于非晶体材料，由于其结构不存在晶体结构中原子排列的长程有序，只是在几个原子范围内存在着短程有序，故非晶体材料的XRD图谱为一些漫散射馒头峰。
构成.目前投入实际使用的衍射计主要分为以下3种：3种衍射计的仪器结构大致相同，皆经由钼或者阳极铜X射线管产生X射线，再经过单色仪及瞄准器处理，然后射向由非晶向玻璃丝所固定的单晶试样上，玻璃丝与一个精准测向器相连，以便调整试样表面和射线之间的角度。由于X射线的高能属性，试样表面的温度会逐渐升高，因此还需使用氮气流来冷却试样。由于反射角度依赖