Brevet FR2034261A1 — publié le 19701211

Cette invention g pour objet la fabrication d'une monture de lunettes à écart interpupillaire et nasal variable d'une conception très simple. Une fois écart désiré obtenu, le blocage peut être réalisé par différents procédés dont nous donnerons quelques exemples sans aucun sens limitatif dans la suite de notre description. A remarquer que ce blocage pourra être obtenu, entre autre/ par la fixation des branches qui, dans ce cas, contrairement aux lunettes claasiques sera effectué après le positionnement des verres, ce qui constitue une des nombreuses innovations de cette monture. I ) DESCRIPTION DES QUATRE ELEMENTS PRINCIPAUX CONSTITUANT CETTE MONTURE : Cette monture est particulièrement simple puisqu'elle n'est constituée que par a) Un profilé de matière quelconque (métal, plastique etc...) d'environ 160 mm de long et ayant une section transversale de l'ordre du mm2. Xous désignerons ce profilé sous le nom de baret -te "I" dans la suite du teste. b) leur pièces symétriques de matière quelconque qui seront solidaires des verres et reliées entre elles au montage, par l'intermédiaire de la barette Nil décrite ci-dessus. lous désignerons ces pièces Qui servent de liaison intermédiaire entre les verres et la barette "I" par le nom de supports "2". la principale caractéristique de ces pièces est qu'elles devront comporter une partie de section telle qu'elle perpette d'assurer l'assemblage avec la barette "I". Dans les montages"cerclés" ces supports "2" sont solidaires des cercles et indépendants des verres ; dans les montages"glace", ces supports 121 peuvent Stre indépendants des verres ou réalisés dans la muse de ces verres au moment de leur fabrication, ce qui dans ce dernier cas, supprime l'assemblage supports 121-verres. c) leur branches "3" indépendantes qui viendront s'ajuster sur les deux partiels I et "2" décrites ci-dessus après leur assemblage. bans certains montages on pourra utiliser simplement les procédés courants de fixation des branches employés en lunetterie. d) Deux plaquettes nasales fixées à l'aide d'un chevalet seront utilisées dans certains montages comme cela se fait couramment dans les montures métalliques. Dans notre monture ces chevalets seront fixés, à leur partie. su périenre horizontale, à un support ayant la même section que les supports "2". Nous désignerons cet ensemble plaquettes-chevaletsupports par le nom de nez à plaquettes "4" 2 ) DESCRIPTION FONCTIONNELLE : La barette "I" dans sa forme la plus élémentaire peut entre simplement un tube cylindrrque plein. En partant d'une telle barette "I", les deux supporta "2" dans leur forme la plus élémentaire, seront deux tubes cylindriques creux de même diamètre intérieur nominal que celui de la barette "I". Dans cette description élémentaire, nous avons considéré la barette "I" cylindrique pleine, donc comme élément mâle et les supports 2 comme éléments femelles. loue allons garder ce sys- tème dans la suite de l'exposé. Mais ce principe de montage peut être également réalisé si la barette "I" est constituée par un tube cylindrique creux donc comme élément femelle et les supports "2" par deui tubes cylindriques pleins, donc comme éléments maies. Au montage, les supports "2" coulisseront sur la barette "I". Ce coulissement permettra de couvrir avec la même baratte I. tous les écarts interpupillaires possible. De plus, on pourra obtenir toutes les inclinaisons possibles des verres par rapport au plan vertical puisque les supports peuvent, non seulement coulisser, mais encore tourner autour de la barette "I" avant le blocage dé- finitif. Avec cette conception de monture, nous pouvons avoir l'écart interpupillaire indépendant de la dimension des verres et de l'écart nasal. En effet, considérons la figure ci-dessous avec À = diamètre des verres 8 = écart nasal E = écart interpupil laire X = longueur du support du chevalet Pour les lunettes classiques, on avait : E = A + B Pour notre monture, nous avons : E = A + X L'écart interpupillaire est donc indépendant de l'écart nasal. Donc, on peut obtenir pour a > - Un même diamètre de cercle, et - Un mee écart de nez des écarts interpupiLlaires différents. b) - Un même diamètre de cercle et, - Des écarts de nez différents un même écart interpupillaire c) - Des cercles différents et, - Un même écart de nez un même écart interpupillaire Pour cela, il suffira d'avoir une longueur de support de chevalet X, adaptée à chaque cas. Cette longueur de support de chevalet pouvant être obtenue en coupant les extrémités d'un support de ra/ chevalet standard.Ce dernier porte des nez couramment utilisés en lunetterie (écart entre les plaquettes pouvant varier de moins de 13 mm à plus de 24 mm.) Ce principe permet avec une seule monture ou barette de faire une lunette sur mesure L'écart interpupillaire désiré étant obtenu ainsi que l'inclinai- son des verres, il suffira pour compléter le montage de couper les deux extrémités de la barette "I" de façon qu'il soit possible d'emmancher les deux branches "3" dans les supports "2". Dans ce cas, les éléments de liaison de chaque branche "3" avec les deux parties "I" et 82"' décrites précédemment étant un tube cylindrique plein. Dans la description ci-dessus, nous sommes partis d'une simple barette "I" de section cylindrique. Dans la pratique cette section pourra avoir une forme quelconque (ovale, octogonale, rectangulaire, carrée, trapézoîdale etc..) ; il s'en suivra une forme correspcndante des sections des supports 82" et des branches "3". A noter, que les formes des sections des éléments décrits ci-åessus peuvent être aifférentes pourvu que l'ajustement aes pièces entre elles puisse être réalisé. Par exemple, il est possible d'emmancher une barette "I" de section octogonale dans un support "2" de section cylindrique. Comme dans toute lunette, la partie centrale de la barette "I" pourra former un pont plus ou moins prononcé. De plus, la section de cette barette "I" pourra être à chaque extrémité diminuée. Da:s ce cas, la partie de liaison des branches "3" aura une section également diminuée, ce qui permettra un chevauchement, dans le support "2" des extrémités corres- pondantes des branches "3" et de la barette "I".Une telle conception de montage des branches "3" après positionnement des supports "2", asnc;des verres sur la barette peut être utilisée pour permettre le blocage de l'ensemble si l'emmanche- ment est suffisamment serré, ce qui fera la rigidité ae la mon- ture Cette description d'assemblage des branches est donnée à titre a'exemple, et n'est nullement limitative ; étant donné que la principale inovation de cette monture consiste à utiliser une seule barette qui permet, corme nous l'avons vu plus haut, non seulement d'obtenir tous les écarts mais encore de donner aux verres toutes les Inclinaisons possibles. Ecart et inclinaison étant obtenus par le couliesement des supports "2" sur la barette "I". L'assemblage des branches peut être effectué selon un ajustement quelconque.Noton s que pour obtenir une immobilisa tion complète de l'ensemble des pièces "I", "2" ## "3"/on pour et "4" ra utiliser ces vis de blocage. Remarquons que nous pouvons compléter le système par des verres ou des cercles qui coulissent dans le support qui lui meme peut coulisser sur la barette. Remarquens également que dans certains montages, le blo@age de la barette "1" et des supports "2" peut s'effectuer indépendamment du montage des branches. Les branches sont alers fix@es @@recte- @ent scit sur les cercles, les supporte, ou les verres par les proc@ces classiques emplsyes en lunetterie. @emarçcons encore que dans certains @@@tages, le nez à plaquettes "@" @@@t @@ pas etre utilisé. Les plaqueties pourrent alors eire @@@@@@@ @@@@@@@ment sur le@ @u@perts,@@r @es @@@@@@@ @@@@@ @@ les verr@s en @mp@@yant là ch@@r@ @@s @re@sd@s @@@ss@ @@s @@@i- ses en lunetterie. Lans la tabrication on pourra utiliser les pr@cedes @@@@@ts de revteient des barrettes ou des supports par des matières plastiques. On pourra faire également des repaires gradues sur la barrette I", ce qui sera encore une innovation de cette monture qui permettra plus facilement à l'opticien de faire des montages très précis sans avoir recours à son réglet. Etant donné la diversité des formes de lunettes, selon la souplesse du matériau employé pour la barrette "I", cette dernière, quel que soit le profilé adopté, peut se présenter sous une forme plus ou mains arrondie pour rappeler l'arc des sourcils et permettre un teilleur ajustement avec les supports. Il est évident, que pour une marne monture, les quatre éléments principaux peuvent être fabriqués dans des matériaux différents. Hous allons décrire à titre d'exemple, en nous rapportant aux dossins ci-joint des deux planches suivantes, une lunette ainsi conçue. Il est invident que cette description est nullement limi- tati@@. LÀ FIGURE I représente la barrette seule vue de face. C'est un simple tube en plastique ou en métal, par exemple de I60 mm de long at de quelques arn. de diamètre. A romarquer que pour rendre l'ensemble plus esthétique, ce tube a été aplati en son milieu sur une dizaine de millimètres pour rappeler le pont classique que l'on retrouve sur la plupart des aontwrea. C'est la FIGURE 2 vue de dessus. +++ LÀ FIGURE 4 sous montre quelques profilés possibles de barrettes ou de supports. LA FIGURE 5 représente un verre avec le support coulé dans la masse. LÀ FIGUES 6 représente un verre avec son support indépendant. LÀ FIGURE 7 représente une lunette montée sans les branches et sans le nez à plaquettes "4" ; On voit que l'écart interpupillaire et l'écart nasal sont variables, mais dépendent l'un de l'autre. Pour un même verre, ils grandissent ou diminuent toujours dans le même sens. Les FIGURES S (a) et 8 (b) représentent la même lunette montée sans sa8 branches, mais avec le nes à plaquettes "4". On voit alors que l'écart interpupillaire et l'écart nasal sont variables, mais indépendamment l'un de l'autre ; il suffit, comme nous lta- vons dit plus haut, de choisir l'écart du nez voulu et de couper le support de ce nez à plaquettes selon les normes désirées. LA FIGURE 9 représente une lunette entièrement montée avec ses quatre éléments : barrette, supports, nez à plaquettes avec son support et branches. LA FIGURE 10 représente à une échelle plus grande que celle utili sée dans les dessins précédents un détail possible d'assemblage des quatre éléments cités ci-dessus. On remarquera, en outre, l'emplacement possible des vis de blocage éventuelles sur les supports "2" et les supports des nez à plaquettes. 3 ) AVANTAGES : Cette monture particulièrement simple présente, par sa conception même, 7 avantages fondamentaux et particulièrement importants. a) Une seule barrette, donc une seule taille pour toute une diversité de modèles qui permet d'obtenir toute la gamme des écarts interpupillaires. b) Une simple-rotation permet d'obtenir toutes les inclinaisons de verres par rapport au plan vertical. c) L'écart nasal et l'écart interpupillaire sont, non seulement variables, mais encore indépendants l'un de l'autre. Toutes les combinaisons sont alors possibles pour faire de cette lunette universelle une lunette sur mesure. d) Toutes les pièces de cette monture peuvent se remplacer très facilement et très rapidement. e) Le stock se trouve particulièrement limite, aussi bien pour le fabricant que pour l'opticien. f) La lunette peut se transformer instantanément en un pince-nez très confortable ; Il suffit de retirer las branches. On pourra également la transformer en face à main ; Il suffira alors, d'y ajuster un manche prévu à cet effet et de même section terminale que la branche correspondante. g) Cette lunette peut être utilisée comme lunette solaire évidemment. Ce principe permettra Qgalement de monter des faces supplémentaires ; Comme le pince-nez, il suffira de retirer les branches. Ce face solaire se placera alors derrière la lunette. A NOTER : Que dans l'énumération et la description des FIGURES, nous avons omi de signaler ce que représente la FIGURE 3 : qui est une vue de dessus de la barrette qui peut etre plus ou moins arrondie. R E V E N D I c A T I O N S Monture de lunettes universelle de fabrication très simple Une seule barrette, donc une seule taille pour toute diversité de modèles qui permet, en outre, d'obtenir dans la forme et le genre choisis, toute la gamme possible des écarts interpupillaires ainsi que toutes les inclinaisons des verres par rapport au plan vertical. L'écart nasal et écart interpupillaire, sont, non seulement, variables, catis encore, indépendants. C'est ainsi qu'avec un même diamètre de cercle ou de verre et un même écart nasal, on peut obtenir des écarts interpupiliaires différents. Exemple : Avec un calibre 48 et un nez de 20, une monture classique donne un écart interpupillaire de 68. Notre monture permet avec le même calibre et la même grandeur de nez d'obtenir une variété d'écarts de moins de 62 à plus de 76 mm. I1 en découle qu'avec un même diamètre de cercle et des écarts ae nez différents, on peut obtenir un même écart interpupillaire, ou avec des cercles différents et un même écart de nez conserver toujours un même écart interpupillaire. En plus, par sa conception de montage, cette lunette se transforme instantanément en Fince-nez ou en face à main. t'échange des pièces constituant cette monture peut se faire très rapidement et très facilement.