Brevet FR2407704A1 — publié le 19790601

a) Appareil permettant de mesurer les gibbosités des scoliotiques. b) La présente invention concerne les appareils de mesures orthopédiques. c) Actuellement, la mesure des gibbosités se fait à l'aide d'un fil à plomb et d'une règle graduée. Le malade étant penché en avant, le fil à plomb tangentiel à la gibbosité donne l'horizontale. La règle graduée mesure la hauteur de la gibbosité qui est la distance entre le fil à plomb et la dépression contro-latérale Cette façon de mesurer comporte un facteur d'erreur, du fait que l'horizontale est confiée à l'appréciation de l'opérateur. Cette mesure est donc empirique. d) L'appareil inventé permet une mesure rapide et précise de certaines asymétries corporelles sans erreurs possi bles dues à de mauvaises appréciations. e) Cet appareil, objet de l'invention, comprend - une équerre (1) dont les branches horizontales et verti cales sont graduées en centimètres et millimètres. La branche verticale se prolonge vers le bas à sa jonction avec la branche horizontale. La branche horizontale comprend - un curseur mobile (2) dont la hauteur est égale au pro longement vers le bas de la branche verticale de l'équerre. La branche verticale comprend - un curseur mobile (3) qui forme une croix avec celle-ci. Il est gradué en cm et Mm è partir de son milieu à droite comme à gauche, le milieu étant la graduation zéro. - une aiguille (4) lestée à la partie inférieure ( 5) et dont l'articulation(6) avec l'équerre se trouve au milieu de la jonction de la branche horizontale et de la branche verticale. L'aiguille est mobile autour de l'axe ( 6). Voir planche I 2. f) L'utilisation de l'appareil objet de 1 t inventìon est simple. Il est posé sur le dos du malade, celui-ci étant penché en avant. La pointe du curseur ( 2) est en contact avec le sommet de la gibbosité d'un côté, alors que de l'autre côté, c'est le prolongement de la branche verticale de l'é- querre qui est en contact avec la dépression contro-l#térale. La distance entre le curseur (2) et l'axe(6) est reportée sur la branche verticale à l'aide du curseur(3). L'appareil est plus ou moins incliné selon que la gibbosité est plus ou moins importante et la hauteur de celle-ci se lit directement sur les graduations du curseur 3 en regard de l'aiguille (4) dont le lest (5) permet d'etre toujours verticale. Cet appareil permet de mesurer ainsi certaines asymétries corporelles. Il permet donc de faire des bilans précis et de mesurer ainsi la gravité d'une scoliose et l'efficacité du traitement suivi. Voir planche Il 2. REVENDICATIONS 1. 1) Appareil permettant de mesurer la hauteur d'une déformation thoracique à l'aide d'une équerre, de deux curseurs et d'une aiguille lestée. 2) Caractérisé par le fait qu'il comporte une équerre graduée sur ses branches horizontales et verticales. 2. 1) Appareil selon la revendication 1 2) Caractérisé par le fait qu'il comprend un curseur mobile sur la branche horizontale de 1'S- querre et dont la hauteur est égale au prolonge ment vers le bas de la branche verticale de 1'6- querre. 3. 1) Appareil selon la revendication 2. 2) Caractérisé par le fait qu'il comprend un cur seur mobile gradué sur la branche verticale de l'#- querre. 4. 1) Appareil selon la revendication 3. 2) Caractérisé par le fait qu'il comprend une ai guille lestée à sa partie inférieure donnant ainsi toujours la verticale quelque doit l'inclinaison de l'appareil.