Brevet FR2077815A1 — publié le 19711105

MEMOIRE DESCRIPTIF TITRE Adaptation de l'appareil POLAROID pour la reproduction des clichés radiographi ques. PREAMBULE: La reproduction photographique des clichés radiographiques se heurtait Jusqu'ici aux difficultés suivantes: - obligation de prendre la totalité d'une bobine de pellicules. - développeaent de la pellicule et en général agrandissement du cliché 24036. - perte de temps car il fallait compter au minimum 24 heures pour obtenir une reproduction. Le but de cet appareil e6t l'adaptation de l'appareil POLAROID du commerce pour l'obtention très rapide, en quinze secondes, d'un cliché IO.8 cms reproduisant en réduction une radiographie. DESCRIPTION DE L APPAREIL: Il se compose de : - Un appareil POLAROID LAND automatique 230 du commerce à cellule incorporée Fig.I - Un viseur correcteur de parallaxe nO 583 Fig. 2 - Une bonnette à portrait n 583 Fig. 5 - Une bonnet te à portrait n 58I Fig. 7 - Un viseur à correcteur de parallaxe na 58I Fig. 3. - Une colonne avec curseur à hauteur reglable Fig. 12. Cette colonne est fixée sur une planche en chêne. - Un support permettant de fixer l'appareil et de le rendre solidaire de la colonne Fig. 10. - Un négatoscopa à tubes fluorescents (voltage à la demande )constituant la source d'éclairage Fig. 14 - Deux caches en matiere plastique noire. Ces caches ont la dimension exacte de. la surface éclairante du négatoscope a) l'un permet la reproduction des clichés mesurant 29.22 cms Fig .I5 b) l'autre, de clichés mesurant 20.13 cms Fig. I6 MODE D'EMPLOI: L'appareil utilise les pellicules polaroid du commerce. L'appareil est mis en position sur " exterieur "ou"flasch" à 3000 et ensuite fixé sur la colonne k l'aide de la vis GG Fig.IO. Suivant les dimensions de la radio à reproduire, choisir le cache plastique no I,N@ 2 où aucun cache pour les clichés de granae teille. Placer le cliché sur le verre dépoli, Mettre dessus le cache en plastique qui doit recouvrir les bords du cliché. Sinon utiliser les bandes noires prévues à cet effet en centrant Si possible le cliché par rapport à l'objectif. Le contour de 1 objectif doit etre mis en position nulle. Ter cas: Utilisation du cache no I: - Mettre la fleche de la colonne au repere inférieur. - Adapter la bonnette no I et le correcteur de parallaxe nI - Placer le telemetre en position NOIRE 2eme cas: Utilisation du cache n 2: - Mettre la fleche de la colonne au repere moyen - Adapter la bonnette n 2 et le correcteur de parallaxe no2 - Placer le telemetre en position BLEUE 3eme cas : Pas d'utilisation de cauche. Utilisation de la totalité de la surface éclairante , pour les grands clichés. - Mettre la fleche de la colonne au repare supérieur - Adapter la bonnette nQ 2 et le correcteur de parallaxe no 2 . - Placer le telemetre en position ROUGE Dans tous les cas : -Allumer le négatoscope, armer l'appareil, prendre les clichés. - Sortir completement la languette blanche en tirant rapidement - Sortir le film bien dans l'axe et assez vite. - Aussitot le film sorti, compter I5 secondes . Ne pas toucher le papier pendant le développement. Séparer le négatif de la photo sans mettre les doigts dessus. - Laquer les photos avec le produit laqueur joint à chaque boite dans les deux heu res qui suivent La reproduction des radios avec ce procédé interesse - Les hopitaux et les cliniques - les chirurgiens et tout spécialement les orthopédiqtes, - les spécialistes en rhumatologie, gastro entérologie ,phtisiologie etc... - les experts, les malades et les blessés qui ont besoin de conserver une preuve de leur état et en général tous ceux qui veulent garder les clichés originaux ou con server des documents radiologiques facilesà classer sous un faible volume. Des photographies ce clichés obtenus par cet appareil, ainsi qu'une photographie dudit appareil ont été déposées à D'I.N.I.I. à titre d'échantillon. 1) Dispositif permettant la reproduction de clichés radiographiques caractérisé par l'adaptation médicale d'un appareil photographique à développement instantané 2) Dispositif selon 1 caractérisé en ce qu'il comprend les éléments suivants a) La source lumineuse sous forme d'un négatoscope. b) La colonne de support de l'appareile c) La pièce intermédiaire pour maintenir l'appareil d) L'adaptation de l'appareil à la reproduction des cliché e) La création de différents caches en matière plastique