、"I" 是测得的电流(安培)、"e" 是基本电荷(约 1.60 x 10 库仑)。我们可以估算，若测得电流为 10 A (1 nA)，即约有六十亿个离子被法拉第杯收集。有两种因素会造成测量的误差，第一个是入射的带电粒子撞击法拉第杯表面产生低能量的二次电子而逃离；第二种是入射粒子的反向散射。可透过适当的设计来阻拦、减少这些误差。类似地，法拉第杯可以充当真空中电子的收集器（例如来自电子束）。 在这种情况下，电子简单地撞击金属板/杯并产生电流。 法拉第杯不像电子倍增管探测器那么灵敏，但由于测得的电流和离