个中红外线摄谱仪。
阶梯光栅摄谱仪.阶梯光栅使用两个互相垂直，且距离很近的绕射光栅。因此这种摄谱仪的光线入口是一个点，而非狭缝；并使用一个平面CCD纪录光谱。一般人会尝试检查对角线上的频谱，但当两个光栅之间宽间距，且其中一个是闪耀光栅时，会造成只有第一阶的部分是可见的；而其他较高阶的部分都看到是闪烁的状态。而资料状态良好的频谱可以聚集在一个小型CCD上。小的CCD也代表准直光学元件不需要对彗形像差或散光最佳化，但球面像差可以设定为0。