Brevet FR2462903A1 — publié le 19810220

L'invention concerne des véhicuiez de transfert de patient pour hapi- taux appelas ci-après chariots. Un patient subissant une opCrstion doit être transféré d'un lit dth8- pital à une table d'opération et, après l'opération. de le table d'opération au lit ou à un autre chariot. Pour de nombreuses raisons, il ast désirable de limiter le plus possible la manipulation du patient. Pour réduire les manipulations du patient, il a été proposé de réaliser des tables d'opération à à dessus amovible et d'utiliser ces tables avec des chariots de transfert mobiles pouvant arriver sur le côté ou à l'extrémi- té de la table, s'appliquer par une structure en forme de fourche par dessous le dessus de la table et ensuite, lever et retirer le dessus de la table et son cadre support. On obtient ainsi un système de transfert de patients relativement peu coûteux parce que les dessus de table d'opération et les cadres supports sont inévitablement assez coûteux et que, pour que le système soit réellement utiles il faut l'utiliser avec une table comportant plus d'un dessus d'appui de patient. Plus récemment on a proposé des tables d'opération dans lesquelles la surface servant de support au patient peut être retirée de son cadre sup- port qui peut, ventuellement être conçue specialement pour effectuer un genre particulier d'opération. Ces tables d'opération introduites récemment comportent une surface ou un dessus d'appui de patient comprenant quatre segments disposés bout à bout; à savoir un segment supérieur et un segment inférieur de trcnc, un segment de tête et un segment de jambes, le dessus n'ayant aucune rigidité inhérente.On n'a pas encore trouvé un moyen permettant de retirer de son cadre supports une telle surfsce de support non rigide, simple et donc peu coûteuse, pour transfarer un patient. L'invention a pour but de fournir un moyen de remédier à ce défaut. En conséquence, l'invention a pour objet un chariot de transfert de patients pour hôpitaux caractérise par le fait qu'il comprend une base mobile, un groupe porteur supporte par la base de sorte que l'on peut le lever l'abaisser et l'incliner et qui comporte deux bras porteurs opposas pouvant se mouvoir entre une position fermée où ils peuvent stappliquer à des côtés opposés d'une surface surport de patient, des moyens permettant de lever, d'abaisser et d'incliner le groupe porteur et des moyens d'ouverture et de fermeture des bras porteurs. L'invention est illustrée par les dessins schématiques annexés sur lesquels Fig. 1 est une élévation d'in chariot support de patient et d'une table d'opération, Fig. 2 est une élévation du chariot partiellement appliqué à la table d'cp-ration, ig. 3 est une vue par le bout. et Fig. 4 un plan. Dans le mode d exécution représenté, un chariot de transfert de patients pour hôpitaux comprend une base 1 montée sur des roulettes 2 à une extrémité et sur des roues fixes 3 à l'autre extrémité. Un frein. non représenté, actionné par une p--dale , est associé aux roues fixes 3. Un piston de levage peut se mouvoir dans une colonne support centrale 5 montée sur la base. Le piston supporte un groupe porteur comprenant une chape 6 montée de façon pivotante sur le piston et sur des bras porteurs ou preneurs opposés 7. Le piston peut être actionné de manière à positionner les bras porteurs 7 à la même hauteur que le dessus 8 d'nne table d'opération désignée par la référence générale 9.Le piston est de préférence hydraulique mais il peut être actionné par pression d'air ou par des moyens électriques ou mécar-i-es ou par une combinaison de ces moyens. On peut déplacer le chariot dans la direction longitudinale de la table 9, comme le montre la Fig. 2, jusqu'à ce que la base 1 du chariot chevauche la base 10 de la table et que les bras porteurs 7 du chariot soient situés de part et d'autre du dessus 8 de la table 9. On rapproche alors les bras porteurs 7 pour enserrer les côtes de la table 8 et pour donner de la rigidité au dessus amovible ô, celui-ci n'ayant aucune rigidité inhérente puisqu'il est conçu pour fléchir en participant au mouvement de la table. On peut alors éloigner le chariot de l'extrémité de la table et il entrains le dessus avec lui.Quand on a retiré le chariot et le dessus de table 8, le patient peut rester couché sur le dessus de table 8 pour se rétablir ou pendant qu'on le transporte jus ru'à un lit ou à un autre chariot de transfert. Les divers mouvements du groupe porteur sont commandés par un mécanisme sélecteur non représenté, monté sur la base. Les bras porteurs 7 du chariot sont portés par des bras supports horizontaux 14 montés sur la chape 6. On peut déployer ou rétracter ces bras 14, c'est-à-dire les amener à des positions ouverte ou fermée, pour régler les pacement entre les bras porteurs opposés 7. Ainsi, on peut ouvrir les bras comme indiqué en tireté sur la Fig. 3 pour leur permettre de passer de part et d'autre d'un dessus de table 8 comme le montre la Fig. 2 ou bien on peut les rapprocher (comme indiqué en trait plein sur la Fig. 3) pour enserrer les côtés opposés du dessus 8 et pour donner de la rigidité aux différents segments du dessus de table. L'ouverture- et la fermeture des bras porteurs sont assurées par un vérin hydraulique 15 ou par pression d'air, par des moyens mécaniques ou électriques ou par une combinaison de ces moyens. Les bras porteurs 7 présentent des gorges intérieures opposées 16 dans lesquelles peut se loger le bord du dessus de table 8* Des glissières latérales il sont montées à l'extérieur des bras porteurs de sorte que l'on peut adapter au chariot un équipement, tel qu'un appareil goutte à goutte. Le chariot présente aussi un piston d'inclinaison 12 pouvant se mouvoir dans un cylindre 13. Ce piston 12 peut être actionné de manière à incliner le groupe porteur de sorte qu'un patient supporté par le chariot peut être placé dans la position de.Trendelenburg. Tel qu'on le voit sur les dessins, le piston 12 est actionné hydrauliquement mais si on le désire, il peut être actionné par pression d'air ou par des moyens électriques ou mécaniques ou par une combinaison de ces moyens. R E V E N D I C A T I O N S 1. Chariot de transfert de patients pour hôpitaux caractérisé par le fait qu'il comprend une base mobile, un groupe porteur supporté par la base de sorte que l'on peut le lever, l'abaisser et l'incliner et qui comporte deux bras porteurs opposés pouvant se mouvoir entre une position fermée où ils peuvent s'appliquer à des côtés opposés d'une surface support de patient des moyens permettant de lever, d'abaisser et d'incliner le groupe porteur et des moyens d'ouverture et de fermeture des bras porteurs. 2. Chariot selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les bras porteurs présentent des gorges intérieures opposées dans lesquelles peuvent se loger des parties marginales d'une surface support de patient. 3. Chariot selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que le groupe porteur comprend une chape montée de façon pivotante sur un piston mobile verticalement supporté par la base mobile, des bras supports sur lesquels sont montés les bras porteurs et un piston hydraulique relié aux bras supports et pouvant déplacer ceux-ci et en même temps les bras porteurs entre des positions ouverte et fermée. 4. Chariot selon la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il comprend un piston d' inclinaison relié à la chape et pouvant incliner la chape autour de son pivot.