Brevet FR2470594A1 — publié le 19810612

L'objet de l'invention concerne des perfectionnements apportés aux bassins fonctionnels pour traitement hydrothérapique. Il est destiné à permettre en tous lieux les traitemsents hydrothérapiques par immersion, jets, aérosols, vaporisations et émissions fluides ainsi que gazeuses. Dans les dispostifs connus, sphériques ou autres, il n'était pas possible d'obtenir une étanchéité facilitant les traitements corporels partiels ou intégraux, vu le manque d'étanchéité de la capacité de traitement qui comportaient toujours une échancrure importante pour le passage de la tête qui était maintenue N l'exté rieur de la capacité. De plus, les produits odorants ou autres se répandaient dans la pièce gênant les patients et aides. Le dispositif suivant l'invention supprime ces inconvé- nients et permet tout en isolant la tête de l'usager, d'assurer une étanchéité totale du bassin, en donnant la possibilité d'effectuer des traitements par immersions, aspersions, aérosols et gazeux, ainsi que l'application de l'arômathérapie le tout séparé ou combiné Il est constitué par une capacité de préférence sphérique avec recouvrement obturant mobile gt comportant un orifice pour le passage extérieur de la tête, combiné avec des émetteurs fluides, gazeux et de recyclage. Sur les dessins annexés, donnés è titre d'exemple non limitatif, d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention s La figure 1 montre le dispositif dans son ensemble vu en élévation et en coupe. La figure 2 représente l'orifice avec garniture d'étan- chéité caractérisant l'invention L'appareil est constitué par une capacité sphérique 1 dans 1' ensemble donné Fig 1 et 2 comportant une ouverture 2 sur sa face avant correspondant à environ 1/4 de l'ensemble. Le secteur ouvrant 2 (flèches A B) permettant l'entrée et la sortie de l'usager, ainsi que sa mise en place est obturée par le couvercle mobile 3 aux garnitures d'étanchéité 4 et 5. Il effectue une rotation sur ses pivots porteurs de 900 environ. Sur la paroi inférieure du bassin, dans l'axe du secteur ouvrant est réalisée une échancrure 6 avec garniture d'étanchéité 7 entourant le cou de l'usager, et laissant la toute 8 à l'extérieur Un support métallique grillagé 9 mobile sert à positionner le corpus du patient et à lui donner un angle approprié par le pivot de règlage 30. Ceci pour la possibilité de bains qu'offre i' appareil. Â l'intérieur de la capacité sont disposées des rampes de traitement 11, 12, une pompe de recyclage 13 permet de reprendre le fluide et de le projeter pendant plusieurs recyclages, jusqu'à épuisement du produit de traitement, avec filtrage à la grille de reprise. Des pulvérisateurs 14, 15 permettent le traitement par aérosols, un émetteur gazeux telle une buse de projection 16 donne la possibilité de projeter et brasser des gaz de traitement. Un aspirateur 17 est prévu pour aspirer et rejeter les gaz, aérosols et toutes odeurs qui pourraient se répandre et goder le patient ou ses aides. L'orifice 6 avec garniture d'étanchéité interchangeable, assure avec le couvercle obturateur 3, une étanchéité totale pour tous les traitements thermiques ou autres, mdme sous un certain vide. Le pompage 13 permet un recyclage de tous les produits de traitement et les projections positionnées à l'intérieur ne présen tent aucun angle mort par rapport au corps du patient dont toutes les parties sont accessibles aux proJections sans qu'il ait à se déplacer. Sa tette placée extérieurement permet l'emploi des produits de traitement qui pourraient le cas échéant être nocifs pour la vue ou les poumons. C'est donc bien le positionnement de l'ouverture pour le passage de la tette combiné avec l'étanchéité et les émetteurs des agents de traitement que se caractérise l'invention. Toutefois les formess dimensions et dispositions des diffé- rents éléments pourront varier dans la limite des équivalents, comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans changer pour cela la conception générale de l'invention qui siens d'être décrite. REVESDICAtIONS 10 Dispositif de bassin fonctionnel pour traitements hydrothérapiques permettant les traitéments de toutes sortes liquides, gazeux, vaporisations ou autres simultanés ou distincts en une capacité étanche mais avec la tête du patient maintenue à l'extéri- eur se caractérisant par une capacité préférentiellement sphérique comportant en haut de la partie fixe sur la suriace inférieure par rapport à l'axe horizontal, un orifice de passage au cou et de la tette avec garniture d'étanchéité. 20 Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que le secteur ouvert d'introduction du corps est obturé par un oouvercle mobile Effectuant une course d'environ 900 et compartant sur toute sa périphérie sphérique jointive une garni ture d'étanchéité. 30 Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que les rampes d'aspersions, les proJecteurs, vaporisateurs, émetteurs gazeux, sont orientés par rapport au support rè xlable grillagé sustentant le corps du patient. 40 Dispositif suivant la revendication I se caractérisant par le fait qu'une pompe de recyclage avec déviations vers les rampes et émetteurs, est placée à la partie inférieure de la capacité, et qu'un aspirateur est disposé à la partie supérieure.