.在手动比色计中，手动插入和移除比色皿。 自动比色计（在自动分析仪中使用 ）配有流通池 ，溶液可连续流过流通池 。 
输出结果.比色计的输出结果可以通过模拟或数字仪表显示，并且可以显示为透射比 （ 线性标度为0-100％）或吸光度（ 对数标度为零至无穷大）。 吸光度标度的有效范围是0-2，但是希望保持在0-1范围内，因为高于1时，由于光的散射，结果变得不可靠。 另外，可以将输出结果发送到图表记录器， 数据记录器或计算机 。