Brevet FR2435706A1 — publié le 19800404

-La présente invention concerne tous les baromètres a mercure. -Les baromètres existants (fig. t ) sont constitués d'un bulbe à l'air libre placé en haut de la colonne B et d'une colonne à mercure A avec vide d'air à la parie supérieure La lecture se fait donc en haut de l'appareil soit à lm90 env. (fig. 1 ) et sur une échelle d'env. 9mm pour un cm de mercure La lecture n'est donc pas facile. -Le dispositif de l'invention (fig .2 et 3 ) consiste a placer le bulbe en haut de la colonne A et y créer le vide. De surmonter le gros tube de la colonne B ou se déplacera le mercure, d'un tube de diamètre inférieur ou se déplacera un liquide de densité. d. très inférieure à celle D du mercure Un entonnoir à l'air libre sera placé en haut de la colonne B Chaque différence de pression atmosphérique déplacera des volumes égaux dans le bulbe le gros tube et le petit tube. Les hauteurs de déplacements et les équivalences en pression mercure sont Bulbe : haut.H/K pression mercure H/K Gros tube - H/k - - H/k (1 - d/D) Petit tube : - H - - H d/D) La différence totale de pression mercure est H ( 1/K + l/k ( 1 - d/D) + d/D ) L'échelle de lecture aura la valeur inverse de la partie entre parenthéses. Nous constatons que cette échelle varie en fonction de la différence de densité, d/D, et la différence de diamètre entre le gros et le petit tube de la colonne B . Ces deux conditions ont un effet multiplicateur sur ltéchellè de lecture qui peut atteidre 30 à 40 mm par cm de mercure D'autre part le niveau de lecture se fait à env . lm40 (fig. 2 ) L'avantage de l'invention réside donc dans le niveau de lecture plus accessible et une plus grande échelle. -Les possibilités de cette invention concernent tous les baromètres à mercure. REVENDICATIONS r- Dispositif permettant une lecture plus facile de la pression atmo sphérique grace a une échelle plus grande et plus accessible. Caractérisé par le fait que le bulbe est sous vide et place en haut de la colonne A au lieu d'étre a l'air libre et sur la colonne B. Caractérisé par le fait de remplacer une petite hauteur de mercure par un liquide de plus faible densité. 2 - Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que le bulbe a grande capacité se trouve placé en haut de la colonne A et sous vide d'air. 3 - Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait qu'une petite hauteur de mercure est rem placée par un liquide plus léger. 4 - Dispositif selon la revendication 3 Caractérisé par le fait que le liquide léger est poussé par le mer cure qui se déplace dans le gros tube. Le mouvement se traduit par un déplacement du liquide léger dans le petit tube.