常会溢位，若操作员恰好在计数器溢位时输入命令，软体互锁机制会失效。高能量的电子束给予的能量是理想辐射剂量的100倍，是可能会造成β辐射的致命剂量。患者Ray Cox描述其感觉像「强烈的电击」，他因此尖叫跑出诊疗室。几天后病人开始出现，病人也开始出现辐射过量的症状，其中有三个病患后来因为辐射过量而死亡。
根本原因.调查委员会调查后的结论是此一系列事故的主因是不良的软体设计及开发实务，没有明确的将主因归因到所找到的软体编程错误。而软体的设计方式也让软体在实务上不可能以自动化测试进行