尽量在标注的使用温度下使用（一般是室温）。不要用硬毛刷刷内壁，可能对内壁造成损伤，改变管内容积，影响准确性。可以用铬酸洗液洗。但洗无塞滴定管时要注意先把玻璃珠调至橡胶管最上端或拔除橡胶管，以免强氧化性的洗液腐蚀橡胶。具塞滴定管的活塞处需要涂凡士林以润滑。涂的过少，活塞转动不灵活；过多，可能又会导致活塞松动及漏液等问题。检查漏液的方法是，关闭活塞，将管内注满水，竖直静置一段时间，旋转活塞180度，再静置一段时间，观察是否漏液。
滴定操作.使用前，滴定管需要进行清洗。一般用