形状复杂，该方法变得复杂且耗时。当前尚无有效收集此数据的方法。因此，确定平均辐射温度的简便方法是使用特定温度计对其进行测量。
测量方式.可以使用黑球温度计估算MRT。黑球温度计由一个黑球组成，在其中心放置一个温度传感器，例如水银温度计或热电偶。球形罩理论上可以具有任何直径，但当球形罩的直径越小，空气温度和空气速度的影响越大，因此导致平均辐射温度的测量精度降低，且用于计算平均辐射温度的公式取决于球形罩的直径，因此直径为通常建议中指定与这些公式一起使用。为了使地球仪的外表面吸收来自