Brevet FR2478460A1 — publié le 19810925

a/ présentoir à instruments de chirurgie, servant en salle d'opération, et permettant, de surcroît, le groupement des instruments à anneaux dans les boites à stérilisation. b/ réalisé en duralumin ou en acier inoxydable, il se compose d'un socle (1.2.3.4.5.) et de quatre tiges verticales (6.7.8.9.) portant, à leur extremité supérieure une épingle à instruments Ce présentoir est démontable pour permettre de ranger dans les boites à stérilisation, avec un minimum d'encombrement, le socle et les tiges rondes portant les instruments retenus par un anneau dans l'épingle fermée. Les tiges rondes verticales "standard" ont été prévues de quatre longueurs per- mettantd'y suspendre des pinces chirurgicales mesurant jusqu'à 28 cm. Ces longueurs peuvent être modifiées à la demande, le nombre des tiges également. c/ ce présentoir est destiné à l'emploi en salle d'opération. Il supprime la manipulation des instruments de chirurgie par quiconque, avant leur utilisation par le chirurgien, au sortir de la boite à stérilisation, réduisant ainsi les risques de contamination septique. Il peut aussi servir de présentoir à instruments dans les vitrines et placards de rangement. a/ présentoir à instruments de chirurgie pour salle d'opérations permettant aussi le rangement en boîte à stérilisation. b/ la présente invention entre dans la catégorie "instrumentiste muet". c/ dans les dispositifs connus de ce genre, les manipulations de montage sont malaisées, pouvant être à l'origine de fautes septiques. De plus, in ne permettent pas le rangement dans les boîtes à stérilisation. Pour s'en servir, il faut d'abord sortir le présentoir de la boîte à stérilisation, le déplier, parfois avec peine car on travaille avec des gants stériles, sortir ensuite les instruments stériles et les monter sur des crochets, et ces manipulations présentent des dangers pour l'aseptie. d/ dans la présente invention, les instruments sortent de la boîte à stérisation montés sur les tiges du présentoir. Il n'y a plus qu'à insérer les tiges verticales dans le socle, ouvrir les épingles à instruments, et le présentoir est prêt à l'emploi. Ce système supprime la manipulation des instruments de chirurgie par quiconque avant le chirurgien, au sortir de la boite à stérilisation, réduisant ainsi les risques de contamination septique. RFVENDICATIONS 1/ Ce présentoir pour instruments de chirurgie à anneaux est réalisé soit en duralumin, soit en acier inoxydable, poli brillant ou poli mat anti-reflets. 2/ Il se compose d'un socle (pièces 1.2.3.4 et 5 du dessin) et de quatre tiges rondes verticales de différentes longueurs (pièces 6.7.8 et 9 du dessin) portant, à leur extrémité supérieure, une épingle à instruments (pièces 10-11. 12-13.14-15 et 16-17 du dessin). Le socle est en forme de H asymétrique, sur la barre transversale duquel s'insèrent verticalement les tiges rondes. Leur embase et les trous ménagés dans la barre transversale du socle dans lesquels elles s'insèrent sont conçus de telle façon qu'elles ne puissent pivoter sur elles-mêmes, afin que les épingles à instruments restent parallèles entre elles et perpendioulaires à l'axe de la barre transversale du socle.La tige ronde en fil constituant la partie supérieure des épingles à instruments, qui sert à retenir ceux-ci sur la tige ronde en fil en constituant la partie inférieure, lors de la stérilisation, est amovible et s'enlève lors de l'utilisation afin qu'elle ne gêne pas le glissement des anneaux des instruments sur la tige inférieure fixe. 3/ Ce présentoir est démontabl#, pour permettre de ranger, dans les boites à stérilisation, avec un minimum d'encombrement, le socle et les tiges rondes portant les instruments retenus par un anneau dans l'épingle fermée. 4/ Les tiges rondes verticales "standard" ont été prévues de quatre longueurs permettant d'y suspendre des pinces chirurgicales mesurant jusqu'a 28 cm. Ces longueurs peuvent entre modifiées à la demande, le nombre des tiges également.