样品，再由样品后的离子腔侦测穿过样品后光束剩余强度"I"。在It离子腔后，可选择性加置一参考标准品及另一离子腔"I"，以做为能量校正。实验时，改变光源之单光器来扫描目标原子的能量范围，即可以formula_1求取各能量位置的吸收度。穿透法的限制在于样品的浓度，过浓会有自吸收的效应，太稀讯杂比不好也无法分析。
萤光法.萤光法利用目标原子在吸收光源后跃迁回基态所放出的萤光强度，来判定被吸收光子的量。可用于高浓度粉末或液体形态的样品。常用的侦检器为Lytle detector，并以特定泸