。它能使进入的微弱光信号增强至原本的10倍，使光信号能被测量。
工作原理.光电倍增管是由玻璃封装的真空装置，其内包含光电阴极 （photocathode），几个二次发射极 （dynode）和一个阳极。入射光子撞击光电阴极，产生光电效应，产生的光电子被聚焦到二次发射极。其后的工作原理如同电子倍增管，电子被加速到二次发射极产生多个二次电子，通常每个二次发射极的电位差在 100 到 200 伏特。二次电子流像瀑布一般，经过一连串的二次发射极使得电子倍增，最后到达阳极。一般光电倍增管的二次