电位滴定法（Potentiometric titration）是一种利用溶液电极电位的突跃来指示终点的滴定方法。与传统的氧化还原滴定不同之处是无须指示剂，而是在溶液中插入两根电极，分别称指示电极与参比电极，测量电位随滴定剂加入体积的变化来指示终点。指示电极与溶液组成半电池，测量滴定涉及电对的电极电势。参比电极则是一电位稳定的半电池，常用的有、等。整个电池的电动势的计算式为E = E - E + E。其中， E是滴定中参与反应离子的电极电势，E是滴定过程中测得的电势差。以加入体积对电势差作图，得滴定曲线，