，formula_3是量热法常数，formula_4是峰的面积。不同的仪器有不同的量热法参数，可以通过标准样品测定仪器的量热法常数。DSC可以使用低熔点金属铟进行校正。
应用.
液晶.扫描量热法也应用在研究液晶上，随着温度升高，具有液晶性质的物质会从固态起经历一系列的相态转化为各向同性的液态。对于高精密度的扫描量热法，可以测量出其中每个相变的相变焓，结合相态的观察可以研究这一系列的相变。
氧化稳定性.差示扫描量热法可以用于测试样品的氧