gauge），有时又称热丝极真空计或热阴极真空计，是一种非常广泛用于压力范围在formula_1至formula_2托的测量装置。构造和三极管类似，但是丝极作为负极。
功能.利用加热的丝极产生稳定的电子流（通常为10mA），这些电子会被加了正电压（约+150V）的螺旋型的栅极给吸引。在电子从丝极往栅极的过程中，电子会撞击真空计内的气体分子，导致部分的气体分子被离子化。这些气体离子会被位在真空计中加负电压（通常为-30V）的集极给吸引。离子电流和气压的关系为1mA/Pa。此电流通常利