Brevet FR2238462A1 — publié le 19750221

L'invention concerne un appareil de radiodiagnostic comportant une couchette pour patient, un tube à rayons X disposé au-dessus de la couchette pour patient et maintenu audessus de cette dernière à l'aide d'un statif pour tube à rayons X, et un compresseur. On connatt un appareil de radiodiagnostic comportant un tube à rayons X disposé au-dessus de la table, dans lequel un bras en console comportant un compresseur est monté de façon à pouvoir être déplacé longitudinalement sur le statif du tube à rayons X. Dans cet appareil de radiodiagnostic il s'est avéré #tre un inconvénient que le compresseur provoque toujours une gene lorsqu'il n'est pas utilisé. C'est pourquoi il a déjà été proposé de fixer, d'une façon amovible, le compresseur sur le bras en console. A une telle solution est attaché cependant l'inconvénient que les parties détachées doivent entre rangées et montées à nouveau en cas de besoin. L'invention a pour but de fournir une solution constructive permettant d'écarter le compresseur du champ d'examen, avec une dépense aussi faible que possible, et de pouvoir mettre ledit compresseur à nouveau immédiatement en fonctionnement sans une dépense notable de travail, en cas de besoin. C'est pourquoi conformément à l'invention dans un appareil de radiodiagnostic du type indiqué plus haut, le compresseur est maintenu sur un bras en console monté sur le statif du tube à rayons X de façon à pouvoir titre écarté par basculement. Cette solution évite le démontage et le rangement du compresseur. En outre lors de l'écartement par basculement, le bras est également éloigné, en rnême temps que le compresseur, du champ d'examen. Suivant une forme de réalisation avantageuse de l'invention, le bras en console peut Btre constitué de façon à pouvoir être replié dans sa partie centrale entre le compresseur et le statif du tube à rayons X au mo#yen d'une charnière et peut être monté de façon à pouvoir pivoter autour d'un second axe parallèle à l'axe de la charnière, sur son extrémité situdedu côté du tube à rayons X. Suivant cette forme de réalisation de l'invention, le bras en console est réduit, à l'état replié, à approximativement la moitié de sa longueur. Simultanément le compresseur peut être basculé en avant de l'emplacement du statif du tube à rayons X, auquel le bras en console est articulé. Là, le compresseur se trouve effectivement en dehors du chawp d'examea, mais à proximité immédiate de ce dernier.A tout moment il peut être saisi à la main par un praticien situé debout à c8té du patient et être à nouveau basculé, en cas de besoin, dans le champ d'exa men. Suivant une variante tout particulièrement appropriée de l'invention, les mouvements de basculement des deux supports du bras en console, reliés entre eux par la charnière, par rapport au statif du tube à rayons X peuvent être dirigés en des sens opposés par l'intermédiaire de dispositifs de transmission, lesdits déplacements pouvant cependant être maintenus à une même valeur.De ce fait, le compresseur peut titre déplacé sur une trajectoire approximativement rectiligne jusqu' proximité du statif du tube à rayons X et la région de l'espace dans laqueS le le compresseur peut se déplacer, peut être adaptée à la place disponible entre le tube à rayons X, le diaphragme des rayons primaires, le statif du tube à rayons X et la couchette du patient y compris un patient couché sur ladite couchette, de manière à exclure de façon store des collisions.Enfin l'effort qui doit titre effectué lors du déplacement du compresseur, est plus faible dans le cas de cette variante de l'invention étant donné que, dans le cas d'un bras en console s'étendant horizontalement, les masses devant titre soulevées et abaissées se compensent partiellement m & e dans le cas d'un axe de charnière horizontal. Si le support tourné vers la colonne du statif n'est égal approximativement qu'à un tiers de l'ensemble du bras en console, on peut meme obtenir de cette façon une compensation de poids complète. Une forme de réalisation particulièrement simple ainsi que robuste du dispositif suivant l'invention est obtenue gracie au fait qu'un premier pignon disposé sur l'axe de lactarnière et solidaire du support, tourné vers le compresseur, du bras en console et un second pignon possédant une circonférence double, disposé- sur le second axe et bloqué par rapport au statif du tube à rayons X sont entourés en commun par umcha#ne. D'après cette constitution, seul un petit nombre de composants usuels dans le commerce et d'un prix réduit sont nécessaires. Le couple total du bras en console est transmis, également pour une orientation horizontale de l'axe de la charnière, de la channe au statif du tube à rayons X par l'intermédiaire du second pignon bloqué par rapport audit statif. Les couples de bascule ment des deux supports se compensent mutuellement pour un rapport adéquat de longueurs. Par conséquent lors du déplacement du compresseur, seuls les frottements relativement faibles des paliers doivent encore être vaincus. Une forme de réalisation de l'invention, particulièrement bien adaptée aux conditions nécessaires de travail dans les appareils de radiodiagnostic, est obtenue lorsque llaxe de la charnière est orienté perpendiculairement à la direction du rayon central et parallèlement à la direction longitudinale de la couchette du patient. De ce fait le bras en console replié s'adapte au statif du tube à rayons X et, dans l'état basculé écarté, ne g#ne en aucune façon l'accessibilité au patient. A titre d'exemple on a décrit ci-dessous et illustré schématiquement au dessin annexé une forme de réalisation du dispositif suivant l'invention. La figure montre une vue en perspective, partiellement arrachée, d'un appareil de radiodiagnostic comportant un tube à rayons X situé au-dessus de la table et un compresseur maintenu sur un bras en console conforme à l'invention. Sur la figure on identifie un appareil de radiodiagnostic I comportant une couchette 2 pour patient ainsi qu'un tube 4 à rayons X situé au-dessus de la table et maintenu au-dessus de la couchette du patient sur un statif 3 du tube à rayons X. Sur le tube à rayons X est fixé un diaphragme 5 des rayons primaires, à l'aide duquel le cOne des rayons X peut être collimaté sur un champ d'examen (non représenté). Le rayon central 6 du tube 4 à rayons X est représenté à l'aide d'une ligne en traits discontinus. Entre la couchette du patient de l'appareil de radiodiagnostic 1 et le tube 4 à rayons X est disposé un compresseur 7 qui est fixé sur un bras en console 8 en étant centré sur le rayon central 6 du tube 4 à rayons X. Le bras en console est fixé sur un chariot 9 pouvant titre déplacé longitudinalement sur le statif 3 du tube à rayons X par l'intermédiaire d'un mécanisme d'entratnement non représenté ici. Le bras en console 8 est constitué par deux supports 12, 13 reliés entre eux par l'intermédiaire d'une charnière 10 possédant un axe horizontal 11 et est monté de façon à pouvoir basculer autour d'un second axe 14,paraltèle à l'axe 11 de la charnière, sur le chariot 9. Le compresseur 7 est accroché par une liaison du type à cardan, par l'intermédiaire d'un organe de support 15 en forme de fourche, à l'extrémité libre du bras en console 8.Dans la paroi latérale 16, partiellement arrachée, du support 12 on remarque un premier pignon 17 monté sur l'axe 11 de la charnière et bloqué par rapport au support 13 portant le compresseur 7. A travers la paroi latérale 18, partiellement arrachée, du chariot 9 on recon natt sur le second axe 14, autour duquel le bras en console 8 est monté de façon à pouvoir pivoter sur le chariot 9, un second pignon 19 possédant une circonférence double et qui bloque le chariot 9. Les #deux pignons 17, 19 sont entourés par une channe sans fin commune 20. Une chaîne semblable (non représentée pour conserver la clarté du dessin) est également prévue de l'autre côté du bras en console 8. Le pignon 19 monté sur le second axe 14 et bloqué sur le chariot 9 est accouplé rigidement à une roue à vis sans fin 21.Cette roue à vis sans fin est en prise avec une vis sans fin 23 entraînée par un moteur électrique 22. Ce dernier ainsi que la vis sans fin 23 sont montés dans le support 12 articulé sur le chariot 9. En raison de la fixation du bras en console 8 sur le statif 3 du tube à rayons X, le compresseur -7 suit tous les mouvements du statif du tube à rayons X ainsi que ceux du tu be4àrayorsXet reste par conséquent toujours centré par rapport au rayon central 6 du tube à rayons X, lorsque le bras en console 8 est étendu. Lors d'un déplacement du chariot 9 le long du statif 3 du tube à rayons X, le compresseur 7 est décalé le long du rayon central du tube à rayons X.La subdivision du bras en console 8 en deux supports 12, 13 approximativement de meme longueur qui sont reliés l'un à l'autre par une liaison en forme de charnière, et la fixation avec possibilité de basculement du bras en console 8 sur le chariot 9 autour d'un second axe 14 horizontal monté parallèlement à l'axe 11 de la charnière, permettent de réduire la longueur du bras en console, lors du mouvement de repliement, une valeur permettant de l'adapter à la colonne 3 du statif entre le tube 4 à rayons X et la-surface de la couchette 2 du patient. Lorsque le bras en console 8 est replié, le compresseur 7 se trouve devant le chariot 9.Dans cette position le compresseur 7 ainsi que le bras en console 8 sont situés en dehors du champ d'examen et, à cet endroit, ne g#ntpas l'accessibilité au patient,#eleque puisse être la constitution de l'appareil respectif de radiodiagnostic. Cependant le compresseur 7 se trouve à la portée du praticien effectuant l'examen. Il peut etre atteint par la main du praticien sans que ce dernier n'ait besoin de s'écarter de sa position à c8té du patient. Grace aux deux pignons 17, 19 reliés entre eux au moyen d'une channe 20, les mouvements de basculement des deux supports 12, 13 sont coordonnés entre eux ainsi que par rapport au chariot 9 et au statif 3 du tube à rayons X. Grace au fait que la circonférence du pignon 19 est double de celle du pignon 17, les deux supports 12, 13 pivotent d'un même angle dans des directions opposées. De ce fait lors de l'écartement avec basculement, le compresseur 7 se déplace essentiellement sur une droite horizontale sans entrer en collision avec le tube 4 à rayons X, le diaphragme 5 des rayons primaires ou le patient. Dans le cas où les deux supports possèdent des longueurs différentes, on peut également obtenir des trajets de déplacement du compresseur s'écartant d'une ligne droite.Les couples de basculement des deux supports 12, 13 sont transmis par la channe 20, et ce au plus gros pignon 19 disposé dans le chariot 9. Cependant étant donné que ce pignon est relié rigidement au chariot 9, ce dernier transmet le moment de basculement total du bras en console 8 muni du compresseur 7 qui y est fixé. Lors du déplacement du compresseur en direction du statif 3 du tube à rayons X, il ne se produit par conséquent globalement, dans le cas d'un rapport choisi de façon correspondante des longueurs des deux supports, aucune élévation ni aucun abaissement de masses ou bien seulement une élévation ou un abaissement réduits, si bien que lors du déplacement du compresseur, il est possible d'éviter toutes les forces de réglage surmontant le frottement normal des paliers. Avec la roue à vis sans fin 21 montée sur le second axe 14 et reliée rigidement au chariot 9 engrène l & vis sans fin 23 entratriée par un moteur etqui, lorsque le moteur 22 fonctionne,se déplace avec le support 12 sur le pourtour de la roue à vis sans fin 19 et fait basculer ainsi les deux supports 12, 13. Par suite de l'autoblocage de l'entrai- nement à vis sans fin, le compresseur peut être arrêté à n'importe quel endroit de sa trajectoire. Etant donné que les moments de basculement des supports du bras en console sont transmis par la charnue, le-servo-moteur n'a besoin de vaincre essentiellement que les forces de frottement et peut donc être de façon correspondante d'une constitution faible. REVENDICATIONS 1. Appareil de radiodiagnostic comportant une couchette pour patient, un tube à rayons X situé au-dessus de la table et fixé sur un statif du tube à rayons X au-dessus de la couchette du patient, ainsi qu'un compresseur, caractérisé par le fait que le compresseur(7) est fixé sur un bras en console (8) monté sur le statif (3) du tube à rayons X de façon à pouvoir être écarté par basculement. 2. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le bras en console (8) est constitué de façon à pouvoir se rabattre au moyen d'une charnière (10) dans sa partie centrale entre le compresseur (7) et le statif (3) du tube à rayons X, tandis que son extrémité située du cté du statif du tube à rayons X est montée de façon à pouvoir pivoter autour d'un second axe (14) parallèle à l'axe (11) de ladite charnière. 3. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 2, caractérisé par le fait que les mouvements de basculement des deux#rts(l2, 13) du bras en console (8), reliés entre eux par la charnière (10), par rapport au statif (3) du tube à rayons X sont dirigés en des sens réciproquement opposés,par l'intermédiaire de dispositifs d'entratnement (17, 19, 20), les valeurs de ces mouvements de basculement des deux bras étant cependant maintenues identiques. 4. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'un premier pignon (17), relié rigidement au support (13) du bras en console (8), tourné vers le compresseur (7) et disposé sur l'axe (11) de la charnière, et un second pignon (19) possédant une circonférence double, disposé sur le second axe (14) et bloqué par rapport au statif (3) du tube à rayons X, sont entourés en commun par une chaîne (20). 5. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 2, caractérisé par le fait que l'axe (11) de la char nière est perpendiculaire à la direction du rayon central (6) et est parallèle à la direction longitudinale de la couchette (2) du patient. 6. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 5, caractérisé par le fait que le support(l3) du bras en console (8) tourné vers le compresseur (7), peut titre basculé en direction du tube (4) à rayons X. 7. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le compresseur (7) peut être écarté par basculement à l'aide d'un moteur. 8. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 7, caractérisé par le fait que le moteur (22) est monté dans le support(l2) tourné vers le statif (3) du tube à rayons X. 9. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le compresseur (7) est fixé suivant un montage à cardan sur le bras en console (#. 10. Appareil de radiodiagnostic suivant la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte un bras en console (8) pour le compresseur (7), qui peut ttre déplacé longitudinalement à laide d'un moteur sur le statif (3) du tube à rayons X.