。aVR导联并不用来观察左心室。准确的说，它从右肩方向通过右心房表面观察心内膜。
滤波器的选择.现代的心电图仪器为信号处理提供了多种滤波器以供选择。最常见的两种设置是监护模式以及诊断模式。在监护模式下，低频滤波器（又叫做高通滤波器因为在阈值以上的频率可以通过）被设定在0.5Hz或者1Hz，高频滤波器（又叫做低通滤波器）被设定在40Hz。这样设定可以减少例行心电节律检测时的人为误差。高通滤波器的主要作用是减少基线的偏移，而铝箔纸用来减少电网频率的干扰（不同国家的电网频率不一致，在