这个式子，一个以曝光值为示数的反射式测光表可以用来测量亮度。和亮度一样，摄影器材生产商在说明测光范围时也常用感光度100时的曝光值来表示照度。入射式测光表的情况比反射式测光表要复杂得多，因为校正常数C与传感器类型有关。有两种传感器很常见：平面型（余弦响应）和半球型（心形响应）。用平面型传感器测量照度时，C 的典型值是250，而照度的单位是勒克斯（lux）。在 时，照度与感光度100下的曝光值的关系为：表3显示了该关系式下不同曝光值所对应的照度值。用这个式子，一个以曝光值为示数的入射式测光表可以用