。有两类波长计："传输波计"，有一个输入和一个输出端口，插入信号路径，和"吸收波计"，松散地耦合到射频源并从中吸收能量。
HF和VHF波段.该器件最简单的形式是可变电容器 ，其端子上有一个线圈。 连接LC电路的一个端子的是二极管，然后在二极管未连接到LC电路的端子和没有连接二极管的LC电路的端子之间连接有陶瓷去耦电容器。 最后，将检流计连接到去耦电容器的端子。该装置对LC电路谐振的频率处的强无线电波源敏感。由公式formula_1给出。 当器件暴露于处于谐振频率的