Brevet FR2477883A3 — publié le 19810918

FR 2477883 A3 19810918 FR 8004115 A 19800218 DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE D'INVENTION POUR PERFUSEUR MINIATURE ELECTRONIQUE AUTONOME PORTABLE, FONCTIONNANT SUR PILES ET ACCUMULATEURS RECHARGEABLES, ET SUR LE SECTEUR. La présente invention concerne un perfuseur miniature portable, autonome, à mini-pompe pdristaltique, de volume r#duit, tenant dans la main, comparable à une machine à calculer de poche, et qui comme elle fonctionne soit, par piles standard, ou par piles ou accumulateurs rechargeables, ou directement sur secteur par adaptateur interposé. Ces différentes alimentations en courant continu basse -tension, surtout par piles ou accus, lui confèrent les heures d'autonomie pour soins immédiats en rase campagne, ou les transferts de malades soit, par ambulances, hélicoptères, avions, bateaux, etc. transports dans lesquels les tensions d'utilisation ne sont pas forcément standardisées. L'alimentation par piles ou accus est séparée, peut etre portée en ceinture ou en sacoche, par le personnel utilisateur, libérant ainsi les mains, et reliée par cible au perfuseur qui lui aussi peut être porté dans les mêmes conditions, ainsi que le flacon ou la poche souple contenant le liquide à perfuser. Le perfuseur peut aussi constituer un seul bloc avec les piles ou batteries accolées, pour un seul logement en ceinture ou- en sacoche. Il n'a pas de position préférentielle en raison de la mini-pompe. L'alimentation sur secteur alternatif haute tension, se fait par un adaptateur interposé, du type normal basse tension de machine à calculer de poche dont le transformateur isole complètement et sécurise. La très basse tension de sortie en courant continu, peut autre manipulée sans danger, comme elle existe et mise entre toutes les mains, avec précisément les machines à calculer de poche. Il va sans dire, qpe tel que conçu, ce perfuseur est utilisable également de manière fixe, avec alimentation sur secteur, au pied de chaque lit, dans les hbpitaux, cliniques, maternités, etc... Il peut se suspendre, se prendre directement sur le flacon, se poser sur étagère, se fixer magnétiquement ou par clip sur la potence porte flacon. Le but de ce perfuseur, est de le rendre utilisable dans tous les cas, de supprimer le réglage habituel par applatissement de la ligne avec une pince ou tout autre accessoire d'écrasement, de faciliter l'emploi sans tâtonnement pour un débit détermine par affichage, avec une certaine précision quantitative volumétrique lorsqu'elle est nocessaire. Le débit obtenu n'est plus basé sur un nombre de gouttes, mais sur le nombre de cm3 heure, Ce perfuseur qui fait également les transfusions, du fait de la pression obtenue par la mini-pompe, est voulu peu volumineux, léger, d'une réalisation simple moderne, peu onéreux, malgré -Itélectronique dont il est-équipé, sans nuire pour autant à son esthétique et à son rendement qui dépasse dans certains cas des appareils existant beaucoup plus sophistiqués. Il remplit toutes les fonctions jugées indispensables : a)- Purge d'air b)- Détection des bulles d'air intempestives. c)- Détection fin de flacon. d)- Arrtt et alarmes visuelle et sonore pour : b),c) et défaut de liquide ou d'air. e)- détection de tous les liquides, y compris, sang et intra-lipides f)- ArrOt-pause de fonctionnement (attente) g)- Départ remise en fonctionnement. h)- Arrdt général et marche. i)- Très faible débit en basse tension (Piles, accus), Il possède en outre des témoins lumineux (diodes à faible consom mation) pour : Sous/tension, Alarme, Attente, Départ, Pour limiter la consommation deux diodes seulement, permettent ce contrtle : n ATTENTE n et n DEPART n suivant les fonctions imposées, exemple : - ATTENTE indique : SOUS/TENSION, par allumage fixe lors de la mise en marche. - ATTENTE - avec allumage clignotant indique : ALARME VISUELLE. - ATTENTE - allumage fixe commandé par touche indique : PAUSE momentanée pu purge. - DEpART~ w allumage fixe commandé par touche indique : REMISE en fonctionnement reste éteint pour toute fonction autre que débit de liquide. Mais dans tous les cas, l'un ou lautre de ces témoins lumineux reste allumé, sauf si l'appareil est en arrêt général. Il possède également un couineur d'alarme sonore. Pour son bon fonctionnement, ce perfuseur utilise des lignes courantes pour perfusions et transfusions, stériles, à usage unique dans lesquelles est inséré un court segment de plastique souple, spécial, de section et longueur calibrées, maintenu en place et entourant partiellement la mini-pompe munie de rouleaux qui se déplacent rotativement sur ce segment, produisant ainsi par pression le débit en fonction de la vitesse de rotation de cette mini-pompe, montée sur l'exe d'un micro-moteur, commandé électroniquement suivant une programmation. L'électronique forme un tout, mais la description ne donne que l'essentiel, et laisse volontairement tout ce qui est accessoire concernant : Purge, Détections, Alarmes, Attente, Départ, Arrêt marche. La commande du micro-moteur comporte exclusivement deux composants de base, ce qui facilite la simplification, un convertisseur numérique/analogique multiplicateur de tension, associé à un convertisseur tension/fréquences, dont la fréquence de sertie est proportionnelle-à sa tension d'entrée, qui permet de faire varier la fréquence de répétition des impulsions de période et d'amplitude fixes, appliquées au moteur, ce qui donne un très grand rapport entre deux débits extreames : mini - maxi. Les figures de la Planche I, permettent de mieux suivre les possibilités et le fonctionnement. La Planche Il, est le schéma synoptique de tout le circuit électronique. Ces figures sont données ici, uniquement à titre d'exemples, sans limitations, dans les formes, les dimensions, les matériaux employés. Planche I. Figure I. Montre la possibilité de porter l'appareillage en ceinture et en bandoulibre-sacoche, pour l'utilisation autonome en extérieur, avec : le perfuseur (I), les batteries (2) supportés par la centure#(3), le flacon (4) porté en bandouliè- re-sacoche (5), le perfuseur et les batteries sont reliés par câble d'alimentation (6), le débit du liquide assuré par la ligne . (7). Planche I. Figure Il. Montre une autre possibilitd d'équipement total en ceinture, avec : le perfuseur (I), fait corps avec les batteries (2), placés-dans le même logement en ceinture (3), le flacon (4), lui aussi dans un logement adéquat en ceinture. Les batteries ont, dans ce cas, un contact direct avec le perfuseur, d'où suppression du câble d'alimentation (6),#îe débit du liquide est assuré~par la ligne (7). Planche I. Figure III. Le boitier (8), équipé et contenant l'é- lectronique comporte : l'interrupteur général (9) arr#t-marche, la touche "Purge" (IO), la touche "Départ" (II), la touche tAt- tente" (I2), le témoin lumineux "Attente" (I3), le témoin lumineux "Départ"(14), l'affichage (I5), la mini-pompe (in), l'ancrage (I7) de la ligne de perfusion (I8), la détection (43) de présence d'air, un étrier ou système réversible d'accrochage (20), la zone magnétique (21), une alarme sonore (22), une prise (23) pour alimentation.L'alimentation sur secteur est produite par un adaptateur (24), pourvu d'un câble (25) terminé par une fi che (26), correspondant à la prise (23). La ligne (7) est une ligne courante avec segment (27), en plastique spécial souple sur la mini-pompe (16). Planche Il. Suivant le schémas synoptique, l'ensemble électronique comprend un appareil relié par l'intermédiaire de la prise bipolaire (23) à une alimentation extérieure délivrant une basse tension continue. La mise sous tension s'effectue par l'interrupteur arr#t-marche (9), au régulateur (28) qui fournit une tension régulée, destinée à alimenter les divers composants actifs de l'appareil, le régulateur (29) fournit une tension constante régulée au moteur (30).Trois commutateurs numériques (31) représentent respectivement les unités, les dizaines et les centaines d'un nombre programmant les entrées numériques d'un convertisseur numérique/analogique (32). La sortie en tendron de ce convertisseur qui est égale au produit du nombre représenté par le code numérique d'entrée et une référence de tension ajustée par le potentiomère (33) est appliquée à I'entrée du convertisseur tension/fréquence (34). La sortie de ce convertisseur, dont la fréquence est proportionnelle à la tension d'entrée, est appliquée à un monostable (35) qui délivre une impulsion de période fixe. Les sorties de ce monostable actionnent respectivement : un amplificateur (36) destiné à commander le moteur (30) et un amplificateur (37) destiné à court-circuiter ce mssme moteur à la fin de l'impulsion de commande, de façon à provoquer un arrbt instantané. A la mise sous tension, l'appareil est en position "Attente" grâce à un système de remise à zéro automatique (38) des bascules (39) et (40). La diode électroluminescente "Attente" est allumée par l'intermédiaire de l'amplificateur activé par la sortie de la bascule (40), cette mtme sortie bloque le monostable (35), La commande de la touche Départ (Il), fait changer d'état logiques, les sorties de la bascule (40), l'amplificateur (4I) est alors bloqué, la diode (I3) "Attente" est éteinte, par contre l'amplificateur conduit et allume la diode "Départ" (I4), le-monosta- ble (35) est bloqué, me moteur peut donc fonctionner suivant le programme numérique établi. La commande de la touche (I2) Attente" fait changer d'état logique les sorties de la bascule (39) qui fait alors retourner la bascule (40) à son état initial. Le monostable (35) est à nouveau bloqué, la diode (13) allumée, la diode (I4) éteinte. La commande de la touche (IO) "Purge", permet en maintenant les bascules (39) et (40) à zéro et en forçant les sorties du monostable (35) un fonctionnement continu du moteur. Un système de détection opto-électronique (43) détecte la présen- ce de bulles d'air dans un liquide clair ou opaque circulant dans une ligne transparente. Le système de détection est relié à un comparateur en entre (44) qui change d'état lors de la présence d'air. Sa sortie est appliquée à un comparateur d'état logique (45), qui rétablit l'état initial des bascules (39) et (40). Une des sorties de la bascule (39) active un oscillateur (46) d'une période de une demi-seconde, il fait alors fonctionner alternativement l'amplificateur (41) et par conséquence, fait clignoter la diode (13) "Attente" simultanément l'oscillateur (46) fait fonctionner à la même fréquence un oscillateur (47) calé sur une fréquence de quelques milli-seconde, qui par l'intermédiaire d'un amplificateur (48) excite une alarme sonore, comme par exemple un buzzer piézo-électrique. La commande de la touche (I2) "Attente" permet la remise à zéro de la bascule (39) et de ce fait stopper l'alarme sonore et le clignotement de la diode (13) qui reste allumée Une nouvelle action sur la touche (Il) "Départ" met à nouveau le moteur en fonctionnement normal. REVENDICATIONS I. Perfuseur miniature, autonome, portable (I), caractérisé par le fait, qu'il est alimenté en courant continu basse tension, par piles ou accumulateurs (2), lorsqu'il est utilisé en pos tes mobiles, et sur secteur par adaptateur (24) en postes fi xes. Il est pourvu d'un étrier d'accrochage (20) pour titre porté en ceinture (), ou suspendu à une potence. 2. Perfuseur miniature, suivant revendication I, caractérisé en ce que son fonctionnement est assuré par une mini-pompe (16) à multigalets, actionnés par un micro moteur, commandé et ré gulé électroniquement. Un segment (27), calibré en section et en longueur, en matière plastique spéciale souple, est incor poré à une ligne (7), pour perfusions, stérile et entoure la pompe (I6), par étirement, formant sur chaque galet (49), un contact point d'étanchéité (50), anti-retour.Les galets (49) se déplacent rotativement sur ce segment retenu fixement par l'ancrage (17), mais ddformable, suivant la position des ga lets, qui l'applatissent en chassant le liquide contenu entre chaque point d'étanchéité (50), d'un volume invariable, mais avec un débit modifié suivant la vitesse de rotation donnée à la pompe#(I6), pour l'obtention d'un très faible ou tràs important débit autorisé en centimètres cubes heures. 3. Perfuseur miniature, suivant revendications I, 2, caractérisé en ce que, électroniquement, l'affichage (15) en centimètres cubes heure, par les commutateurs numériques (31), programme depuis l'unité jusqu'au maximum des centaines par exemple. La précision est obtenue par la conversion numérique/analogique (32), associée à une conversion tension/fréquences (34) qui autorisent un rapport élevé entre le minimum et le maximum du régime moteur. Pour la sécurité d'emploi il est équipé des contacts : marche-arrdt (9), purge (IO), départ (II), attente (I2), ainsi que la détection (43) de bulles d'air intempesti ves, avec l'alarme sonore (22) et visuelle (13) à double rôle.