驗電器

驗電器 （ electroscope ） 是一種檢測物體是否帶靜電荷以及粗略估計帶電量大小的儀器 ， 這是物理學歷史上的第一種電學測量儀器 ， 今日通常用於物理教學 。 一般的驗電器由頂部的金屬球 、 金屬桿和最低端的金屬箔 。 其典型構造如右圖所示 。 當被檢驗物體接觸驗電器頂端的導體時 ， 自身所帶的電荷會傳到玻璃鐘罩內的箔片上 。 由於同種電荷相互排斥 ， 箔片將自動分開 ， 張成一定角度 。 根據兩箔片張成角度的大小可估計物體帶電量的大小 。 其實這是箔片所受電場力包括箔片上同名的電荷的斥力和器皿內壁異名電荷的吸引力 。 如果將玻璃瓶改爲使用金屬盒以便屏蔽靜電 、 金屬棒和器皿引出導線以便測量兩點間電勢差 、 增加刻度以便將結果量化 ， 那麼驗電器可以改造爲更精確的靜電計 。 Category: 度量儀器 Category: 靜電學