent dans toutes Zes positions, est équipé d'un ressort de rappeZ qui Ze ramène automatiquement en position fermée dans laquelle iZ est maintenu par un verrouillage mécanique ou magnetique. La figure 1 montre un meubZe a deux empiZages de casiers,l'un de ceux-ci étant figuré en position ouverte pour Ze prelevement des instruments. La partie médiane de l'armoire est un espace vide séparé en deux par une cZoison (4) suivant une diagonaZe. L'ozone étant pZus Zourd que l'air doit donc passer dans Zes casiers (1)avant de pouvoir atteindre la partie basse du meubZe. L'ozone peut ainsi se diffuser dans tout le volume d'air occupant Zes casiers. Cette disposition est suffisante pour assurer une bonne steriZi- sation mais un ventilateur auxiliaire (6) peut être envisagé pour acceZerer la diffusion de l'ozone dans l'air contenu dans Z'armoire. Pour Zes cas spécifiques il peut etre prévu un ventilateur surpresseur (7) prélevant de Z'air à l'extérieur au travers d'un ultra filtre. Cette disposition fait que par Zes ouvertures ou Zes fuites existant dans l'armoire, on expulse de Z'air ozoné mais qu'il ne peut jamais entrer d'air brut non stérile. Il est prévu trois aZZures de marche pour le générateur d'ozone: 10) une allure à fort débit durant un temps fixe suffisant pour assurer la destruction des germes Zes plus rebeZZes qui peu vent se présenter. 20) une aZZure à débit moyen suffisant pour maintenir la stéri- Zité des instruments malgré Zes pertes en ozone provoquées par Z'ouverture des casiers pour le prélèvement des instru ments. 30) une allure à débit faible destinée à maintenir l'intérieur de l'armoire sous atmosphère stérile durant les périodes où il n'est pas prélevé d'instruments. Le type de générateur d'ozone n'est pas impératif. Il est seulement nécessaire qu'il puisse être réglé pour émettre plus ou moins d'ozone suivant les allures de marche de l'armoire définies ci-dessus. Ce résultat peut être obtenu par exemple en utiZisant trois lam- pes dont la mise en service simultanée ou par deux ou par une assureront les différentes allures de marche. Il peut aussi être obtenu par un tube unique dont le débit d'ozone est réglé en faisant varier sa tension d'aZimentation électrique. Dans certains cas les instruments peuvent être introduits humi des dans l'armoire. Pour activer leur séchage durant la période être de stériZiation, il pourra adjoint un réchauffeur d'air (8). Pour qu'une stérilisation soit efficace il faut une concentration d'ozone importante de Z'ordre de 10 p.p.m. dans Ze volume considéré. Si Z'on suppose que tout L'ozone contenu dans Z'armoire se répand dans le local où eZZe se trouve, la concentration dans ce local sera divisée par le rapport existant entre son volume et ceZui de l'armoire, c'est-a-dire qu'elle sera nettement en dessous de la concentration maximale admissible de 0, 1 p.p.m. R@@@@@@CA@@@NS 1 ) Armoire de stér@ lisation d'instruments sus@epti@les de transmettre des g@rmes nuisibles aux êtres vivants caractérisée en ce qu'elle comprend un générateur d'ozone avec ses organes de commande et de protection et des casiers ouvrants assem@lés en une ou deux @iles articulés sur un axe vertical commun pour chaque pile et pouvant tourner indépendamment pour do@ner acces aux instruments stéril@sés @@'ils contiennent. 2 ) Armoire suivant revendication 1 caractérisée en ce que le générateur d'ozone a deux allures @e marche do@ t le deuxième a un débit réduit destiné uniquement à entretenir l'atmosphère stérile durant la phase de stock@ge des instruments après la phase de stérilisation sous forte concentration d'ozone. 3 ) Armoire suivant revendications 10 et 20 caractérisée en ce que le géné- rateur d'ozone a une troisième allure de marche intermédiaire entre les deux précédent@@ pour compenser les pertes d'ozone provoquées par l'ou verture des cas@ers durant la période @'utilisation des instruments. 4 ) Armoire suivant revendications 1 ,2 e@ 3 caractérisée en ce qu'un ventilateur assure la circulation forcée de l'air dan@ so@ enceinte. 5 ) Armoire suivant revendications 1 , 2 et 3 caractérisée en ce qu'elle comporte un ventilateur sur l'une de ses faces qui prélève de l'air ex térieur au travers d'un ultrafiltre ce qui maintient l'enceinte en sur pression avec commoe conséq@ence que les @@ites @névitables de l'armoi re laissent sortir de l'air ozoné mais qu'il ne peut y avoir d'entée d'air brut non filtré. 6 ) Armoire suivant les revendications 4 et 5 caractérisée en ce qu'elle comporte simultanément les deux ventilateurs. 7 ) Armoire suivant les revendications 4 ou 5 ou 6 caractérisée en ce qu'elle comporte un réchauff@ur d'air destine à l'accélération cu se- chage des instruments mouillés introduit@ @ans l'armoire de strérilisa tion.