把滴汞电极当作极化电极，仅有一个这样的极化电极的安培滴定法就是"极谱滴定法"；两个都是极化电极的就称为死停终点法，亦或为双安培滴定法，或永停滴定法。 
极谱滴定法.
方法.装置可见图1，其中指示电极可以用滴汞电极也可以是转动铂电极；与此相对，参比电极可以是甘汞电极，亦可以为银－氯化银电极，甚至也可以用汞池电极。 由于在滴汞电极上会出现氧的还原反应，因此特别注意，在电解池中使用滴汞电极时，须将电解池密封上，还应附加可以除去溶液中氧的其他装置。而溶液方面，其成