Brevet FR2414909A1 — publié le 19790817

La présente invention a pour objet un dispositif communément appelé soulève-malade, utilisé pour le levage et le transport de malades ou de handicapés. Il est déjà connu de tels dispositifs essentiellement constitués d'une potence, dont le bras, supportant par son extrémité libre un siège, éventuellement complété d'un dossier, ou un brancard, suspendu au moyen de chalnes ou de sangles à un fléau accroché au bras, est articulé sur l'extré- mité supérieure du mât, lequel est monté sur une embase pou vant, par exemple, être constituée d'une structure en U ou en V, dont les branches, équipées de roulettes, peuvent être plus ou moins rapprochées afin de combiner une grande stabilité et un déplacement aisé du dispositif au passage des portes, l'embase pouvant également être constituée d'une structure pivotante solidarisée au sol, dans le cas d'un soulève-malade pour piscine ou salle de bains. Dans les dispositifs connus, un vérin hydrau lique articulé, d'une part, sur le mât, et, d'autre part, sur le bras, permet de modifier la position du bras qui peut se débattre dans un plan vertical par rapport au mat, pour ainsi lever ou descendre le malade. Ce vérin hydraulique est alimenté par une pompe hydraulique disposée à la base du vérin et actionnée par un levier manipulé par un assistant, qui manipule également une soupape commandant la descente ou le levage. Ces dispositifs connus présentent de nombreux inconvénients. En ce qui concerne le confort du malade, il faut noter que le levage s'effectue par une succession d'à-coups correspondant aux phases de débit de la pompe dans le vérin hydraulique. La descente est certes continue mais il faut prendre grand soin, lors de la manoeuvre de la valve, de ne pas l'ouvrir trop fort ce qui peut provoquer une descente trop rapide et brutale. En ce qui concerne l'actionnement du vérin, il apparat que le levier nécessite d'être manoeuvré avec une force de 10 â 20 kg. Le soulève-malade ne peut donc pas être manoeuvré par n'importe quelle personne et cette manoeuvre accapare totalement l'assistant qui n'est donc plus disponible pour le malade. On notera, de plus, que le malade ne peut en aucun cas manoeuvrer lui-même l'appareil. Enfin, le vérin hydraulique, la pompe et la valve sont des éléments susceptibles de présenter des fuites d'huile, ce qui pose un probleme non négligeable de maintenance. Par la présente invention, on se propose de concevoir un soulève-malade ne présentant pas ces inconvénients afin, notamment, d'améliorer considérablement le confort du malade et de l'assistant. A cet effet, le soulève-malade selon l'invention se caractérise en ce que les positions du bras par rapport au mât sont commandées par un vérin électromécanique, articulé, d'une part, sur le bras, et, d!autre part, sur le mât, et alimenté au moyen d'une batterie fixée au soulèvemalade, le vérin électromécanique étant constitué d'un vérin à vis dont les déplacements sont commandés par un moteur électrique réversible. Avantageusement, on associe à la batterie un transformateur-redresseur, permettant de recharger la batterie et/ou d'assurer l'alimentation du moteur électrique réversible directement à partir du secteur, ainsi qu'un bloc-relais commandant le fonctionnement du moteur et commandé par un contacteur-interrupteur, disposé au pied du mât pour être commandé au pied par l'opérateur, ou relié au bloc-relais par un câble pour que la commande puisse s'effectuer à distance, éventuellement par le malade lui-même. La présente invention sera mieux comprise à l'aide de l'exemple particulier de réalisation décrit ci-après en référence à la figure unique annexée. Sur cette figure, le soulève-malade selon l'invention comprend un siège 1 et un dossier 2 suspendus par les sangles 3 et 4 à un fléau 5 accroché à l'extrémité libre du bras 6 articulé en 7 sur le mât 8 monté sur l'embase 9 dont la structure a la forme d'un U, équipé de roulettes 12 aux deux extrémités de chacune des branches 10 et 11. Un vérin à vis 13, dont la vis est entrainée par un moteur électrique réversible 14, commande les mouvements du bras 6, sur lequel il est articulé en 15, par rapport au mât 8, sur lequel il est articulé en 16. Le moteur électrique réversible 14 est alimenté en courant continu par une batterie 17 portée par le mât 8, et associée à un transformateur-redresseur 18, ainsi qu'à un bloc-relais 19. Le transformateur-redresseur 18 permet de recharger la batterie 17 et/ou d'assurer l'alimentation du moteur 14 directement à partir du réseau de distribution électrique domestique. A cet effet, un enrouleur automatique 20 du fil de branchement est accolé au transformateur-redres sou r 18. Le bloc-relais 19 qui commande le fonctionnement du moteur 14 est lui-même commandé à partir du contacteur-inter rupteur 21 relié au bloc-relais 19 par un câble 22 suffisamment long pour permettre une commande à distance du levage ou de la descente, éventuellement par le malade lui-même.On notera que le contacteur-interrupteur 21, qui peut être accroché en 23 au mât 8 en l'absence de commande particulière, peut être manipulé d'une seule main par un assistant ou par le malade, dont l'autre main reste disponible pour assurer une autre fonction,par exemple le maintien du malade en équilibre sur le siège 1 lors d'une manoeuvre quelconque. Dans une autre variante, le contacteur-interrupteur 21 peut être disposé au pied du mât 8 pour être éventuellement commandé au pied par l'opérateur dont les deux mains sont alors disponibles pour assister le malade. Le soulève-malade selon l'invention apparat donc comme particulièrement facile d'emploi, tant pour le malade que pour un assistant la manoeuvre ne nécessitant aucun effort particulier. De plus, il est confortable pour le malade du fait du fonctionnement continu et régulier présenté par un vérin à vis entraîné par moteur électrique par rapport & un vérin hydraulique, tout en ne nécessitant qu'une main- tenance extrêmement réduite et en ne présentant aucun risque de fuite hydraulique. Enfin, il apparaît d'un fonctionnement sur, du fait de la double alimentation possible. Un soulève-malade selon l'invention, suscepti ble d'être équipé des accessoires classiques tels qu'un dispositif d'écartement des branches de l'embase, pour augmenter la stabilité offerte, de roulettes de blocage, de poignées de poussée pour les déplacements, etc., peut avantageusement remplacer les dispositifs connus lorsque l'on désire soulever un malade de son lit pour le transférer sur un siège de toilette, dans un fauteuil roulant ou dans une voiture, ou encore pour le descendre dans une baignoire, une piscine ou au ras du sol de façon à lui permettre dteffectuer des exercices, grâce à l'action du vérin électromécanique. De plus, d'une façon en soi connue, afin de faciliter le transport, par exemple dans le coffre d'une automobile, et le stockage, ce soulève malade peut être facilement démontable. REVENDICATIONS 1/ Soulève-malade, comprenant un siège ou brancard suspendu, au moyen de channes ou de sangles, à au moins Un fléau accroché à l'extrémité libre d'un bras, articulé, par son autre extrémité, sur un mât monté sur une embase, éventuel lement munie de roulettes, caractérisé en ce que les positions du bras par rapport au mât sont commandées par un vérin électromécanique, articulé, d'une part, sur le bras, et, d'autre part, sur le mât, et alimenté au moyen d'une batterie fixée au soulève-malade. 2/ Soulève-malade selon la revendication 1, caractérisé en ce que le vérin électromécanique est constitué d'un vérin à vis dont les déplacements sont commandés par un moteur électrique réversible. 3/ Soulève-malade selon la revendication 2, caractérisé en ce que la batterie est associée à un transfor mateur-redresseur pour être rechargée par ce dernier, ou pour assurer l'alimentation du moteur électrique réversible à partir du secteur. 4/ Soulève-malade selon la revendication 3, caractérisé en ce que la batterie est également associée à un bloc-relais commandant le fonctionnement du moteur et commandé par un contacteur-interrupteur. 5/ Soulève-malade selon la revendication 4, caractérisé en ce que le contacteur-interrupteur est disposé au pied du mât et peut être commandé au pied par l'opérateur. 6/ Soulève-malade selon la revendication 4, caractérisé en ce que le contacteur-interrupteur est relié par câble au bloc-relais de sorte que le soulève-malade puisse être commandé à distance et, éventuellement, par le malade lui-même.