Brevet FR2481930A1 — publié le 19811113

DESCRIPTION AIGUILLE A INJECTION PERFORANTE ET NON OBSTRUABIE DISPOSITIF DE FABRICATION: La présente inveitien s'inscrit dais le demaine des aiguilles à injection de liquide, ai particulier les aiguilles permettant d'injecter un anesthésique, ceci en edentestametologie. Pour injecter les anesthésiques, les chirurgiens dentistes et stamoto- logistes oit à leur disposition des seringuas et des aiguilles classiques, que l'en trouve dais le commerce. L'extrémité de ces aiguilles se présente cemme le meistre les figures "1 et 2" de la planche 1/2. Le problème particulier queent à résoudra ces praticiens est la né cessité, dans l'anesthésie dite "Intraseptale", d'injecter à travers la corticale de l'es, ceci afin d'obtenir, avec moins de produit une anesthésie plus efficace, plus rapide et avec un inconfort beaucoup moindre pour le patient. Les aiguilles et les seringues classiques ne permettait de perforer la corticale qu'a son endroit le plus faible et an se servait de l'aiguille comme d'un peiçon. D'eu l'apparition de trois difficultés qui restreignent besucoup le champ d'utilisation de cette technique. a) difficulté de localisation du point d'injectien qui sera le plus facilement perforé b) forte chance peur que l'aiguille s'obstrue, celle-ci servant d'em- perte pièce. c) nécessité de travailler es farce, aussi bien à la perforation qu'à l'injection, ce qui doue. des aiguilles qui se tardent et peur le patient une sensation de tensien très désagréable. La première difficulté a été résolue par la création d'un injecteur particulier, (Brevet il 7913305) qui permet par la mise en rotation de l'ai- guille d'injection de perforer la corticale osseuse et ceci sur une épais- seur de zero à deux mm, ce qui accroît énermement le nommre de points d'injection possibles. La troisième difficulté est résolue en mSme temps car la rotation de l'aiguille évite de travailler en force et permet d'atteindre l'os vraiment spongieux ce qui raid l'injection très facile. Reste la deuxième difficulté, en utilisait les aiguilles du commerce les performances de l'injecteur restent moyennes car une partie des aiquilles s'obstenuent. Pour éviter cet ecueil il est nécessaire de faire tourner l'ai- guille très rapidement ( 6 à 7 000 teurs/minute ) ce qui est désa agréable pour le patient et risque de provoquer un échauffement de la parois osseuse. La présenta invention consiste donc à fabriquer des aiguillas adaptées à la rotation et permettait une perforation sans s'obstruer. Les aiguilles classiques du commerce se présentent comme le mentre la figura ( 1 et 2 planche 1/2 ). Les nouvelles aiguilles se présentant comme sur les figure ( 3 et 4 planche 1/2). 1) su du dessus le biseau reste le même excepte que la lumière de l(aiguille an lieu d'être circulaire se trouve applatie figure 3 coupe i D 2) ltcstrdmitd du biseau est recentrée sur l'axe de l'aiguille figure 4 3) Le diamètre de l'extrémité selon ce profil ( figure 4) est diminué de moitié ce qui retrecit d'autant le lumiére de l'aiguille, et forme un décrochement dans la pareil extérieure de l'aiguille 4) le diamètre extérieur maximum de l'aiguilla est conservé en peut voir que cette aiguille nouvelle solutionne le probleme de la perforation et de l'obstruction par les améliorations suivantes. 1) le biseau étant recentré sur l'axa de l'aiguille, celui-ci travaille mieux sans baleurd, la vitesse nécessaire à la perforation se trouve réduite à 1 000 ou 2 QQQ tours minute, d d'ou diminution du désagrement peur le patient et du ris que d'échauffement de la parois essuse. 2) La surface de la lumière était divisée environ par 4, le risque d'obstruction est divisé lui même par 4 car le ve- lume des copeaux formés reste le même. 3) le décrochement dans le profil de l'aiguilla crée par rap port au trou formé un espace où peuvent se loger les copeaux formés lors de la perforation. Ce volume disponible pour les copeaux n'existe pas dans las aiguilles classiques. 4) la diminution de la surface de la lumière diminue d'autant le débit de l'injection ce qui rend l'injection moins brutale donc moins douloureuse. Les schémas de la planche 1/2 sent doums à titre indicatif, les diamètres des aiguilles variant, seul le principe reste valable. Le moyen de réalisation de cette aiguille est une presse spéciale ( planche 2/2 ) Ce shema n'est aussi qu'indicatif car nous avons veleutai- rement supprimé les vis d'assemblage et de réglage, peur que le dessin reste compréhensif Cette presse se composa de tris parties principales 1) une partie C qui est un perte aiguilla dans lequel eu immobilise l'aiguille dans la position voulue et a dis tance voulue des formes D et B ( longueur du decrechement 3 2) une partie D qui est une forma solidaire du perte aiguille C Cette forme a peur caractéristique de comporter une saignée de largeur égale au diamètre de l'aiguille ceci afin d'éviter lors de la compression une augmentation de cette dimension. D'autre part le fond do cette saignée est décalée par rap- port à lave de 1 t aiguille ce qui donne le décrochement dans le profil de l'aiguille. 3) une partie B qui est une forme symétrique de la forme 9 mais amovible. L'ensemble fonctionne de la manière suivante. On introduit l'aiguille A dans le perte aiguille C le biseau de celle ci étant dirigé vers le fend de la saignée. La forme B est descendue sur la forme D, l'ensemble est comprimé par un moyen mécanique quelconque. Les deux formes sont séparées et l'aiguille est extraite de perte aiguilla C. I1 faut préciser que la ferme du profil de l'aiguille est déterminé par le fond de la saignée, pratiquée dans les fermas D et B et que le profil indiqué sur le schéma n'est pas unique et limitatif. Cette invention ( moyen de fabrication ) peut-être appliquée industriellement par l'inclusion de cette presse dans une chaîne de fabrication d'aiquillesclassiques. Ceci permet d'obtenir des aiguillas de forma nouvelle adaptées à la perforation qui peuvent, utilisées avec l'injecteur approprie permettra de perforer la corticale osseuse sans s'obstruer et drin- jecter un anesthésique dans l'es spongieux ceci en odontostamotologie L'ensemble injecteur et aiguilla Fend l'anesthésie dite "intraseptale" d'application beaucoup plus facile et agréable pour le patientcomme peur le praticien. REVENDICATIONS 1) Aiguille à injoction étudiée pour ne pas s'obstruer lors de la perforation d'une substance compacte caractérisée par le fait que la pointa de l'aiguilla est sur l'axe de rotation de celle-ci. 2) Aiguilla à injection salon la revendication (1) caractérisée par le fait que le profil de l'aiguilla comporte un décrochement qui libère un k veuve permettait d'accepter les copeaux produits lors de la perforation. 3) Aiguille à injection salon les revendication (1 et 2) caractérisée par le fait que la lumière de l'aiguille à sa surface divisée euvi- ren par quatre. 4) Aiguilla à injection selon les revendications (1,2 et 3) caractérisée par le fait que toutes les modifications de section de l'aiguille s'inscrivent toujours et au maximum dans le grand cercle d'écrit par le diamètre de l'aiguilla eu rotation. 5) Aiguille à injection selon les revendications (1, 2, 3 et 4) caractérisée par le fait que le moyen de réalisation est une presse spécigale qui garde à l'aiguille malgré l'écrassement un diamètre maximum constant. 6) Bresse spéciale selon la revendication (5) caractérisée par le fait qu'elle comporta un porta aiguille C, une ferme D solidaire du porto aiguilla C, une ferme B symétrique de la ferma D et amovible. 7) Presse spéciale selon la revendication (5 et 6) caractérisée par le fait que la misa en place de l'aiguille, ses exlevemest, le meu- vement de la forme B peuvent être automatiques et assurés par n'importe quel moyen mécanique (pneumatique, hycraulique, électrique.)