orman Richard Daly）的姓氏来命名。戴利侦测器通常用在质谱仪中，尤其是在需要非常高侦测灵敏度的仪器，如交叉分子束方法。
原理.欲侦测的离子进入侦测器，被加速撞击“门把”后产生多个二次电子。在“门把”与闪烁器间的高电压（约 −20,000 V）下，电子被加速撞击荧光屏，转换为多个光子。这些光子最后由光电倍增管收集。戴利侦测器是非常灵敏的侦测器，可以用来作离子计数用。其他相关的侦测器有：光电倍增管、电子倍增管与微通道板。