Brevet FR2007824A1 — publié le 19700116

Pour différentes utilisations militaires où de sécurité de traE!c,, on ilisew pour mesurer des distances, des procédés utilisant un rayon lumineux Laser. Si devant le but fixe, dont on mesure la distance, se trouvent des phénomènes atmosphériques ou météorologiques, tels que couches de brouillard nuages de pluie ou de neige, ce genre de mesure est fréquemment à lrorigine d'erreurs assez importantes. C'est plus particulièrement quand la visibilité est mauvaise, que de nombreuses erreurs de mesure sont possibles, car sur le parcours aller et retour du rayon lumineux, une très grande quantité d'énergie est perdue et les récepteurs doivent avoir une grande sensibilité. L'objet à mesurer peut également etre p. ex. un nuage, en dessous duquel se trouve une couche de brume qui atténue sensiblement le signal de mesure. Pour éviter ces erreurs de mesure, on a proposé jusqu'à ce jour de nombreux circuits à porte très compliqués, qui, lorsque un signal d'un certain niveau revient, ouvrent successivement des canaux vers appareil indicateur. Ces méthodes, proposées jusqu a ce jour, amènent des construcibns et des circuits extrèmement compliqués et très onéreux, qui exigent pour leur manipulations un personnel hautement qualifié. Pour éviter les erreurs de mesure lors de l'utilisatioa at lumière Laser, l'invention propose d'émettre à des intrvalles très brefs, deux signaux Laser. Les deux signaux réfléchis sont ensuite comparés, les niveaux des signaux déviés l'un par rapport de l'autre, afin d'être par la suite éliminés dans un circuit comparatif avant d'entrer dans l'appareil indicateur, De préférence, l'intervalle de temps entre les deux signaux est d'env. 1 sec. Si on mesure par ce processus des buts fixes terrestres, ils donnent pour les deux mesures la même valeur. Un but atmosphérique ou météorologique, tel que p. ex. un nuage de neige, donne par contre un double signal, qui permet p. ex. de voir, lorsque on vise un bit fixe, que ce double signal ne doit pas intervenir dans la mesure. Comme les buts météorologiques varient très rapidement aussi bien dans leurs directions, que dans leurs dimensions et densités, ils peuvent être rapidement reconnus, de façon que l'on puisse les éliminer et ne retenir aue le composant du signal du but visé. Ce procédé se révèle particulièrement intéressant, quand on travaille à la limite de la distance de visibilité. La pratique a effectivement montré, que pour une visibilité d'env. 2 km, il est encore possible de mesurer avec précision des distances pouvant aller jusqu'à 10 km. Ceci peut être expliqué par le fait que la distance de visibilité de 2 km ntest pas déterminée par une extinction atmosphérique réelle, mais par l'existence d'une quasi absorption provoqué p. ex. par des rafales de pluie ou de neige, qui dans leurs structure ont des t'trous't, à travers lesquels la mesure est possible. Le procédé décrit dans cette invention, permet en plus d'obtenir un rendement optimal, car on peut régler l'amplification du récepteur en fonction de cette distance de visibilité. I1 est ainsi possible d'imaginer dans la pratique un réglage par gamme de l'amplification avec p. ex. des gammes "temps clair", "temps couvert" ou "brouillard" Pour une distance de visibilité de 2 km, diminution de à du bralilard, le signal perdrait lors de son chemin aller/retour chaque fois env. 1/20 de 2 son amplitude, soit en tout 1:20 = 1:400. Aussi a-tZon prévu une adaptation de l'appareil aux différentes conditions atmosphériques, par au moins 3 gammes de réglage, qui se différencient entre elles au moins de la puissance 10, évitant ainsi un nombre important et inutile de gammes. On peut p. ex. choisir le rapport 1 : 30 : 900. On peut employer ce dispositif manuellement et dans ce cas, c'est le manipulateur qui fait la comparaison pour éliminer les niY-eaUE de signaux déviés. Pour cela, il effectue très rapidement deux mesures successives, en observant l'indicateur de distance. La planche de dessins jointe montre schématiquement un télémètre à rayons Laser. Pour des raisons de simplification, on a montré seulement le boitier 1 de l'appareil avec son optique 2, le commutateur principal 3, l'appareil indicateur 4 et le commutateur 5. On peut également avoir un indicateur digital 4a, qui fournit directement la distance en mètres ou en pieds. Si l'appareil est à utiliser comme télémètre de nuages pour la météorologie, on peut prévoir un appareil fonctionnant entièrement automatique. Dans ce cas, la commutation des gammes est commandée par un appareil de mesure de visibilité à rétrodiffusion. Ce dernier appareil ferme les contacts des câbles de liaison 6a, 6b et 6c en fonction de la visibilité mésurée. REVENDICATIONS Télémètre, utilisant un rayon Laser, dont les différents éléments pris séparément ou en combinaison sont caractérisés par le fait, que 1" pour éviter une influence des éléments atmosphériques ou météorolo giques situés entre le but à viser et l'appareil de mesure, on émet successivement avec un bref intervalle, deux signaux Laser, dont les signaux réfléchis sont ensuite comparés entre eux. 2" Les niveaux des signaux déviés l'un par rapport à l'autre, sont élimi nés par un montage de comparaison avant d'entre amenés vers l'appa reil indicateur. 3 Les deux signaux Laser sont émis à intervalle de temps de I sec. 4" L'amplification est réglable en au moins 2 gammes, pour permettre une préadaptation de l'amplificateur du système de mesure au problème posé.