電位差計

電位差計 （ Potentiometer ） 是一種精密測量電路中電壓的儀表 ， 其準確度比電壓表要高得多 。 於1841年左右研究了電位差計 ， 它此後成爲了電位差的標準測實驗室量方法 。 電位差計與適當電路結合 ， 可以用來測量電動勢 、 電壓 、 電阻 、 電流 。 電位差計的工作原理是補償法 ， 不在電路中分流 ， 因而克服了一般的電壓表在測量原理上無法克服的缺陷 （ 即 ， 理想電壓表具有無窮大的內阻 ） 。 電位差計首先需要由標準電池校準 ， 使電位差計內部的線圈兩端加載標準電池的電壓 。 線圈上的滑片與線圈的一端之間具有分壓 ， 可配以檢流計將它與待測電勢差做比較 。 檢流計中若有電流流過 ， 則需要通過移動滑片以調整分壓 ， 直至檢流計示零 ， 此時的分壓即爲待測電勢差 。 分壓可由滑片位置計算得來 。 補償法的原理在電學測量與其他領域中具有重要的應用 。