阶段径向速度摄谱仪。
特征.HARPS 侦测最低径向速度可达到 0.97 m/s (3.5 km/h)，其有效精确度是 30 cm/s，目前全世界只有 HARPS 和另一个仪器有如此的精确度。这要归功于它的设计是观测目标和一个以钍灯做为参考光谱同时观测时是使用两个各自独立的光纤，以及其极高的机械稳定性：仪器放置于一个真空的空间，并且温度变化控制在0.01 °C以内。仪器的准确性和灵敏性是因为钍光谱最好的量测顺带产生的。行星的侦测有时候会受限于观测星体的震动，而非仪器。HARPS