Brevet FR2485916A1 — publié le 19820108

Les instruments à canaux sont l'ensemble d'instruments qui permet au Dentiste d'effectuer des pulpectomies ou traitements de canaux. On distingue - Les instruments à main - Les broches, les limes, les racleurs, les tire-nerfs. - Les instruments mécaniques : - Les bourre-pttes, fraises à long ftt, les fraises de Batt et les alésoirs à mouvement alternatif. Tous ces instruments se font en différentes dimensions - La longueur : pour les broches, limes, racleurs, bourre-pâte, elle est de 21, 25 ou 29 mm pour la partie active. - Le diamètre : pour les broches, limes, racleurs, il peut être de B/100, 10/100, ensuite de 5/100 jusqu'à environ de 90/100. Les dimensions de ces instruments ayant été codifiées, on retrouve les mêmes longueurs et les mêmes diamètres selon les marques, et il existe une norme qui détermine pour chaque diamètre la couleur du manche de l'instrument, par exemple - le 15/100 à un manche rouge - le 20/100 bleu - le 25/100 marron etc... Lorsque le Dentiste veut dévitaliser une dent, il utilise 5 à 6 de ces instruments qui vont permettrent d'élargir les canaux de le dent afin de pouvoir les combler par une p te antiseptique qui va durcir. Il existe diverses boîtes de rangement pour ces instruments, on peut les classer selon 2 catégories : - le rangement horizontal - le rangement vertical 1') Le rangement horizontal Il s'agit de botte comprenant des petits compartiments et dans chaque compartiment on place tous les instruments identiques. Le Dentiste est alors obligé de prendre des précelles pour se saisir des instruments, et de chercher chaque instrument individuelle ment. Une variante de ce système : la botte est munie de tubes en verre alignés horizontalement et dans chaque tube l'assistante range l'ensemble des instruments nécessaires pour une pulpectomie, ce qui évite de chercher individuellement chaque instrument et représente un progrès par rapport à la première méthode. 20) Le rangement vertical Depuis quelques années, il existe sur le marché des boîtes munies d'un double fond. Le premier est perforé par de multiples trous, il suffit de passer la pointe de l'instrument dans le trou pour qu'il se tienne debout. On classe les instruments selon l'ordre d'utilisation, leur préhension est beaucoup plus facile. Ces botes sont opaques ce qui ne permet pas avant de se saisir d'un instrument de connaître sa longueur, son état ( stil est tordu, oxydé, etc... Ces boîtes ne permettent pas non plus d'identifier pour chaque logemment l'instrument qui lui convient. C'est pour remédier à cet inconvénient que j'ai imaginé la botte que je vais decrire maintenant. Il s'agit d'une bote transparente en plastique ou en verre. Donc il n'y a plus de problème, on peut voir tout de suite si les instruments ont bisn 21, 25 ou 29 mm de long, et quel est leur état La botte est munie de butées sur lesquelles vient reposer un socle muni de trous. Le socle est placé à au moins 30 mm du fond de la botte, (vu que le plus grand instrument fait 29 mm de long). Ce socle est formé de deux feuilles d'une matière rigide dont une au moins(la feuille supérieure)est transparente. Entre ces deux feuilles est ménagé un espace dans lequel vient se glisser un bristol sur lequel chaque trou est noté. Donc le praticien notera sur le bristol la place de chaque instrument, l'assistante replacera les instruments selon les directives du praticien, et le praticien grâce à la transparence de la botte pourra contrBler le travail de son assistante. Le fait d'avoir deux feuilles et un espace permet de mieux maintenir les instruments an augmentant ltépaisseur utile du socle. La boîte peut être en plastique car les instruments à canaux ne sont pas stérilisés à la chaleur (cela les rendrait cassants) mais ils sont nettoyés par des solutions stérilisantes et ensuite maintenus stériles par des vapeurs d'oxyde de méthylène qui n'attaquent pas le- plastique. En plus des trous qui auront un diamètre d'environ 1 mm à 1,5 mm, on pourra équiper le socle de petits récipients de forme conique ayant environ 18 mm de hauteur et 12 mm de g de façon à pouvoir placer les pointes papier, ctne de gutta, tire-nerfs, fraises etc. Ceci nous permettra de réserver sous les canes un espace pour les comprimés stérilisants de trioxyméthylène. Le socle est muni d'une petite poignée permettant de le sortir du corps de la botte. Naturellement un couvercle vient coiffer le tout, il peut 8trie transparent ou opaque. Au lieu d'avoir un bristol sous toute la surface du socle, il peut n'être mis que partiellement, afin d'indiquer pour chaque rangée de trous quel genre d'instrument il faut placer. Le bristol complet à l'avantage de pouvoir repérer plus facilement les trous en les marquant d'un cercle ou d'un point. Le socle étant garni de deux feuilles : les trous pour les tiges des instruments à canaux feront au minimum 1 mm de E3 et 1,5 au maximum. On peut alors soit percer les deux feuilles de façon iden tique ou percer la feuille inférieure à 1,5 et la feuille supérieure au du manche de l'instrument ce qui le maintiendra parfaitement vertical. Pour les fraises nous pouvons faire soit : aucun trou sur la feuil le inférieure et un trou du S de la queue de la fraise sur la feuille supérieure ou encore un trou de S inférieur au S de la queue sur le socle inférieur et un trou du S de la queue sur la feuille supérieure. Naturellement on peut faire plusieurs modèles de ces boutes en variant la distribution, le nombre, et le S des trous selon le genre d'instruments que l'on veut y ranger. On pourra placer sur le bristol ou sur le couvercle une règle graduée permettant de déterminer la longueur des instruments, ainsi qu'un tableau donnant le moyen de connattre la longueur réelle d'une dent en la radiographiant avec un instrument en place. REVENDICATIONS 1 ) Botte de rangement des instruments à canaux selon le rode vertical, caractérisé par le fait que le corps de la boîte étant transparent on peut savoir avant de prendre un instrument quel est son état, sa longueur etc... 20) Dispositif selon revendication 1. Caractérisé par le fait que chaque logement d'instrument du support peut entre personnalisé à la volonté de l'utilisateur. 30) Disoositif selon revendication 1 & 2. Caractérisé par le fait que le support porte-instrument est constitué de deux plaques dont au moins la plaque supérieure est trans parente et qu'un espace est ménagé entre ces deux plaques, afin d'augmenter l'épaisseur du support et ainsi d'obtenir un meilleur maintien des instruments, et vautre part cet espace permet de glisser une feuille d'un matériau sur lequel on puisse écrire tel que bristol ou autre sur laquelle chaque trou de logement est noté. 40) Disoositif selon revendication 3. Caractérisé par le fait que le bristol ne couvre pas toute la surface du support mais se présente sous forme de bandes. 50) Dispositif selon revendication 3. Caractérisé par le fait que le bristol couvre toute la surface du socle et qu'il est perforé à la place de chaque trou. 6 ) Dispositif selon revendication 3. Caractérisé par le fait que sur le couvercle ou sur le socle est placée une règle graduée permettant de déterminer la longueur des instruments. 70) DisPositif selon revendication 6. Caractérisé par le fait que sur le couvercle ou sur le socle est inscrit un tableau permettant de connattre rapidement la longueur réelle d'une dent à partir d'une radiographie de cette dent prise avec un instrument en place.