Brevet FR2007570A1 — publié le 19700109

la présente invention concerne u.n dispositif pour régler et déterminer les variations de la teneur en C02 dans une chambre de mesure d'échange gazeux climatisée à l'aide d'éléments Peltier et renfermant des plantes, des parties de plantes 5 ou des organismes vivants, chambre dans laquelle un gaz de mesure peut être introduit par une conduite d'arrivée de gaz et qui est reliée par une conduite d'évacuation de gaz à.un séparateur d'humidité refroidi pair effet Peltier ainsi qu'à un analyseur de gaz dans lequel on peut obtenir une valeur de mesure formée 10 par la différence entre la teneur en C02 du gaz de mesure et la teneur en C02 d'un gaz de référence introduit. Pour l'étude fondamentale du métabolisme des plantes, il est particulièrement important de mesurer l'échange de gaz des plantes avec l'air ambiant, c'est-à-dire l'absorption 15 de C02 (photosynthèse) , le dégagement de C02 (respiration) et le dégagement de vapeur d'eau (transpiration), dans des conditions définies aussi exactement que possible* £'échange gazeux de la plante est fonction des conditions physiques suivantes : - intensité et longueur d'onde de la lumière 20 incidente, - température, - concentration en C02 de l'air, - condition hygrométrique de la plante, qui est fonction entre autres de la teneur en vapeur d'eau de l'air, 25 - section des pores de l'épiderme en tant que facteur biologique variable à court délai. Pour effectuer de telles mesures, il est connu de climatiser une ehambre de mesure d'échange gazeux, c'est-à-dire de régler la température et la teneur en humidité de l'air 30 dans la chambre de mesure. On peut ainsi, par exemple reproduire un climat local ou bien simuler un climat quelconque dans la chambre de mesure. Il est particulièrement avantageux d'utiliser à cet effet des chambres d'échange gazeux dont la température et l'humidité sont réglées à l'aide d'éléments Peltier, comme cela 35 a été décrit par exemple dans l'article de E, Klein et H# Talz intitulé "Einige AnwendangsmSglichkeiten von PeltierkBhlelemen-ten11 , paru dans la revue "Gil.To-Pachzeitschrift fSr das Laboratorium", llème année, 1967, pages 405 à 411<> Un séparateur d'humidité refroidi par effet Peltier, tel qu'il est utilisé 40 pour régler l'haaidité dans le dispositif déerit, a été décrit 69 13681 2 2007570 par Wo Koch et Ho Walz dans, -l'article intitulé "Heuer Wasserdam-pfabscheider tait PeltierkOhlung als vielseitigas Zusatzgeràt bei Grasweekseltaessungen1' , : paru dans la revue "Haturwissenschaft-liche Rundsehau, n° 19» 1966, page 163». Avec ce dispositif, il 5 est possible de régler, entré environ —20*C et +60*C,, la température dans la chambre de mesure d'échangé gazeur à +0,5*0 près et l'humidité absolue dans la chambre à environ 2 fi près;- La précision de réglage obtenue est indépendante des plantes qui sont placées dans la chambre de mesure ainsi que d'influences am-^0 biantes perturbatrices. j&ors de l'assimilation et de la respiration de plantes dans une chambre de mesure d'échange gazeux, la concentration en COg de l'air dans la chambre est modifiée par absorption de 00g ou par dégagement de COg, ce qui introduit également 12 aae erreur dans la valeur, de mesure obtenue. On sait, d'après u-ne communication de D. Koller et J. Samisoh parue dans la revue "Bet*. Gaz" 125 (2), 1964 (pages 81 à 88), compenser par addition de COg gazeux lVabsorption de COg lors de l'assimilation dans une chambre de mesure d'échange gassux. A cet effet, on uti-20 lise dans un circuit fermé l'analyseur de gaz comme instrument de zéro dans lequel on détermine la teneur en COg de l'air véhiculé en circuit fermé et on utilise le COg gazeux de compensation, introduit par une soupape de réglage commandée manuellement, pour mesurer le degré d'assimilation. Comme chambre de me-25 sure d'échange gazeux pour des plantes, on emploie une enveloppe transparente en matière plastique avec régulation du degré d'humidité, mais non. pas de la température, auquel cas on ne bénéficie pas des avantages précités d'une régulation à l'aide d'éléments Peltier. Dans ce dispositif, la valeur de mesure est •50 faussée, d'une part par le défaut de climatisation du compartiment de mesure dans lequel s'établit un "climat de chambre "o D'autre part, la méthode de mesure est rendue imprécise et longue du fait du réglage manuel de l'arrivée du COg et du fait de l'impossibilité d'exécuter des mesures continues. Enfin, on ne 35 peut pas déterminer avec ce dispositif de mesure la respiration de plantes. Il est par conséquent nécessaire de disposer d'un dispositif à l'aide duquel on puisse étudier l'assimilation, la respiration et la transpiration de plantes* sans que 40 le0 mesures soient faussées par un "climat de chambre " et par 69 13681 3 2007570 des variations de la teneur en COg dans la chambre de mesure d'échange gazeux. Il doit alors être possible d'effectuer des mesures automatiques et continues. Suivant l'invention, on obtient ce résultat par 5 le fait que du COg gazeux est introduit d'une manière connue en passant par une soupape de réglage et d'un débitmètre, dans la chambre de mesure d'échange gazeux, par le fait que la chambre de mesure est contournée par une conduite de dérivation renfermant un débitmètre et des organes pour faire varier le débit et 10 pour absorber le COg gazeux, par le fait que deux systèmes de réglage sont prévus, l'un pour la soupape de réglage et l'autre pour les organes de régulation de débit un système de réglage et par le fait que la grandeur de commande de chaque système de réglage est la valeur de mesure de l'analyseur de gaz® 15 De préférence, la régulation du débit dans le conduit de dérivation s'effectue par une pompe à vitesse variable, l'absorption du COg gazeux est assurée par de l'hydroxyde de sodium et la chambre.de mesure d'échange gazeux peut recevoir, en passant par la soupape de réglage, un gaz contenant jusqu'à 20 20 J& de COg. Pour effectuer la mesure en circuit fermé, la sortie de l'analyseur de gaz et la conduite d'arrivée de gaz dans la chambre de mesure peuvent être reliés entre elles par une conduite de gaz. En outre, on peut brancher la soupape de surpression 25 entre l'analyseur de gaz et la conduite d'arrivée de gaz0 Il est avantageux, pour effectuer une mesure en circuit ouvert, d'envoyer le gaz de mesure introduit dans la chambre de mesure, par une conduite contournant cette chambre, dans un séparateur d'humidité et de l'introduire ensuite comme gaz 30 de référence dans l'analyseur de gaz» Dans le dispositif selon l'invention, les valeurs de mesures ne peuvent pas être faussées, du fait qu'on effectue la climatisation à l'aide d'éléments Peltier. En outre, on évite les erreurs de mesure par variation de la teneur en COg par 35 l'assimilation ou la respiration, l'opération de mesura étant exécutée automatiquement et, si nécessaire, également en continu., l'analyseur de gaz, qui peut être un appareil d'absorption à infra-rouge, est utilisé comme Instrument de zéro et la mesure est exécutée suivant une méthode de compensation. la valeur de 40 mesure pour l'assimilation est obtenue à l'aide du débitmètre 13681 4- 2007570 branché dans la conduite d'arrivée de COg et pour la respiration à l'aide du débitmètre branché dans la conduite de dérivation,, En circuit ouvert, on peut effectuer une servo-régulation de la teneur en COg dans la chambre de mesure, en utilisant dans l'a-5 nalyseur de gaz, comme gaz de référence, le gaz de mesure introduit dans la chambre d'échange gazeux, ce qui permet de comparer la teneur en COg dans la chambre d'échange à la teneur en COg au lieu d'implantation. Cependant, aussi bien dans un circuit ouvert que dans un circuit fermé, on peut assurer une régulation 10 de laAeneur en COg à la valeur imposée, en passant par le gaz de référence de l'analyseur, ce qui' permet également d'assurer la commande programmée d'une opération de mesure. Pour mieux comprendre l'objet de l'invention,on va en décrire, à titre indicatif et non limitatif, un exemple de réalisation représenté sur le dessin annexé qui montre schéma-tiquement un dispositif pour déterminer l'échange gazeux de plantes avec l'air ambiant, les plantes étant disposées dans une chambre de mesure 1 qui est elimatisée et dont la teneur ea COg est régléeo 20 l'a chambre de mesure d'échange gazeux 1 est ali mentée en gaz de mesure à l'aide d'une pompe 3» en passant par une conduite d'arrivée de gaz 2. Dans cette conduite 2 est prévu, un séparateur d'humidité 4 refroidi par effet Peltier et dont le point de rosée est réglable et maintenu constant à l'aide d'un 25 régulateur 5» L'air introduit dans le séparateur d'humidité 4 est humidifié dans un humidifieur d'air 6 qui est branché dans la conduite d'arrivée de gaz 2 en amont du séparateur d'humidité© L'humidité relative de l'air pénétrant dans la chambre de mesure 1 est réglée au-dessus du point de rosée du séparateur 4® Le gaz 30 de mesure est retiré de la chambre 1 par une conduite d'évacuation de gaz 7, après échange gazeux, et il est introduit, en passant par un second séparateur d'humidité 8, dans l'analyseur de gaz 9 qui peut être un appareil d'absorption à infra-rouge. Le point de rosée du séparateur d'humidité 8 est réglé à l'aide du 35 régulateur 18 de manière que le gaz de mesure soit complètement séché, ce qui exclue une altération de la mesure de la teneur en COg dans l'analyseur de gaz 9. Dans la chambre de mesure 1 qui va être décrite de façon plus détaillée dans la suite, on prévoit pour le re-40 froidissement ou le chauffage des éléments Peltier qui sont réunis 69 13681 5 2007570 en groupeso la régulation de la température s'effectue par un régulateur 10 pour lequel des sondes de température sont prévues à l'intérieur de la chambre 1, ces sondes servant de capteurs de Valeurs réelles,, 5 la chambre de mesure 1 comporte une première conduite de gaz 11 servant de dérivation. Dans cette conduite de dérivation sont montés une pompe 12, un débitmètre 13, un séparateur d'humidité 14 et un détecteur d'humidité 15. la pompe 12 aspire l'air de la chambre 1 et le ramène dans cette chambre 10 en le faisant passer par le séparateur d'humidité 14. le débit dans ce circuit (environ 10 litres par minute) est supérieur au débit de gaz traversant la ohambre de mesure 1 en passant par la conduite d'arrivée 2 et la conduite d'évacuation 7 (environ 1 litre par minute), le débit dans la conduite de déri-15 vation 11 est mesuré à l'aide du débitmètre 13 et il est maintenu constant à l'aide d'un régulateur différentiel de pression appartenant à l'appareil de réglage de la pompe, le point de rosée de l'air passant dans la dérivation 11 est réglé dans le séparateur d'humidité 14 à l'aide du régulateur électronique 20 16 de manière que la vapeur d'eau cédée par les plantes se précipite sous forme d'eau dans ce séparateur, l'humidité interne de la chambre 1, mesurée dans la conduite d'évacuation 7 à l'aide du détecteur d'humidité 17, reste par conséquent égale à l'humidité d'entrée mesurée dans la conduite d'arrivée de 25 gaz 2 à l'aide du détecteur 18 qui sert de capteur de valeurs imposées. Pour déterminer la transpiration on utilise la relation suivante t Tr — (Hg 6 Hjj) o Qjj formule dans laquelle H-p. désigne l'humidité dans la conduite de dérivation en aval du séparateur d'humidité 14. Qj, le débit dans la conduite de dérivation et Hg l'humidité à l'entrée» Comme sondes de mesure et de réglage d'humidité, on utilisa des détecteurs d'humidité liCl qui sont réunis sous forme d'une unité de détection d'humidité telle que celle décrite, par exemple dans le modèle d'utilité allemand n° 1.978.833. A l'aide de la dérivation 11, il est en outre possible de régler le courant d'air au-delà de la puissance de la pompe de dérivation, par exemple à l'aide d'évaporimètres comparateurs et enregistreurs, de manière que les conditions d'évaporation à l'intérieur de la chambre puissent 8tre adaptées 69 13681 6 2007570 aux conditions à l'extérieur de la chambre, ce qui permet de mieux reproduira le climat du lieu &'implantation0 Pour mieux comprendre eomment s'effectue la climatisation de la chambre de mesure d'échange gazeux 1, on va 5 décrire de façon plus détaillée cette chambre de mesure 1 et les séparateurs d'humidité 4, 8 et 14® Le réglage de la température dans la ohambre 1 s'effectue à l'aide d'éléments Peltier qui sont réunis en groupes* Ceux-ei sont fixés sur les côtés arrière de la chambre» Les 10 deux côtés d'un groupe Peltier soat reliés à des éehangeurs de chaleur« L'échangeur de chaleur froid pénètre à l'intérieur de la chambre de mesure 10 L'échangeur de chaleur extérieur chaud peut être ventilé à l'aide d'un ventilateur axial. Pour augmenter la puissance frigorifique, on peut aa outre refroidir le 15 côté chaud du groupe 5eltier à l'aide à5eau ou de saumure. Les plantes sur lesquelles s'effectue la mesure de l'échange gazeux sont placées dans un boîtier en "Plexiglas■« Son volume utile s'élève, par exemple à 7 litres. L'échangeur de chaleur froid intérieur est recouvert par une plaque de fond. Un 20 ventilateur à écoulement transversal assure une eireulatioa ia-térieure uniforme de l'air. Su dessous de la plaque de fond, l'air est refoulé entre les ailettes de l'échangeur de chaleur froid et il est envoyé dans le volume utile situé au-dessus de cette plaque de fond de manière à passer sur les plantes» De 25 cette manière, on élimine en majeure partie le gaz carbonique, la vapeur d'eau et les gradients de température» La vitesse de l'air à l'intérieur de la chambre est réglable en agissant sur la vitesse de rotation du ventilateur radial» Le couvercle du boîtier, transparent et amovible, est placé à l'opposé de la 30 plaque de fond. Dans le volume utile de la chambre de mesure peuvent être placées de petites plantes, par exemple du. lichen ou de la mousse. Il est également possible d'effectuer des essais sur des feuilles ou des branches de plantes plus grosses, 35 car on peut engager dans une fente prévue dans un côté étroit du boîtier des pétioles ou des surgeoas. La forme du couvercle et du boîtier permet d'obtenir entre la plante et le boîtier un petit intervalle suffisant qui peut être obturé sans difficulté de façon étanche aux gaz à l'aide d'un mastic conservant sa plasti-40 cité* La fixation des plantes dans la ehambre s'effeetue à l'aide 13681 7 2007570 de petits châssis réglables en hauteur. On éYite ainsi tout contact avec les parois. Des raccords sont prévus pour les capteurs de valeurs de mesure dans la chambre, comme par exemple des photo-5 éléments ou des détecteurs de température. Sur le côté du "boîtier en "Plexiglas" se trouvent des raccords démontables pour les tuyaux souples d'arrivée 2 et d'évacuation 7 de gaz, ainsi que des traversées de câbleà servant au raccordement d'appareils de mesure. Pour la fixation de la chambre sur un bâti ou une 10 structure similaire, on utilise des barres disposées latéralement et permettant de monter la chambre dans toute position appropriée. Le groupe Peltier de la chambre de mesure 1 qui est dimensionné de manière que, dans la plage de température 25 importante du point de vue écologique, comprise entre environ -20*C et +50°C , on obtienne, pour une puissance de refroidissement maximale, une diminution de température dans la chambre d'environ 20°C par rapport à la température ambianteo Lorsque la charge thermique du groupe Peltier augmente, par exemple sous 20 l'effet d'un rayonnement incident et d'une diminution de la température ambiante absolue, la différence de température précitée diminue, mais l'influence de la température absolue reste cependant faible. En outre, la différence de température est fonction de la vitesse de l'air dans la chambre, car celle-ci a une 25 influence sur le coefficient de transmission de chaleur de l'échangeur thermique. Une grande vitesse d'air réduit la résistance thermique entre l'air et l'échangeur thermique froid. Du fait de cette résistance thermique, il s'établit une différence de température entre l'air de la chambre et l'échangeur thermique 30 froid. Le maximum d'humidité qu'il est possible d'obtenir dans la chambre est fonction de la température du point le plus froid de l'échangeur thermique intérieur, car la température du point de rosée du gaz de mesure doit être en principe infé-35 rieure à la température de l'éàhangeur thermique. Pour une température ambiante de 25°C et dans le cas d'un refroidissement par air de l'échangeur thermique extérieur, on peut obtenir une humidité relative d'environ 80# . Si l'on règle dans la chambre une température supérieure à la température ambiante (chauffage), 40 l'échangeur thermique intérieur est toujours plus chaud que l'air 13681 8 2007570 de la chambrée Dans ce cas, on peut établir des humidités relatives pouvant atteindre presque 100 Une température ambiante inférieure à 25°C provoque une réduction de l'humidité. Toutefois, cette influence reste faible„ 5 les séparateurs d'humidité 4, 8 et 16 fonction nent suivant le principe du "piège froid", le réglage de température est également assuré par un groupe PeltieroL'a&? à déshydrater traverse dans un canal passant dans un bloo métallique refroidi par effet Peltier et dans lequel l'excès d'eau est sé— 10 paré. Avant que l'air ne pénètre dans le canal de passage du bloo métallique refroidi par effet Peltier, il passe dans une cavité qui est revêtue de matière plastique et dont un côté est formé par le bloc métallique refroidi par effet Peltier» Dans dette cavité, la majeure partie de la vapeur d'eau se condense sur le 15 bloc métallique, en fonction de la température du peint de rosée sous forme d'eau ou de glace» Il n'existe ainsi pratiquement aucun risque dé givrage dans la partie ultérieure du canal de passage dans le bloc métallique. Par combinaison des deux volumes de séparation branchés en série, on peut régler avec précision 20 l'humidité absolue à l'aide du bloc métallique refroidi par effet Peltierol'eau séparée est recueillie dans un réservoir extérieur» Le séparateur d'humidité, comporte des tubulures de raccordement pour les tuyaux souples de liaison nécessaires à cet effet» Soutes les parties entrant en contact avec le gaz de mesure sont en 25 acier spécial ou de matière plastique» Le côté chaud du groupe Peltier comporte des échangeurs thermiques à air» Un ventilateur à écoulement transversal assure une bonne évacuation de la chaleœv La valeur réelle de température pour les dispositifs de réglage 5 et 16 est mesurée à l'aide d'un thermomètre à 30 résistance de platine qui est placé dans le bloc métallique du séparateur d'humidité. On peut maintenir la température de point de rosée du séparateur d'humidité entre -20°C et +60°C avec une précision de £ 0,1°C. En conclusion, on peut dire quant à la climatisa-35 tion à l'aide du dispositif décrit, qu'on peut maintenir la température dans la chambre de mesure 1 constante à £ 1 #C près et p que la précision de réglage de l'humidité relative est d'au. moins £ 2 #» Sur le dessin, une seconde conduite de gaz 19 40 est reliée à l'analyseur 9» Par cette conduite 19, l'analyseur 9 69 1H81 9 2007570 est alimenté en gaz de référence® la valeur de mesure de l'analyseur 9 est la différence entre la teneur en COg du gaz dans la conduite d'évacuation 7 et la teneur en COg du gaz de référence qui est introduit dans l'analyseur par la conduite 19« la con-5 duite 19 peut être reliée à un distributeur 20 par une conduite 21 ou une conduite 22. la conduite 21 assure l'alimentation de l'analyseur 9 en gaz de référence présentant une concentration quelconque en COg. ta conduite 22 part de la conduite d'arrivée de gaz 2, est parallèle à la chambre de mesure 1 et est relié 10 au distributeur 20 en passant par un séparateur d'humidité, la gaz de mesure pompé dans la chambre de mesure 1 est introduit dans l'analyseur de gaz 9 en tant que gaz de référence, en passant par la conduite 22. le séparateur d'humidité branché dans la conduite 22 et à l'aide duquel le gaz de mesure utilisé comme gaz 15 de référence est séché, est le séparateur d'humidité 8 qui est également monté dans la conduite d'évacuation 7<> Suivant une variante du type décrit plus haut, ce séparateur- d'humidité 8 est muni de deux canaux de passage séparés, pratiquéé de la manière déjà décrite dans un bloc métallique. Comme déjà mentionné, le 20 point de rosée est réglé dans ce séparateur d,humidité 8 à une valeur suffisamment basse pour que le gaz passant dans le séparateur soit complètement séché. Par exemple, il suffit, dans le cas d'une température ambiante de 35°C, d'un point de rosée de 30°C du gaz entrant et d'un débit del 1/mn. par canal de gaz, 25 de"régler une température de point de rosée de 1°C. Dans le cas où. la température de point de rosée est plus basse, la température ambiante ou le débit peuvent prendre des valeurs supérieures à celles indiquées plus haut. lorsque du COg gazeux est consommé dans la cham-30 toe de mesure 1 par l'assimilation des plantes placées dans celle-ci, on doit introduire du COg pour maintenir constante la composition du gaz, dans la chambre et pour éviter que la valeur de mesure ne soit faussée par l'assimilation, le COg gazeux est introduit dans la chambre 1 par la conduite 23, à partir d'un ré-35 servoir 24. la conduite 23 renferme une soupape de réglage 25 et un débitmètre 26. la soupape de réglage 25 est commandée par un régulateur 27 dont la grandeur de réglage est constituée par la valeur de mesure de l'analyseur de gaz 9. la régulation s'effectue ainsi en fonction de la différence entre la teneur en COg du 40 gaz de mesure et la teneur en COg du gaz de référence, qui est 13681 10 2007570 déterminée dans l'analyseur 9° Pour obtenir un dosage aussi précis que possible à l'aide de la soupape de réglage 25» on introduit de préférence dans la chambre de mesure 1 de l'air dont la teneur en COg peut atteindre 20 fi0 Dans la cas où. la concentration 5 en COg du gaz introduit par la conduite 23 est connue» on peut déterminer à l'aide du débitmètre 26 la quantité de COg absorbée par unité de temps par les organismes placés dans la chambre de mesure lo l'erreur de mesure est d'environ 4 fi et-elle est imputable aux imprécisions de régulation et aux écarts introduits par 10 le dispositif de dosage 25 et le débitmètre 26o En cas de respiration des plantes placées dans la chambre de mesure 1, on doit retirer du COg de la chambre de mesure pour ne pas modifier la composition da.gaz de mesure et pour ne pas fausser la valeur de mesoreoOa prévoit à cet effet 15 une seconde conduite dé dérivation 28 contouraast la chambre de mesure 1 et renfermant une pompe 29 à vitasse variable, un débitmètre 30 et un réservoir contenant un produit d'absorption de GOg. Gomme produit d'absorption, on p~mt utiliser par exemple de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l'hydroxyde de potassium 20 (KOH)» la vitesse de la pompe 29 est variable à l'aide d'un régulateur 32 dont la grandeur de commande est la valeur de mesure de l'analyseur de gaz 9<> A l'aide de la pompe 29, du gaz est aspiré dans la conduite de dérivation 28 et il est ramené dans la chambre de mesure 1 après avoir traversé l'hydroxyde de sodiua se 25 trouvant dans le réservoir 310 le COg contenu dans l'air refoulé par la pompe est complètement retiré .par l'hydroxyde de sodium et par conséquent la concentration en GOg dans la chambre de mesure 1 diminue 0 la respiration par unité de temps des plantes plaoées dans la chambre de mesure 1 peut également être détermi-30 aée à partir de la valeur fournie par le débitmètre 30, car la concentration en COg dans la chambre 1 est maintenue constante par l'effet de compensation assuré par la conduite de dérivation et elle est égale à la concentration en COg du gaz de références l'erreur de mesure est également d'environ 4 fi et elle est impa-35 table aux mêmes influences que l'erreur de la mesure de l'assimilation par unité de temps. Aussi bien dans la mesure de l'assimilation par unité de temps que dans la mesure de la respiration par unité de temps, les erreurs enregistrées sont du même ordre de grandeur que l'erreur obtenue pour une mesure dans l'analy-4.O seur de gaz0 II est à noter qu'on peut prévoir dans la dérivation 69 13681 h- 2007570 28 une soupape 33 empêchant,lorsque la dérivation 28 est fermée, un reflux du gaz de mesure qui se trouve dans la chambre 1« le dispositif de mesure représenté sur la figure peut être complété pour former un circuit fermé, par raccorde-5 ment de la conduite d'évacuation 7 à la conduite d'arrivée 2 à l'aide d'une conduite de liaison 34* Cette conduite 34 est représentée en tirets et renferme une soupape de surpression 35. Avec le dispositif décrit, il est possible de déterminer l'assimilation de CO^ par unité de temps qîl la respira-10 tion par unité de temps suivant le procédé de compensation, l'analyseur de gaz est utilisé comme instrument de zéro. Ainsi, il est possible, en opérant en circuit ouvert, d'effectuer une servo-régalation dans laquelle la composition du gaz de la chambre de mesure est comparable, en ce qui concerne la teneur en COg , à la 15 composition de l'air ambiant au. lien d'implantation. A cet effet, le gaz de mesure aspiré au lieu d'implantation est introduit par la conduite 22, en parallèle à la chambre de mesure 1, dans l'analyseur de gaz 9 comme gaz de référence,, Aussi bien en circuit ouvert qu'en circuit fermé, il est possible d'assurer une régula-20 tion de valeur Imposée pour laquelle un gaz de référence présentant une teneur quelconque en COg est introduit dans l'analyseur 9 par la conduite 21. Ainsi, il est possible d'assurer également une commande programmée de la composition de gaz dans le volume utile de la chambre de mesure d'échange gazeux 1. 25 II est possible d'apporter encore une modifica tion au dispositif représenté sur la figure 9 dans le cas où il fonctionne en circuit fermée Dans un circuit fermé, on peut utiliser la dérivation 28, qui seart sur le dessin à contourner la chambre de mesure 1 comme dérivation à la conduite d'évacuation 30 7 entre la chambre de masure et le séparateur d'humidité 8. A la place de la pompe 29 à vitesse variable, on prévoit alors un mélangeur réglable qui est également commandé par un système de réglage dont la grandeur de commande est la valeur de mesure de l'analyseur de gaz. le mode de fonctionnement du dispositif en 35 circuit fermé reste inchangé. Enfin, il est à noter que les débitaètres 36 et 37 qui sont montés dans la conduite d'évacuation de gaz en aval de l'analyseur dé gaz 9 permettent de contrôler le débit de gaz dans l'ensemble du dispositif® 69 13681 12 2007570 REVENDICATIONS 1. Dispositif pour régler et déterminer des variations de la teneur en COg dans une chambre de mesure d'échange gazeux, climatisée à l'aide d'éléments Peltier et renfermant 5 des plantes, des parties de plantes ou des organismes vivants, chambre dans laquelle un gaz de mesure peut être introduit par une conduite d'arrivée de gaz et qui est reliée par une conduite d'évacuation de gaz à un séparateur d'humidité refroidi par effet Peltier ainsi qu'un analyseur de gaz dans lequel on peut 10 obtenir une valeur de mesure formée par la différence entre la teneur en COg du gaz de mesure et la teneur en COg d'un gaz de référence introduit, dispositif caractérisé par le fait que du COg gazeux peut être introduit, d'une manière connue, en passant pas une soupape de réglage et un débitmètre, dans la chambre de 15 mesure d'échange gazeux, par le fait que la chambre de mesure est contournée par une conduite de dérivation renfermant cua débitmètre et des organes de modification de débit et d'absorption de gaz carbonique, par le fait que deux régulateurs sont prévus pour commander l'un la soupape de réglage et l'autre les 20 organes de modification de débit et par le fait que la grandeur de commande de chaqae régulateur est la valeur de mesure de l'analyseur de gaz. 2. Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que la régulation du débit dans la conduite 25 de dérivation s'effectue par une pompe à vitesse variable « 3o Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que la chambre de mesure d'échange gazeux est alimenté en gaz contenant jusqu'à 20 $6 de COg, en passant par la soupape de réglageo 30 4* Dispositif suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que la sortie de l'analyseur de gaz et la conduite d'arrivée de gaz dans la chambre de mesure sont reliés à l'aide d'une conduite de liaison pour former un circuit fermé* 35 5* Dispositif suivant la revendication 4, ca ractérisé par le fait qu'une soupape de surpression est montée entre l'analyseur de gaz et la conduite d'arrivée de gaz0 6. Dispositif suivant la revendication 4 ou 5» caractérisé par le fait que, contrairement à la revendication 1, 4.0 la conduite de dérivation contenant le débitmètre et l'organe 69 13681 13 2007570 d'absorption de C02 est branché dans la conduite d'évacuation de gaz entre la chambre de mesure et un séparateur d'humidité et par le fait qu'on utilise, pour modifier le débit, un mélangeur comportant un régulateur dont la grandeur d« commande est la 5 valeur de mesure de l'analyseur de gaz® 7«> Dispositif suivant l'une des revendications 1 2 ou 6, caractérisé par le fait que la matière d'absorption de CO est de l'hydroxyde de sodium (Na0H)o 2 80 Dispositif suivant l'une des revendications 1 10 à 4-t caractérisé par le fait que le gaz de mesure introduit dans la chambre de mesure d'échange gazeux est amené par une conduite contournant la chambre de mesure dans un séparateur d'humidité et est ensuite introduit en tant que gaz de référence dans l'analyseur de gaz.