The relation between temperature and resistance is given by the Callendar-Van Dusen equation,:formula_4:formula_5Here,formula_6 is the resistance at temperature "T",formula_7 is the resistance at 0 °C, and the constants (for an alpha=0.00385 platinum RTD) are:formula_8:formula_9:formula_10Since the "B" and "C" coefficients are relatively small, the resistance changes almost linearly with the temperature.
Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена (en), с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в международном стандарте МЭК 60751(ГОСТ 6651-94):: formula_1: formula_2formula_3 сопротивление при formula_4 °C,formula_5 сопротивление при 0 °C, и константы (для платинового сопротивления) -: formula_6: formula_7: formula_8Поскольку коэффициенты "B" и "C" относительно малы, сопротивление растёт почти линейно по мере роста температуры.