Brevet FR2460555A1 — publié le 19810123

DESCRIPTION Etat de la technique dans le secteur considéré: Les appareils de mesure électriques et electroniques disposent des sorties de raccordement suivantes: - Solution 1: Sortie de type BNC - Solution 2: Sortie sur douilles de 4 mm - Solution 3: Sortie de type BNC et prise femelle de masse 4 mm Remarques:-Cette dernière solution couvre 90 % du marché - Une douille BNC est de type femelle avec sorties masse et âme,fixation de type balonnette. La majorité des raccordements des appareils de mesure aux ensembles à tester s'effectue par des cordons simples avec fiches mâles de 4 mm. Le raccordement est direct pour la Solution 2,il faut un adaptateur pour les autres cas. Un modèle est commerçialisé,il ressort obligatoirement l'âme et la masse,se fixe par balonnette,est encombrant et d'un prix excessif lié à sa conception. But de l'invention: Si les appareils de mesure sont équipés d'une prise de masse de 4 mm il suffit de créer un adaptateur entre l'âme du BNC et la sortie avec douille de 4 mm incorporée. Remarque: La solution 1 peut être transformée en solution 3 par: - adjonction d'une prise de masse 4 mm - piquage par fiche crocodile sur l'extérieur du BNC. Moyens mis en oe uvre: Schéma de l'interposition du dispositif avec le matériel existant: l'adaptateur-objet de l'invention- répond aux exigences suivantes: Conduction électrique: Réalisation directe en une seule pièce se centrant dans l'âme du BNC.L'adaptateur,aprés emmanchement est automatiquement protégé électriquement par le blindage du BNC. Ceci confère une immunité à l'ensemble des parasites usuels. Fixation temporaire: réalisée par un téton qui assure une résistance à l'arrache ment -supérieure aex manoeuvres de la fiche de 4mm. Cet-te nouveauté réside dans les caractèristiques du téton: 1,2mm+8'1 ; Longueur: 5,lmm +0,1 mm ;Cône en bout à 600 état de surface de tournage: Ra= 3,2 Les essais'nous ont démontré l'inutilité- d'un système complémentaire. Liaison Isolant-Pièce conductrice: emmanchement à force Résistance aux chocs L'insertion dans la douille BNC entraine un dépassement faible et évite les décalotages provoqués par les chocs latéraux. Sécurité: La collerette de 10 mm,longueur 4 mm assure: - l'isolation et la protection électrique de l'opérateur pendant les manoeuvres. - la sécurité mécanique (coincement du bout des doigts) en ne venant pas en contact -marge de 3 mm- contre la sortie BNC Applications: Le dispositif,objet de l'invention,peut être équipé sur tous les appareils de mesure équipés de sorties BNC. La simplicité de sa conception qui n'entraine aucune altérat ion des caractéristiques des appareils de mesure devrait par son prix de revient entrainer une diffusion importante de ce produit breveté. Revendications Préambule: 1 Dispositif de raccordement des fiches de 4mm sur les sorties BNC des appareils de mesure électroniques. Caractéristique technique: caractérisé par sa forme simplifiée permettant une liaison temporaire de résistance à l'arrachement nettement supérieure au contact de raccordement mâle-femelle de 4mm. Préambule: 2 Dispositif selon la revendication i Caractéristique technique: caractérisé par les formes qui permet tent d'assurer la continuité du blindage ,par les matériaux assurant la protection electrique des utilisateurs. Préambule: 3 Dispositif selon la revendication i Caractéristique technique: caractérisé par la forme de la partie conductrice qui assure également la liaison et le maintien de l'adaptateur dans son logement. Préambule: 4 Dispositif selon revendication i Caractéristique technique: caractérisé par sa construction en 2 pieces: - pièce de conduction monobloc - pièce d'isolement monobloc Pour des raisons de repèrage cette pièce peut être bicolore ou réalisée en 2 patties.Dans ce cas l'adaptateur comporte 3 Pièces.