Brevet FR2469753A1 — publié le 19810522

L'invention a pour objet un dispositif d'autorégulation biologique et son procédé d'utilisation. Il existe actuellement des petits appareils spécifiques pour l'objectivation du rythme Alpha, de l'activité musculaire, de la fréquence cardiaque, de la température. Ces dispositifs permettent aux patients de faire de "I'au- torégulation biologique, c'est-à-dire de partir d'une activité biologique et d'agir en conséquence pour que cette activité biologique varie et entre dans les normes d'un sujet normal. Ces appareils sont en vente, entre autres, dans des magasins à rayons multiples. Ils ne sont pas adaptés et personnalisés pour chaque malade. Le réglage et l'entre tien de ces appareils ne sont pas effectués par des médecins. Ces appareils ne sont pas reliés à une unité centrale L'invention évite tous ces inconvénients. - Le médecin possède une unité centrale à laquelle peuvent être reliés tous les autres appareils dits satelli- tes. Ces satellites, adaptés à chaque malade, sont, à chaque visite, branchés sur l'unité centrale qui les con trôle et qui permet au médecin de les modifier en fonction du traitement attribué au malade, et de son évolution. L'unité centrale comprend a) Un tiroir de mesure de la résistance du contact fait par les électrodes sur la peau et une mesure de la tension des piles du satellite. b) Un tiroir rythme Alpha. c) Un tiroir calcul. d) Un tiroir d'activité musculaire. e) Un tiroir de fréquence cardiaque. f) Un tiroir de simulation et de conditionnement de la respiration. g) Un tiroir de reflexe psycho-galvanique. h) Un tiroir de mesure de la température. i) Un tiroir interface pour sélectionner les différents signaux. j) Un tiroir son. k) Un tiroir vidéoscope. I) Un tiroir enregistreur graphique. Les satellites sont 1 - Le satellite Alpha. 2 - Le satellite d'activité musculaire. 3 - Le satellite de fréquence cardiaque. 4 - Le satellite de conditionnement de la respiration. 5 - Le satellite de reflexe psycho-galvanique. 6 - Le satellite température. Tous les appareils actuels, sur le marché, étant indépendants les uns des autres et ayant une seule fonction, l'autorégulation biologique se fait par le son et les paramètres ne sont pas personnalisés. Les satellites selon l'invention permettent de pratiquer l'autorégulation biologique par l'image et par le son, lorsqu'ils sont couplés avec l'unité centrale, mais surtout d'être étalonnés et réglés suivant les paramètres de chaque sujet, et cela autant de fois qu'il est nécessaire. Avec les appareils actuels spécifiquement indépendants, l'autorégulation biologique se fait sans contrôle. L'unité centrale comprend a) Un tiroir de : - de la résistance du contact fait par les électro des sur la peau (par les paramètres cérébraux, muscu laires et cardiaques). - de la tension des piles des satellites. b) Un tiroir rythmes Alpha 1) Sur la face avant : - Une entrée pour les trois électrodes - Un bouton à trois positions : arrêt, étalonnage et sujet. - Un bouton de gain (pour visualisation du signal). Des diodes électroluminescentes qui indiquent la fréquence de l'alpha de 7 à 13 Hertzs. - Un bouton de fréquence de l'oscillateur qui produit le son lorsqu'il est déclenché, soit par l'étalonnage, soit par le rythme alpha produit par le sujet. - Un bouton de fréquence du générateur d'étalonnage. - Un interrupteur à deux positions (unité centrale-sa tel lite). - Une entrée du câble allant se brancher sur le satelli te. 2) En sortie arrière de la carte, on trouve - Les tensions Son vers ampli de puissance. - Les tensions du signal physiologique électroencephalo gramme. - Les tensions du signal spécifique de l'alpha (ces deux derniers paramètres pouvant être envoyés sur un scope ou l'enregistreur). - La tension du générateur d'étalonnage sort en face avant dans la prise satellite. D'un sujet à l'autre, on a plus ou moins de rythmes cérébraux de type Alpha et certains artéfacts, bien que de fréquence élevée, ont des harmoniques qui font osciller les filtres actifs chargés de sélectionner les fréquences se situant entre 7 et 13 Hertzs. Les caractéristiques techniques suivantes éliminent tous ces inconvénients - Une amplification très forte, ensuite un écrétage. - Un filtre actif pour chaque fréquence de la bande alpha. - Un comparateur qui sélectionne automatiquement le filtre qui correspond à la fréquence Alpha du sujet (très variable d'un sujet à l'autre et devant varier pour un même sujet en cours de traitement. - Une diode luminescente pour chaque filtre (le filtre sélectionné allumant automatiquement sa diode). L'intérêt de ce dispositif est - L'élimination des artefacts. - La supression de boutons de gain ou de seuil (celui se trouvant sur la face avant n'étant utilisé que pour augmenter l'amplitude du signal visualisé sur I 'enregistreur ou le scope). - Le filtre qui se cale automatiquement sur la fréquence significative. - Cette fréquence qui est affichée en permanence. - Par décalement enfin de ces filtres, il est possible d'explorer tout le spectre électroencéphalogramme y compris les rythmes "sensory-moteur". c)#Un tiroir calcul Ce compteur est un tiroir à part qui comptabilise par un commutateur l'électrocardiogramme et I 'électromyogra- phie. d) Un tiroir d'activité musculaire dont le but est d'amplifier et de faire entendre, sans transformation du signal, l'activité musculaire recueillie sur des électrodes. La bande passante se situant ici entre 50 Hertzs et 1 Kilo-hertz, le patient doit tenter d'obtenir le silence électrique, donc une atonie musculaire. 1) Sur la face avant il y a - Une prise d'entrée des électrodes. - Un bouton à trois positions arrêt, étalonnage, sujet. - Un inverseur permet d'obtenir trois gammes de sensibi lité. - Sept diodes luminescentes qui s'allument l'une après l'autre- en fonc#tion du niveau de l'activité musculaire et de couleurs différentes. - Un commutateur à quatre niveaux permet de fixer un seuil pour le déclenchement du son. - Un interrupteur Unité centrale - Satellite. - Une prise d'entrée pour câble liaison Unité centrale - Satellite. 2) En sortie arrière de la carte - Les tensions son, paramètre musculaire et intégration de celui-ci pouvant être envoyés tous deux sur enregistreur ou le myogramme sur scope. La tension du générateur sort en face avant par la prise satellite. e) Un tiroir de fréquence cardiaque Le but de cette unité est de faire entendre à un patient son propre rythme cardiaque et la variation de ce rythme se traduit par une variation en fréquence du son (plus la fréquence cardiaque est basse, plus le son est grave ; plus la fréquence cardiaque est haute, plus le son est aigu) et de lui visualiser cette fréquence afin qu'il puisse la ralentir ou l'accélérer (en plus de l'information auditive). 1) Sur la face avant, il y a : - Les. entrées électrodes. - Un bouton à trois positions : arrêt, étalonnage, sujet. - Une série de diodes électroluminescentes indiquant la fréquence de 5 en 5, par des couleurs différentes vertes, Oranges, rouges. - Un bouton de gain. - Un bouton de fréquence du générateur d'étalonnage. - L'inverseur (unité centrale - satellite). - Une prise d'entrée pour câble liaison unité centrale - satellite. 2) En sortie arrière sur la carte - Les tensions du signal cardiaque, du son, ainsi que l'intégration du signal électrocardiographique pouvant être dirigé, comme le signal cardiaque sur l'enregistreur (la tension du générateur sort en face avant). f) Un tiroir de simulation et de conditionnement de la respiration. Un simulateur permet de faire entendre au sujet, par des sons de fréquences différentes, la simulation de l'inspiration et de l'expiration. - Quatre diodes luminescentes permettent de visualiser les différents stades : inspiration - arrêt, expiration arrêt. - Quatre commandes permettent de régler à volonté la durée des diférents stades. L'unité électronique de prise de l'information physiologique, par l'intermédiaire d'un capteur thoracique, a pour mission, lorsque le sujet est en phase totale ou partielle avec le simulateur, de faire disparaître le son ou les sons correspondant aux stades concernés. Quatre diodes luminescentes objectiveront les résultats. Les signaux électriques correspondant au simulateur ainsi que ceux correspondant aux paramètres du sujet peuvent se transcrire sur l'enregistreur. Sur la face avant se trouvent également l'inverseur et la prise permettant le raccordement unité centrale satellite. g) Un tiroir de reflexe psycho-galvanique qui est iden- qui tique au tiroir température, mais ici, c'est la variation de la résistance de la peau du sujet qui déclenche la Bio Retro Action, alors qu'avec le tiroir température, c'est la variation de la température qui fait varier la Résistance d'un semi conducteur. Dans le premier cas, le capteur est deux électrodes, dans le deuxième cas, le capteur est un semi-conducteur. - Une prise d'entrée d'électrodes et mise en marche 11. - Une prise de sortie pour le câble de liaison avec l'unité centrale. - Un haut-parleur. - Des réglages de seuil et de son sont à la disposition du médecin prescripteur. L'information est présentée sur une échelle composée de diodes luminescentes dont l'écart en résistance entre deux diodes est en fonction de la position d'un commuta teur qui donne un pourcentage compris entre 0,1 et 20 % de la valeur initiale de la résistance, l'association de deux unités permettant de suivre les variations en deux points différents du corps, le but recherché étant à ce moment là, de tendre vers une équilibration des deux paramètres. Une double échelle de diodes lumineu ses indique par affichage manuel le point de départ par une ou deux résistances. Les informations s'enregis trent et objectivent les résultats obtenus. Un son (différent pour chaque capteur) permet en plus au pa tient de suivre auditivement l'évolution de la rétroac t ion, car là aussi, le son varie en fonction, suivant la variation de la résistance. h) Un tiroir de mesure de la température par thermistan- ce. L'information est présentée sur une échelle composée de diodes luminescentes dont l'écart en température entre deux diodes est fonction de la position d'un commutateur qui donne soit 1 degré, soit 1/2 degré, soit 2/10 de degré, soit 1/10 de degré entre deux, l'association de deux unités permettant de suivre les variations en deux points différents du corps, le but recherché étant à ce moment là, de tendre vers une équilibration des deux paramètres. Une double échelle de diodes lumineuses indique par affichage manuel le point de départ- par une ou deux températures. Les informations s'enregistrent et objectivent les résul tats obtenus. Un son (différent pour chaque capteur) permet en plus au patient de suivre auditivement l'évo- lution de la rétroaction, car là aussi le son varie en fonction, suivant la variation de température. i) Un tiroir interface permettant de sélectionner les signaux que l'on veut objectiver sur scope ou enregis treur graphique deux voies, ainsi que la sélection d'un ou de deux signaux son pour les envoyer sur les deux voies de l'amplificateur de puissance (par exemple, on peut coupler l'Alpha avec de I' électromyographie ou tout autre paramètre entre eux). j) Un tiroir son I II comprend deux voies avec deux gains de puissance et deux haut-parleurs donnant un son stéréophonique. k) - Un tiroir vidéoscope. I) - Un tiroir enregistreur graphique. LES SATELLITES Le branchement satellite-unité centrale permet de mesu rer la valeur de la tension des piles et donc d'être assuré que cette tension est correcte, mais essentielle ment de visualiser sur l'unité centrale le signal phy siologique produit et prouvant au malade que ce satelli te donne les mêmes informations que l'unité centrale. Dans le cas du satellite Alpha, le branchement unité centrale-satellite permet entre autre d'injecter dans le satellite la fréquence affichée par le générateur d'Alpha de l'unité centrale qui a été réglée sur la fréquence du sujet, ceci permet de caler la bande passante du satellite sur l'unité cen#trale et donc du sujet (le son se déclenchera lorsque le réglage sera fait). a) Le satellite ALPHA comporte - Une fiche d'entrée pour électrodes. - Une fiche de sortie pour branchement sur l'unité centrale. - Un réglage seulement accessible au médecin permet de personnaliser le fonctionnement de ce module par un calage sur la fréquence pr#opre du patient concerné, un autre réglage donnera la fréquence sonore la -mieux acceptée par le patient, un réglage de la puissance -sonore sera également disponible ainsi qu'un haut-par leur, l'interrupteur de mise en marche est assuré par la fiche d'électrodes. b) Le satellite d'activité musculaire. - I I se compose d'une prise d'entrée électrode et mise en marche. - d'une prise de sortie pour branchement câble unité centrale. La personnalisation de ce module à la disposition du médécin est au niveau d'un seuil électronique d'activité musculaire. Là aussi le générateur du tiroir de l'unité centrale est calé sur un niveau d'activité musculaire propre au sujet et par le câble Unité centrale-Satellite, le signal est injecté dans le satellite et le réglage permet de déclencher le son pour le niveau désiré. - Un haut- parleur est incorporé à cet ensemble. c) Le satellite de fréquence cardiaque se compose - d'une prise d'entrée d'électrodes et mise en mar che. - d'une prise de sortie pour le câble de liaison avec l'unité centrale. - D'un haut-parleur. - Des réglages de seuil et de son sont à la disposi tion du médecin prescripteur. Le générateur étant calé sur une fréquence cardiaque affichée par le médecin, le signal est injecté par le câble Unité centrale-Satellite dans le satellite et on règle ce son satellite pour qu'il devienne sans progression carrément aigu si la fréquence est au-dessus du seuil choisi ou carrément grave s'il est en-dessous. Ainsi le sujet, seul avec son satellite, saura s'il est en-dessus ou en-dessous de la fréquence choisie. Ce réglage variera (comme sur les autres satellites) au fil des séances et des progrès obtenus (les réglages sont obtenus au moyen de l'unité centrale) d) Le satellite de conditionnement de la respiration comportera le simulateur fonctionnant dans l'unité centrale avec diodes et son. Les temps des quatre stades composant le cycle complet sont, au préalable et en fonction des patients et de l'évolution de leur traitement, programmés par le médecin. Le raccordement à l'unité centrale se fait comme pour les autres satellites. Ce satellite fonctionne sans capteur. e) Le satellite de reflexe##s#vchogaLv#a##jcu#. II se compose - d'une prise d'entrée électrode et mise en marche. - d'une prise de sortie pour branchement câble Unité centrale-Satellite. - d'un potentiomètre de balance. - d'un haut-parleur. La personnalisation de ce module se situe au niveau du choix de la gamme de variation de la Résistance de la peau suivant l'état d'avancement de la thérapie et du niveau sonore choisi pour haut-parleur. f) Le satellite de la température est identique au satellite du reflexe psychogalvanique, mais les électro des sont des capteurs thermiques. Les dessins ci-joints donnés à titre d'exemple indi catif et non limitatif permettront aisément de com prendre l'invention, ils représentent un mode de réalisation préféré selon l'invention. Les figures 1 et 2 sont des vues schématiques de l'unité centrale, vue par la face avant. Les figures 3,4,5,6 et 7 représentent des satellites. L'unité centrale 1 comporte plusieurs tiroirs - Un tiroir de mesure 2 - Un tiroir du rythme Alpha 3 - Un tiroir de mesure d'activité musculaire 4 - Un tiroir de fréquence cardiaque 5 - Un tiroir de mesure de température 6 - Un tiroir de mesure du réflexe psychogalvanique 7. - Un tiroir de simulation et conditionnement de la respiration 8. - Un tiroir interface 9. - Un tiroir pour le son 10. - Un tiroir vidéoscope 19. - Un tiroir enregistreur graphique 20. - Deux haut-parleurs 21, deux gains de puissance (22). - Un tiroir calcul (24). 26 Pour chaque tiroir, I'entrée/ des électrodes est à trois broches. La sortie des informations ou entrée du câble allant se brancher sur le satéllite est une broche 11 à broches femelles : la première broche pour la masse, la seconde pour le positif de la pile, la troisième pour le négatif de la pile, la quatrième pour le signal pysiologique, la cinquième pour le signal extrait ou intégré, la sixième pour la sortie du générateur. Sur les différents tiroirs on trouve - Un bouton 12 à trois positions : arrêt, étalonnage, sujet. - Un bouton de gain 13. - Des diodes électroluminescentes 14. - Un compteur à chiffres lumineux 15. - Un bouton de fréquence du générateur d'étalonnage 16. - - Un interrupteur deux positions (Unité centrale-Satel lite 17). - Des boutons 18 qui permettent de régler à volonté la durée des différents stades de la respiration pour le tiroir 8. - Un bouton de fréquence 25 de l'oscillateur qui produit le son. Sur les satellites on retrouve les éléments essentiels avec parfois, en plus, un bouton de seuil 23. Tous ces réglages sont seulement accessibles au médecin qui personnalise ainsi le fonctionnement du satellite par rapport aux rythmes biologiques du patient à traiter. Les satellites sont les suivants - Le satellite des rythmes Alpha 27 comprend - une entrée 28. - - une entrée sortie Satellite Unité centrale li. - un haut-parleur 29. - un bouton 30 pour la bande passante. - un bouton 31 pour la fréquence sonore. - un bouton 32 pour la puissance sonore. - Le satellite d'activité musculaire 33 comprend - les éléments déjà décrits 11,28,29,32. - un bouton de seuil 23 seulement accessible au médecin. - Le satellite de fréquence cardiaque 34 comprend - - les éléments déjà décrits 11,23,28,29,32. - Le satellite respiration 35 comprend - les éléments déjà décrits 11,28,29. - un bouton 36, inspiration. - un bouton 37, arrêt. - - un bouton 38, durée expiration. - un bouton 39, arrêt. - Le satellite de mesure de la température 40 comprend - les éléments déjà cités 11,28,29. - un bouton balance 41. - un bouton de gamme 42. - Le satellite de reflexe psychogalvanique comprend - les éléments déjà cités pour le satellite 40 de mesure de la température. - le bouton de gamme 42 est différent. Ce satellite n'est pas représenté sur les figures. REVENDICATIONS 1. Dispositif d'autorégulation biologique caractérisé par le fait qu'il est composé d'une unité centrale (1) qui comporte plusieurs tiroirs (2,3,4,5,6,7,8,9,10,19,20,- 21,22,24) permettant chacun de mesurer et d'analyser une activité biologique, l'unité centrale (1) peut être reliée à un satellite autonome (27,33,34,35,40) correspondant à une activité biologique spécifique, pour que celui-ci soit réglé et adapté au patient à traiter. 2. Dispositif d'autorégulation biologique selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'unité centrale (1) comprend plusieurs tiroirs - Un tiroir de mesure (2), - Un tiroir du rythme Alpha (3), - Un tiroir de mesure d'activité musculaire (4), - Un tiroir de fréquence cardiaque (5), - Un tiroir de mesure de température (6), - Un tiroir de mesure du réflexe psychogalvanique (7), - Un tiroir de simulation et conditionnement de la respiration (8), - Un tiroir interface (9), - Un tiroir pour le son (10), - Un tiroir vidéoscope (19). - Un tiroir enregistreur graphique (20), - Deux haut-parleurs (21), deux gains de puissance (22). - Un tiroir calcul (24). 3. Dispositif d'autorégulation biologique selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait qu'à chaque tiroir de mesure (2,3,4,5,6,7,8) correspond un satellite autonome (27,33,.34,35,40) qui peut être banché sur l'unité centrale (1). 4. Dispositif d'autorégulation biologique selon l'une quelconque des revendications 1,2 ou 3, caractérisé par le fait que le tiroir rythme Alpha (3) comporte 1) Sur la face avant - Une entrée pour les électrodes (26). - Un bouton à trois positions : arrêt, étalonnage et sujet (12). - Un bouton de gain (13). - Des diodes électroluminescentes (14) qui indiquent la fréquence de l'Alpha. - Un bouton de fréquence (25) de l'oscillateur qui produit le son. - Un bouton de fréquence du générateur (16). - Un interrupteur deux positions (17). - Une entrée câble liaison Satellite-Unité centrale (11). 2) Sur la face arrière - Les tensions son vers l'amplificateur de puissance. - Les tensions du signal physiologique. - Les tensions du signal spécifique de l'Alpha, ces derniers . deux / paramètres pouvant être envoyés sur un vidéosco- pe (15) ou un enregistreur (20). 5. Dispositif d'autorégulation biologique selon l'une quelconque des revendications 1 ou 4, caractérisé par le fait que le tiroir rythme Alpha (3) comporte un amplificateur très fort pour permettre ensuite un écrétage, un filtre actif pour chaque fréquence de la bande alpha, un comparateur qui sélectionne automatiquement le filtre qui correspond à la fréquence Alpha du sujet, une diode luminescente pour chaque filtre. 6. Dispositif d'autorégulation biologique selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le tiroir d'activité musculaire (4) comporte 1) Sur la face avant - Un commutateur seuil. - Un commutateur gamme. - Une prise d'entrée des électrodes (26). - Un bouton (12) à trois positions. - Des diodes luminescentes de couleurs différentes (14). - Un interrupteur (17) deux positions. - Une prise d'entrée pour la liaison unité centrale - satellite (11). 2) Sur la face arrière -# Les tensions son. - Les tensions paramètre musculaire pour aller vers les enregistreurs. 7. Dispositif d'autorégulation biologique selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le tiroir de fréquence cardiaque (5) comporte 1) Sur la face avant - Une prise d'entrée des électrodes (26). - Un bouton (12) à trois positions. - Un bouton de gain (13). - Un bouton de fréquence du générateur (16). - Des diodes luminescentes de couleurs différentes (14). - Un interrupteur (17) deux positions. - Une prise d'entrée pour la liaison unité centrale satellite (11). 2) Sur la face arrière - Les tensions du signal cardiaque. - Les tensions son. - L'intégration de l'électrocardiogramme pour aller sur les enregistreurs. 8. Dispositif d'autorégulation biologique selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le tiroir de simulation et de conditionnement de la respiration (8) comporte Un simulateur permet de faire entendre au sujet, par des sons de fréquences différentes, la simulation de l'inspiration et de l'expiration, - Quatre diodes luminescentes (14) permettent de visualiser les différents stades : inspiration - arrêt, expiration - arrêt, - Quatre commandes (18) permettent de régler à volonté la durée des diférents stades, L'unité électronique de prise de l'information physiologique, par l'intermédiaire d'un capteur thoracique, a pour mission, lorsque le sujet est en phase totale ou partielle avec le simulateur, de faire disparaître le son ou les sons correspondant aux stades concernés, - Les signaux électriques correspondant au simulateur ainsi que ceux correspondant aux paramètres du sujet peuvent se transcrire sur l'enregistreur (20), - Sur la face avant se trouvent également l'inverseur et la prise (11) permettant le raccordement unité centrale - satellite. 9. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le tiroir psychogalvanique comporte - Un capteur qui est un semi conducteur. - Une prise d'entrée d'électrodes et mise en marche 11, - Une prise de sortie pour le câble de liaison avec l'unité centrale (11), - Un haut-parleur (29), (23) - Des réglages de seuil et de son/sont à la disposition du médecin prescripteur, L'information est présentée sur une échelle composée de diodes luminescentes dont l'écart en résistance entre deux diodes est en fonction de la position d'un commuta teur qui donne un pourcentage compris entre 0,1 et 20 % de la va leur initiale de la résistance, l'association de deux unités permettant de suivre les variations en deux points différents du corps, le but recherché étant à ce moment là, de tendre vers une équilibration des deux paramètres, une double échelle de diodes lumineu ses indique par affichage manuel le point de départ par une ou deux résistances. les informations s'enregis trent et objectivent les résultats obtenus un son (différent pour chaque capteur) permet en plus au patient de suivre auditivement l'évolution de la rétroaction, car là aussi, le son varie en fonction, suivant la variation de la résistance. 10. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que dans le tiroir de mesure de la température par thermistance (40), l'information est présentée sur une échelle composée de diodes luminescentes dont l'écart en température entre deux diodes est fonction de la position d'un commutateur qui donne soit 1 degré, soit 1/2 degré, soit 2/10 de degré, soit 1/10 de degré entre deux, l'association de deux unités permettant de suivre les variations en deux-points différents du corps, le but recherché étant à ce moment là, de tendre vers une équilibration des deux paramètres, une double échelle de diodes lumineuses indique par affichage manuel le point de départ par une ou deux températures, les informations s'enregistrent et objectivent les résul tats obtenus, un son (différent pour chaque capteur) permet en plus au patient de suivre auditivement l'évo lution de la rétroaction, car là aussi le son varie en fonction, suivant la variation de température. 11. Procédé pour la mise en oeuvre du dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'on fait entendre au patient, sans transformation, son signal d'activité musculaire recueilli sur les électrodes (26), le patient devant tenter d'obtenir le silence électrique, donc une atonie musculaire. 12. Procédé pour la mise en oeuvre du dispositif selon la revendication 7, caractérisé par le fait que l'on fait entendre au patient son propre rythme biologique dont le son est transformé et varie en fonction suivant la variation de la fréquence de son rythme biologique, qu'on lui visualise la fréquence dudit rythme afin qu'il puisse le ralenti ou l'accélérer en observant les diodes électro luminescentes de couleurs différentes (14). 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2,3,4,5,6,7,8,9 ou 10, caractérisé par le fait que chaque satellite comporte une entrée (11) qui le relie si nécessaire avec l'unité centrale (1), une entrée des électrodes (28), un haut-parleur (29), des boutons de réglages de la puissance sonore (32), de -la fréquence (31), de la bande passante (30), du seuil (23) qui permet de personnaliser le satellite (27,33,34,35,40), ledit bouton (23) étant seulement accessible au médecin.