Brevet FR2156810A1 — publié le 19730601

L'invention est relative à un appareil domestique et de voyage pour le traitement biocosmétologique de la peau du crâne. Elle fournit un appareil transportable à l'aide duquel on peut effectuer un tel traitement non seulement sur un tiers mais encore sur so#-même. Les dispositifs connus, du même inventeur, destinés à améliorer l'irrigation sanguine de la peau, tels qu'ils sont décrits par exemple dans le brevet allemand n0 848 234 et le brevet américain 2.655.145, conviennent, du fait de leur poids et de leur volume ainsi que de leur agencement, exclusivement au traitement à poste fixe dans des instituts spécialement installés et disposant du personnel #spécialisé indispensable. Conformément à l'invention, il est prévu au contraire pour la première fois un appareil domestique et de voyage pour le traitement biocosmétologique de la peau du crâne qui peut être utilisé sur soi-même, sans l'assistance d'un tiers et sans connaissances préalables. L'appareil conforme à l'invention se compose en principe d'un casque logé dans un bottier d'où on peut l'extraire, qui communique par des canalisations souples avec des pompes à air, des ballons chauffés et un pulsateur pneumatique également logés dans le bottier. Un boudin d'étanchéité, susceptible d'être mis en dépression, disposé à la partie inférieure du casque a pour rôle d'appliquer d'une manière étanche le casque sur la peau du crâne, une fois le casque posé sur la tête et une fois le boudin d'étanchéité gonflé. La pression nécessaire pour cela peut être réglée de telle manière que le boudin d'étanchéité ne fournit aucune sensation de serrage. Pour enlever le casque le boudin est mis sous dépression et par conséquent dilaté; pour sa mise en place et son application il est rempli d'air comprimé.Le réglage de pression du boudin d'étanchéité s'effectue à l'aide de commutateurs de soupapes de refoulement et d'aspiration facilement accessibles montés sur le casque. La pression ou la dépression qui règne à chaque instant dans le boudin d'étanchéité peut être lue sur un manomètre. Une fois le casque mis en place de la manière décrite cidessus, l'amélioration de l'irrigation sanguine de la peau du crâne s'effectue par application d'une surpression ou d'une dépression à l'aide d'un pulsateur marchant simultanément. Le réglage de la pression désirée à l'intérieur du casque est effectué par la manoeuvre de deux touches montées sur un tableau de commande situé sur le couvercle du boiter. Ici aussi la pression peut être contrôlée à l'aide d'un manomètre. On peut toutefois procéder à des traitements très commodes par la mise en oeuvre d'un programme de traitement. L'utilisateur, en appuyant sur un bouton interrupteur peut commander un programme de traitement absolument automatique et, au cours de ce programme, se livrer à une autre occupation : lecture, télévision par exemple. La pression à l 'intérieur du casque est également réglable et ceci à l'aide de boutons de réglage manométriques disposés sur le tableau de commande très lisible. Dans le casque sont prévus -deux dispositifs d'enfichage, réalisés sous forme de soupapes à billes, qui permettent d'introduire d'une manière étanche une buse#pulvérisatrice. A l'aide de cette buse pulvérisatrice, la préparation de traitement est projetée sur la peau du crâne. Le pistolet qui, d'une manière avantageuse, est réalisé de telle manière qu'il Xtre traioeuvré failementparl'uti~ lisateur lui-même, -est en communication avec un ballon chauffé sous pression. L'opération de pulvérisation, dans l'appareil conforme à l'invention peut être observée par l'utilisateur lui-même. A cet effet on peut utiliser un double miroir, tel que, par exemple, celui décrit dans le brevet américain n0 2.119.208. La pulvérisation, une partie très importante du traitement, peut ainsi être observée de la manière la plus précise. Les emplacements de traitement critiques peuvent ainsi être commodément atteints avec la buse de pulvérisation. La préparation capillaire est alors avantageusement amenée à la racine des cheveux, lorsque le casque est mis en dépression. Dans ce cas, les pores capillaires sont obligés de s'ouvrir et la préparation peut être appliquée, sous l'action d'une surpression consécutive, dans les fissures et les niches de la surface de la peau du crâne. Ensuite, la surpression assure encore une pénétration sup plémentaire de la préparation dans les racines des cheveux. Simultanément le pulsateur imprime à la pression de faibles fluctuations ininterrompues. Cette pulsation constante de la pression améliore encore considérablement le dépôt de la préparation et l'effet de massage. L'invention est expliquée plus en détail ci-après, à l'aide de deux de ses modes de réalisation, pris à titre illustratif, mais nullement limitatif, en se référant aux dessins annexés dans lesquels: -la figure i est une vue de l'avant d'un mode de réalisation de l'appareil conforme à l'invention, -la figure 2 est une vue de l'avant d'un autre mode de réalisation de l'appareil conforme à l'invention; -la figure 3 illustre la manière d'extraire le soufflet plissé pour son nettoyage; -la figure 4 illustre la manière d'extraire le boudin d'étanchéité pour son nettoyage; -la figure 5 est un schéma électrique de principe de l'appareil conforme à l'invention; -la figure 6 représente le moteur pas à pas qui commande le déroulement du programme de traitement et -la figure 7 illustre schématiquement les fonctions de contact de l'appareil. Dans le mode de réalisation de la figure 1, l'appareil 10 destiné à commander les fonctions de traitement est raccordé au casque de traitement par une canalisation générale 12 à plusieurs canalisations indépendantes. Le casque de traitement 1 est suspendu par un ressort à boudin à une potence télescopique de suspension 9. La canalisation générale 12, contenant les canalisations de surpression, de dépression et de biopulsation (c'est-à-dire de fluctuation intermittente de pression) est reliée par des manchons de raccordement amovibles 13 à l'appareil 10 et au casque de traitement 1. Le déroulement du traitement est indiqué sur un tableau d'observation 11 équipé de lampes de contrôle. Ce tableau d'observation Il et les diverses phases de traitement à indiquer, ainsi que les lampes de contrôle correspondantes, sont représentées sur la figure 5. Le casque de traitement 1 est fixé au corps de la personne à traiter par des béquilles 8 de longueur réglable, ainsi que par des courroies passant sous les aisselles de la personne, afin que le casque de traitement 1 ne soit pas poussé vers le haut lors de l'application d'une surpression à l'intérieur de celui-ci et vers le bas lors de l'application d'une dépression, mais demeure immobilisé, dans la position réglée une fois pour toutes, sur le pourtour de la tête de la personne à traiter (cf figure 1). L'étanchéité du casque de traitement 1 par rapport à la tête est assurée par un boudin d'étanchéité 7 qui par la mise en place du casque de traitement 1 est mis en dépression et après cette mise en place est rempli d'air jusqu'à obtenir l'obturation étanche désirée. Ce réglage s'effectue au moyen des soupapes à commande manuelle 22. Pour des raisons d'hygiène,il est important que le boudin d'étanchéité 7 soit facile à enlever et à nettoyer. Cet enlèvement s'effectue en ouvrant les dispositifs de verrouillage 6 prévus sur le casque de traitement 1 et en enlevant la partie inférieure 5 du casque. Comme on le voit sur la figure 4, le boudin d'étanchéi. té té 7 est enserré par la gorge 24 entre l'arête inférieure 25 du casque de traitement 1 et l'arête supérieure de la partie infériez re amovibles du casque et est facile à enlever, une fois cette partie inférieure 5 enlevée. Pour l'activation supplémentaire de la peau du crâne, il est prévu dans le casque de traitement 1 un soufflet plissé 4, lequel est déplié par gonflage et est appliqué sur la peau du crâne, comme on le voit sur la figure 2. Par dépression, le soufflet 4 peut être ramené dans la partie supérieure du casque afin de permettre d'introduire, à travers la soupape à anche 14, un pistolet pulvérisateur destiné à projeter un liquide de traitement. Du fait que le soufflet plissé 4 vient directement en contact avec la peau du crâne,il doit également être facile à nettoyer. Pour cela on ouvre les dispositifs de verrouillage 3 et on enlève la partie supérieure 2 du casque. Ensuite il est facile d'enlever le soufflet plissé 4 qui est enserré par une rainure 15 dans le renflement 16 de la fermeture du casque comme le montre la figure 3. Dans le mode de réalisation de la figure 2, il n'est pas prévu de béquilles 8. Le casque de traitement 1 est alors lié rigidement à l'appareil 10 par une potence télescopique 18 (amovi#ble pour le transport). La canalisation générale 12', dans ce mode de réalisation, est tenue à partir de la partie supérieure du bot- tier 10 par des colliers 19 portés par la potence télescopique 18 et débouche dans un répartiteur 20 situé à la partie supérieure 2 2 du casque. De là, des canalisations dérivées 21 vont dans le casque de traitement 1 ( pour y produire la surpression et la dépression ou les fluctuations intermittentes de pression)1 ainsi qu'au boudin d'étanchéité 7 (non représenté sur la figure 2) et au soufflet plissé 4. L'appareil conforme à l'invention est muni d'une commande absolument automatique dont l'agencement est représenté sur les figures 5 et 6. Cette commande s'effectue, comme on peut le voir sur la figure 6 et sur le schéma électrique de la figure 5, sous l'action d'un générateur de cadencement (Timer). Ce générateur de cadencement se compose de deux moteurs,à savoir un moteur d'impulsions et un moteur pas à pas. Le moteur d'impulsions démarre aussitôt que la touche d'automatisme a été enfoncée sur l'appareil. En même temps, le moteur pas à pas est mis sous tension. Le moteur -d'impulsions tourne alors d'une manière ininterrompue jusqu'au pas 24 du programme et donne toutes les 15 secondes une impulsion au moteur pas R pas, dont le dispositif à cames avance chaque fois de 1/48 de sa course totale (le programme complet comporte 48 pas). Le moteur pas à pas commande alors huit sortes d'applications dont la distribution dans le temps, au cours des 48 pas, est représentée sur le diagramme de la figure 7,dans lequel on a représenté horizatalement les 48 impulsions du moteur dwimpul- sions et verticalement les fonctions de commande I à VIII du moteur pas à pas. La fonction de commande I est constituée par la rotation du moteur d'impulsions, qui, lorsqu'on appuie sur la touche d'automatisme de l'appareil, tourne jusqu'au pas 24 du programme, pour lequel il commande la pulvérisation de la préparation.Apre's une nouvelle pression de la touche d'automatisme , le moteur d'impulsions tourne alors d'une manière ininterrompue jusqu'au pas 48 du programme. Pendant ces 48 pas, commandés par le moteur d'impulsions, le dispositif à came, du moteur pas à pas commande les fonctions de commande suivantes, qui sont représentées sur l'axe vertical du diagramme de commande, sous les numéros I à VIII et qui sont constitués par: Fonction de commande I. Le moteur à impulsions demeure enclenché ,pendant les pas 1 à 24 et, une fois enfoncée la touche d'automaticité, pendant les pas 26 à 48. Les impulsions délivrées toutes les 15 secondes font avancer chaque fois le moteur pas à pas, ce qui déclenche les fonctions de commande Il à VIII suivantes. Fonction de commande II. Production de la dépression dans le casque. Fonction de commande III. Production de la surpression dans le casque. Fonction de commande IV. Production de la pression atmosphérique dans le casque (détente de la peau du crâne). Au pas 48: enclenchement supplémentaire de la lampe de contrôle "Fin de traitement". Fonction de commande V. Enclenchement du biopulsateur qui imprime des pulsations à la surpression ou à la dépression qui règne dans le casque, c'est-à-dire produit de faibles fluctuations de pression. Fonction de commande VI. Le soufflet plissé 4 situé à la partie supérieure du casque est appliqué sur la peau du crâne (soufflet en bas) ou est ramené vers le haut et plié (soufflet en haut). Fonction de commande VII. Le soufflet plissé 4 est gonflé plus ou moins fortement, alternativement. Fonction de commande VIII. La came discorde du moteur pas à pas actionne alternativement une soupape d'aspiration et de refoulement. Cette soupape n'a d'importance dans le fonctionnement proprement dit de l'appareil que pour autant-que par l'ouverture des son papes correspondantes, le compresseur puisse aspirer de l'air à l'extérieur, ou > d'autre part, au cours des opérations d'aspiration l'air puisse être expulsé dans l'atmosphère. Ce dispositif supplémentaire est nécessaire pour éviter d'avoir à utiliser deux compresseurs. Fonction de commande M, Cette fonction concerne le moteur d'impulsion et consiste en ce que le soufflet plissé 4, pendant que s'effectuent simultanément les fonctions de commande "Soufflet en bas" (Fonction de commande VI) et soufflet plus gonflé / plus dégonflé (Fonction de commande VII) pétrit en plus la peau du crâne, en ouvrant et en fermant alternativement une soupape d'augmentation de la pression. Cette commande est produite par le moteur à impulsions en subdivisant les pas de 15 secondes en pas alternatifs de chacun 1,87 seconde, une soupape d'augmentation de pression étant ensuite ouverte et fermée alternativement. En même temps que s'effectuent les diverses fonctions de commande, le déroulement du programme est affiché optiquement sur le tableau indicateur Il de l'appareil (cf figure 2). Les 48 pas du traitement absolument automatique: ler pas: L'enfoncement de la touche d'automatisme située sur la platine antérieure de l'appareil 10 met en marche les moteurs (moteur pas à pas et moteur d'impulsions). 2e pas: La commande ouvre la soupape à commande électromagnétique pour la surpression à l'intérieur du casque de traitement 1 et la soupape à commande électromagnétique pour l'enclenchement du biopulsateur (celui-ci a un moteur annome).En même temps le soufflet est maintenu en haut. 3e pas: Maintien de la surpression dans le casque 1 et mise en service du biopulsateur, 4epas: La soupape à commande électromagnétique destinée à produire la dépression à l'intérieur du casque 1 produit cette dépression, tandis que le biopulsateur imprime des pulsations à cette dépression. 5e Pas: Toutes les applications précédentes cessent et une surpression est établie dans le casque. 6e pas: Le biopulsateur étant arrêté, une dépression est maintenant engendrée dans le casque de traitement 1. 7e pas: La dépression, à l'intérieur du casque 1 est maintenue et le biopulsateur lui imprime des fluctuations. Se pas: La dépression à l'intérieur du casque 1 est annihilée par une surpression qui en même temps est pulsée. 9e pas: Les fonctions précédentes sont arrêtées. Dans le casque 1 prend naissance une surpression sans fluctuation. 10e pas: Dans le casque s'établit une dépression constante sans fluctuation. île pas: Après les applications précédentes, la pression atmosphérique normale est établie dans le casque 1. 12e pas: La pression atmosphérique normale est maintenue dans le casque, tandis que le soufflet plissé est abaissé maintenant sur la peau du crâne. 13e pas: Une dépression est maintenant établie à l'intérieur du casque de traitement 1 afin que l'irrigation sanguine de la peau du crante soit améliorée (la peau devient rouge). En même temps, le soufflet plissé4, qui est descendu, appuie sur la peau du crane puis la libère à nouveau. Au cours des phases de traitement suivantes de 15 secondes, la peau rougit par attraction de la circulation sanguine dans les couches supérieures de la peau, le pétrissage assuré par le soufflet plissé 4 refoule ensuite cette circulation et le processus continue alternativement. 14e pas: Dépression constante à l'intérieur du casque, pétrissage par le soufflet plissé. 15e pas : Surpression à l'intérieur du casque. Le biopulsateur pulse la surpression, le soufflet plissé pétrit la peau. 16e pas: Il se produit une dépression à l'intérieur du casque 1 et la peau du crâne hyperàmisée est pétrie par le soufflet plissé 4. 17e pas: Aucune action de pression ni de dépression, pétrissage perpendiculaire seulement de la peau du crâne. 18e pas: Dépression à l'intérieur du casque. Mise en route du biopulsateur et pétrissage de la peau du crâne par le soufflet 4. 19e pas: Encore une fois ni-dépression ni surpression à l'intérieur du casque mais pression de pétrissage seulement sur la peau du crâne. 20e pas: La dépression est de nouveau établie à l'intérieur du casque. Le biopulsateur est mis en marche et pulse la dépression tandis que le soufflet plissé 4 pétrit mécaniquement la peau du crâne. 21e pas: La dépression est supprimée et la pression atmosphérique (relaxation) est de nouveau établie pour la détente de la peau. 22e pas: La relaxation (pression atmosphérique) est maintenue à l'intérieur du casque afin que le soufflet plissé 4 puisse être relevé de nouveau et l'air ainsi déplacé est évacué vers l'extérieur. 23e pas: Dépression à l'intérieur du casque, avec pulsation. 24e pas: La dépression continue à être maintenue à l'intérieur du casque avec pulsation. 25e pas: Arrêt de toutes les fonctions. La lampe "Pulvérisation de préparation "s'illumine et 1a pompe aspire à l'intérieur du casque pour pulvériser la préparation. Cet arrêt pour la pulvérisation de la préparation dure tant qu'il est nécessaire; on appuie ensuite de nouveau sur le bouton du générateur de cadencement, ce qui met toute l'installation en mouvement. 26e pas: La préparation déposée sur les pores est refoulée, sans pulsation, par surpression dans les pores. 27e pas: La surpression à l'intérieur du casque pour l'introduction des substances dans la peau est maintenue et renforcée par la mise en marche du biopulsateur. La préparation est pour ainsi dire infectée par les pulsations de surpression. 28e pas: La peau du crâne est complètement détendue en établissant la pression atmosphérique à l'intérieur du casque 1. 29e pas:Cette détente par établissement de la pression atmosphérique facilite la descente du soufflet plissé 4 et son application sur la peau du crâne. 30e pas: Les substances pulvérisées situées à la surface de la peau du crâne sont traitées simplement par pétrissage, sans surpression, ni dépression ni pulsation. 31e pas: Une surpression à l'intérieur du casque est pulsée par le biopulsateur et est renforcée, tandis que le soufflet plissé 4 introduit les préparations dans la peau du crâne par pétrissage. 32e pas: La surpression est remplacée par une dépression continue , tandis que le soufflet plissé 4 refoule de la surface de la peau du crâne le sang qui y a été attiré et de nouveau l'attire,de sorte que la peau du crâne est irriguée par un sang toujours nouveau, et actif, d'une manière pulsée, 33e pas: La dépression est remplacée par une surpression,tandis que le soufflet plissé pétrit toujours perpendiculairement la peau du crâne. 34e pas: La peau du crâne est de nouveau détendue par établissement de la pression atmosphérique à l'intérieur du casque 1. Le soufflet plissé 4 se trouve toujours appliqué sur la peau du crâne et pétrit celle-ci. 35e pas:L'air atmosphérique contenu dans le casque 1 (relaxation) facilite la remontée du soufflet plissé 4 et compense l'aspiration produite sur la peau par la relevée du soufflet plissé. 36e pas: Une surpression constante sur la peau du crâne maintient la préparation sur la peau et l'empêche d'en sortir. 37e pas: Une pression est établie à l'intérieur du casque 1 et est renforcée par le biopulsateur. La préparation est introduite dans la peau et extraite de la peau alternativement par la pulsation. 38e pas: Une surpression constante maintient la préparation à la surface de la peau du crâne et ne la laisse pas sten échapper. 39e pas: Une dépression est de nouveau créée à la surface de la peau du crâne et est renforcée par le biopulsateur, de sorte que les restes de préparation qui subsistent dans les ouvertures des pores y sont déplacées d'un mouvement de va-et-vient. 40e pas: Une surpression constante maintient encore la préparation à la surface de la peau du crâne et l'empêche de sortir des entrées superficielles des pores capillaires. 41e pas: De l'air atmosphérique est de nouveau introduit à l'intérieur du casque de traitement, pour détendre à fond la peau du crâne. 42e pas: L'air atmosphérique contenu dans le casque (relaxation) est évacué, le soufflet plissé 4 est descendu sur la peau du crâne. 43e pas: Au cours d'une surpression constante à l'intérieur du casque 1, la peau du crâne est pétrie par les protubérances superficielles du soufflet plissé. 44e pas: La surpression est remplacée par une dépression et renforcée par la mise en marche du biopulsateur. Le sang attiré à la surface de la peau du crâne (hyperamie) est alternativement refoulé et attiré par les protubérances superficielles du soufflet plissé, ce qui donne lieu à un renouvellement constant de l'irrigation sanguine (hyperamie). 45e pas: L'air atmosphérique est de nouveau introduit à l'intérieur du casque de traitement 1 et le soufflet plissé 4, par ses protubérances superficielles, pétrit la peau du crâne. 46e pas: La pression atmosphérique à l'intérieur du casque de traitement 1 est maintenue pour détendre la peau du crâne et les pores capillaires. Le soufflet plissé 4 est relevé. 47e pas: Une dépression est engendrée à l'intérieur du casque de traitement i et est pulsée par le biopulsateur. 48e pas: La dépression à l'intérieur du casque de traitement 1 est arrêtée. La lampe "Fin de traitement" s'allume. Le traitement est terminé. Le boudin d'étanchéité 7 est dégonflé par manoeuvre manuelle d'urtdes deux touches a2, ce qui supprime en même temps la dépression qui subsiste dans le casque de traitement. La figure 5 représente les circuits électriques de l'appareil conforme à l'invention dans lesquels on a désigné par: K-l'interrupteur de déclenchement de l'automatisme7 après la manoeuvre de cet interrupteur seulement on peut actionner les touches H -,H+ ,R+ et Bg. Dans ces conditions, le déroulement du traitement peut être commandé manuellement, en même temps que l'automatisme est bloqué H la dépres-sion à l'intérieur du casque, la lasurpression à l'intérieur du casque; le legonflage du boudin d'étanchaité; Bg la poussée vers le bas du soufflet plissé; I à XIB les lampes de contrôle indiquent les diverses fonctions de traitement, à savoir:: I', le pétrissage de la peau du crâne par le soufflet plissé II la dépression à l'intérieur du casque; III', la surpression à l'intérieur du casque; IVB la pression atmosphérique à l'intérieur du casque (relaxation de la peau du crâne); V la fin du traitement; VI la pulsation (fluctuations intermittentes de pression) VII le soufflet plissé abaissé (sur la peau du crante); VIII le soufflet plissé relevé (replié); IX la pression du soufflet plissé sur la peau du crâne est un peu diminuée. Xt cette pression est un peu augmentée (fonctions IX' et Xt "Pétrissage de la peau du crâne"); XI' pulvérisation de la préparation; 1t à 8t les cames de commande du moteur à impulsions (M1) 91 à 12 les cames de commande du moteur pas-à-pas (M2) a à k les soupapes commandées par l'automatisme Au l'interrupteur marche-arrêt de l'automatisme S l'interrupteur principal A à D les contacts d'interrupteurs Mp le conducteur neutre Rel des relais L2,L3 les lampes de contrôle Ko le compresseur Comme il va de soi et comme il résulte d'ailleurs déjà de ce qui précède, l'invention ne se limite nullement à ceux de ses modes d'application et de réalisation qui ont été plus spécialement envisagés; elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes. -REVENDICATIONS 1.- Appareil domestique et de voyage pour le traitement biocosmétologique de la peau du crâne, caractérisé en ce qu'il comporte un casque de traitement (i) destiné à être placé, d'une manière étanche, sur la tête et muni de béquilles de soutien (8) et d'un soufflet plissé (4) et que les opérations de traitement surpression, dépression, fluctuations pulsatoires de pression, abaissement et relèvement du soufflet plissé (4) et pétrissage à l'aide de celui-ci, sont commandées par des générateurs de cadencement et d'impulsions complètement automatiques. 2.- Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'à la place des béquilles, il est prévu une liaison rigide entre l'appareil (10) et le casque de traitement (1), qui est assurée par un tube télescopique (18)qui sert en même temps à fixer la canalisation générale (12w) au moyen de colliers (19).