Brevet FR2034214A1 — publié le 19701211

DESCRIPTION a) Titre Différentiateur de résistances biologiques humaines b) Ce différentiateur électronique, plus connu sous le nom de détecteur de points chinois, a son application en médecine humaine pour la détection de "points chinois". Nous rappellerons ici que le derme de la peau présents une certaine résistance au passage'd'un courant électrique continu. Cette résistance varie selon les-parties du corps, selon les individus et selon l'état hygroscopique de la peau. Cependant on constate une variation de résistance électrique (de l'ordre de 1/2) en des points bien précis st toujours localisés au même endroit, quel que soit le type d'homme, Ce sont les point chinois. c) A l'heure actuelle, il existe en France quelques constructeurs dont les principes sont à peu près équivalents. Tous sont faits à partir des importants travaux du Docteur NIBOYET de orseille. C'est un pont équilibré dont la dérive qui est occa sionnée par la détection du point chinois est amplifiée puis applique à un relais de haute sensibilité. Pour istérialiser cette détection, les constructeurs se servent de plusieurs moyens 2 une petite ampoule qui s'alluie, une petite aiguille qui dévie sur un cadran. Le Docteur NIBOYET s'est servi d'un thyratron qui reipla- ce le relais. d) Ce nouveau modèle présente les avantages suivants par rapport aux types déjà existants s - Absence de relais fragile et sujet à variation - Très haut pouvoir discriminateur du point chinois - Détection facilement faite sur une peau à haute teneur hygroscopique - Courant d'électrodes inférieur à 30 micro-ampères - Réglage de la sensibilité par un seul organe - Détection acoustique par signal audio-fréquentiel e) Les moyens mis en oeuvre pour obtenir une telle précision mêie en présence d'un facteur hygroscopique important sont basés sur l'influence de deux oscillateurs périodiques auxquels est intégrée la composante continue de détection. Pour plus de précision, se référer au schéma électronique. Les deux électrodes sont branchées en S1 et S2, la sélectivité est obtenue par le potentiomètre P1 ; les potentiomètres ajustables P2 et P3 ne servent qu'à régler l'amplitude et la fréquence de ltoscillateur sinusoidal 3. Ces deux derniers ne figurent pas sur le coffret de l'appareil. Seul Pl-est l'organe de sensibilité. Les fonctions de A + 1 t 2 + 3 + 4 + 5 sont établies de telle ma- nière que le haut-parleur ne donne un son que lors de la détection d'un point de moindre résistance éléctrique. VALEURS DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DU SCHEMA DU DIFFERENCIATEUR DE RESISTANCES BIOLOGIQUES HUMAINES R1.R2 270 kilohms 5% 1/2 # R3 3,3 kilohms 5% 1/2 # R4.R6 220 kilohms 5% 1/2 # R5.R7 2 kilohms 5% 1/2 # R8.R10.R11.R12;;R13.R16 1,5 kilohm 5% 1/2 # R9 15 kilohms 5% 1/2 # R14 3,3 mégohms 5% 1/2 # R15 470 kilohms 5% 1/2 # P1 1 mégohm Graphite P2 2 kilohms Graphite P3 100 kilohis Graphite C1.C4.C6.C7.C8.C9.C10 0,1 F 12 V C2 20 kpf 12 V C3 50 pf 12 V C5.C12 50 F 12 V polarisé C11 30 F 12 V polarisé Trl Transformateur Audax TRSS 12 Tr2 Transformateur Audax TRSS 24 HP Haut-Parleur 5 ohms 0,2 lu Audax 7 CIS A Transistor AC 128 1 Transistor AF 124 2 Transistor AF 124 3 Transistor AC 125 4 Transistor AC 125 5 Transistor AC 132 D Diode Varicap BA 102 E 9 V = Alimentation REVENDICATIONS 1) Préa2b le. Cet appareil électronique qui a son application en médecine, permet de détecter sur le corps humain des points ayant une moindre résistance électrique au passage d'un courant par rapport à la peau en général. Ces points sont l'aboutisse ment de terminaisons nerveuses provenant des différents organes du corps. Cette détection se fait au moyen de deux électrodes dont l'une parcourt la peau à la recherche des points, et dont l'autre est maintenue manuellement par le patient. 2) Caractéristique technique. - Les différents éléments pris un à un ne font pas l'objet d'in vention. C'est l'association des éléments ci-dessous énumérés qui fait l'objet de l'originalité de cet appareik : un détecteur de niveau Â associé à un multivibrateur 1+2 auquel est couplé un oscillateur sinusoïdal 3 qui est raccordé à un préamplificateur 4 lequel précède un amplificateur de sortie 5. et enfin un circuit de détection par diode vericap D et C1 qui assure le blocage ou le déblocage du multivibrateur. -Mode de fonctionnement: Quand l'appareil détecte un point de moindre résistance cutanée, le détecteur de niveau A amplifie la tension de détection, celle-ci est appliquée à la base d'un des transistors du multivibrateur par l'intermédiaire de la diode varicap D. Le multivibrateur est alors débloqué et oscil le. I1 joue donc le rôle diun relai électronique. Quand il os- cille, la composante sinusoidale de basse fréquence, provenant de l'oscillateur 3 - qui est raccordé au collecteur du multivi brateur - est intégré par le multivibrateur. Cette composante de basse fréquence est alors appliqué à l'étage préamplifica teur 4, puis à l'étage de sortie 5. Il apparait alors dans le haut parleur un signal sonore qui indique que l'on est sur la zone cherchée. Sinon le haut parleur reste silencieux. -L'originalité de cet appareil réside dons sur les points .- L suivants: Association originale de plusieurs éléments ci-dessus indiqué; Détection électronique qui évite l'emloi d'un relai mécanique grâce à l'association des différents éléments; cet appareil se comporte danc comme un relai électronique. Très haute sélectivité de détection grâce à la diode varioap D. -Les limites de la protection revendiquée se situent donc au niveau de l'association des éléments i À ; 1+2 ; 3 ; 4 g 5