Brevet FR2211654A1 — publié le 19740719

La présente invention concerne les -appareils de mesure électriques du type wattmètres, et plus particulièrement ceux utilisés dans l'Enseignement. Les wattmètres de contrôle employés habituellement dans les laboratoires et sur les plates-formes d'essais sont conçus pour des calibres de courant et de tension prévus pour cet emploi, par exemple un calibre courant 5 A et plusieurs calibres tension : 12 V - 24 V - 60 V - 120 V 240 V, ce qui correspond à des puissances nominales mesurées de 60 à 1 200 W. Dans le cas des mesures de faible puissance, il est utilisé dans l'industrie des convertisseurs, qui~fournissent à leur sortie un courant proportionnel à la puissance appliquée à l'entrée. L'appareil indicateur est alors un simple milliampèremètre au lien d'un wattmètre. De ce fait, ce système perd tout caractère pédagogique et ne peut titre utilisé dans l'Enseignement. Pour conserver ce dit caractère pédagogique, il est nécessaire de réaliser un wattmètre classique (électrodynamique ou ferrodynamique), précédé d'un amplificateur de courant et éventuellement d'un amplificateur de tension. Le dispositif, objet de la présente invention, consiste, à partir d'un appareil classique (du genre de celui indiqué au début de la description), à ajouter un enroulement inducteur à faible courant caoo mA par exemple), utilisable directement (dans ce cas, la chute de tension est élevée, de l'ordre de plusieurs volts), ou par l'intermédiaire d'un amplificateur de courant, dont la puissance de sortie est suffisante pour obtenir la déviation maximale dans les conditions imposées par l'appareil de mesure. Il est à noter oue l'adjonction d'un amplificateur fournissant à sa sortie un courant suffisant pour alimenter directement le calibre minimal en courant du wattmètre, rend inutile la réalisation d'un enroulement complémentaire. De toutes façons, il sera possible à l'entrée de mesurer des courants faibles, avec des chutes de tension très faibles, pour fixer les idées 10 mA, avec une chute de tension de 20 mV. Les autres calibres sont obtenus par le procédé classique du shunt universel. Les caractéristiques de l'amplificateur doivent entre compatibles avec les usages courants, c'est-à-dire nermettre des mesures de puissance en courant continu et en courant alternatif, ce qui conduit à un domaine d'utilisation en fréquence, qui va du continu à quelques centaines d'Hz. D'autre part, en alternatif il devra supporter sans dommages les surcharges imposées par les mesures avec un facteur de puissance faible (cos 9 = 0,5 , voire 0,2). L'ensemble sera avantageusement complété par un indicateur de taux de charge, placé dans les circuits de sortie de l'amplificateur de courant. Cet indicateur, gradué en %, jusqu'à 200 % par exemple (cos ç = 0,5), permettra d'autre part un réglage préalable du éro électrique de l'amplificateur. L'ensemble se présente donc comme un wattmètre classique, avec les entrées en courant et tension séparées, et pouvant donner lieu à tous les montages prévus pour l'étude du principe des mesures de puissance en continu et en alternatif. REVENDICATION 1. Réalisation d'un wattmètre pour courants faibles, comprenant un wattmètre classique, utilisable directement ou associé à un amplificateur de courant, et éventuellement à un amplifica teur de tension, ce qui permet d'utiliser l'ensemble comme un wattmètreclassique, dans le but de conserver son caractère pédagogique pour les mesures de puissance.