Brevet FR2373271A1 — publié le 19780707

Actuellement la prothese est simplement fixée au fil chirugical par des ligatures séparées a chaque boucle sortant du cuir chevelu et necessite une intervention du chirurgien ou d'un spécialiste a chaque dépose de la prothese. OBJET DU BREVET - modification de la méthode de l'implant de prothes en cheveux naturels ou syntetiques pour permetre d'enlever aisément la prothese - de nettoyer le cuir chevelu - de changer de prothese sans modifier la solidité caractéristique de l'implant ce qui cons titue un immense avantage pour l'hygiene du cuir chevelu et le bon entretient de la prothese elle meme et aussi - facilite l'adaptation a l'evolution de la couleur des cheveux restant a opéré qui blan chissent forcément - ou qui peuvent etre teints séparément - et permet la réparation ou la modification d'une prothese tout en sauvegardant ltaspect de l'opéré par la mise en place d'une deuxieme prothese de secours. La méthode consiste a placer dans chaque boucle extérieure au cuir chevelu du point chirugical qui sert normalement a Itacrochage de la prothese d'une agraphe a pression femelle de préférence en matier plastique souple et transparente de diametre par exemple sept MM. sans limitation pour le brevet qui s'entend a tout autre mode de fixation par agraphe a pression en quelque matiere que ce soit et la fixation de l'agraphe sur le fil chirurgical par soudure thermiqu ou collage est egalement couvert par ce procédé. Dans l'exemple il a été utilisé l'agraphe a pression transparente PRYM Art NO 347I55 de 7 mm de Diametre Le fil continu de l'implant que le chirurgien passe alternativement dans le cuir chevelu et a l'extérieur de celui ci formant des boucles d'arimages simples sont completées par ce procédé par le passage du fil chirurgical a chaque boucle dans les trous prévus pour la couture de l'embase de l'élément femelle - il devra passer par deux trous opposés - sens de passage dans lèmbase dessu dessou dessu comme il est montré dans de dessin NO I Joint - l'agraffe a pression enfilée le chirurgien piquera dans le cuir chevelu - pui ressortira pour enfiler une nouvelle agraffe - ceci j'usqua la ligature finale assemblant les deux extrémitées du fil chirurgical autour de la calvicie. La méthode est aussi valable pour la chirurgie de fixation de chaque agraffe par point séparé. Il ne reste plus qu'a prendre l'empreinte de la calvicie de l'opéré par aplication sur sa tete d'un film souple en polyetkilene que l'on raidit par des bandes de scotch - par transparence sur cette forme male on marque l'emplacement exact des agraphes femelles fixées sur la tete et on repere par une marque l'avant du dispositif - en transposant sur l'intérieur de la prothese l'empreinte il est facile de marquer les points exacts ou seront cousus sur l'armature de la prothes les agraphes males correspondantes. Il faudra prévoir pour enlever sans les ditériorer les agraphes males des femelles une pince comportant en bout un découpage d'une largeur un peu supérieure au diametre du pivot male de la pression - chaque lame est conique pour ecarter les deux embases des p#ressions dt le tranchant de ces lames devront etre arrondies. REVENDICATION - Methode d'implant de protheses capilaires naturelles ou synthetiques permettant d'enlever , de remettre ou de changer a volonté la prothese au moyen d'agraphes a pression - et d'une pince pour enlever les pressions sans les endomager. I Caractéristique technique de l'implant - placement dans la boucle extérieure au cuir chevelu du point chirurgical d'une agraffe a pression femelle de preférence de facon a etre maintenue bien a plat sur le crane, 2 - Caractéristique technique de la prothese - placement apres situation sur empreinte transparente de toutes les agraphes a pression de preférence males necessaires pour maintenir la prothese solidement en place. 3 - Caracteristiques technique de la pince - celle ci doit comporter un découpage pour que la pince serrée a fond ne puisse endomager le pivot central male de l'agraphe a pression et que ses deux lames a l'endroit ou elles passent entre les flasques des agraphes pour les décoller soient coniques mais arrondies du bout. En complement est jointe une planche de dessins : DESSIN NOI - vue de passage du fil chirurgical dans I'agraphe a pression femelle - et de la position de la male sur la prothese DESSIN NO 2 vue de l'assemblage des agraphes sur une calvicie DESSIN NO 3 Vue de la pince et de son découpage DESSIN NO 4 - Vue des deux branches de la pince dont la conicité des deux branches sont en train de décoller en douceur lès agraphes a pression.