述欧姆计难以胜任。这是因为从仪器读出的电阻值还包括了探针电阻和接触电阻（如右图，点 1 与点 2 之间和点 3 与点 4 之间的电阻）。为了降低这些效应，高准确度欧姆计有四个终端点，称为克耳文接点。两个终端点，点 1 与点 4 ，运载主电流，并且有一个电流表测量主电流的值 formula_19 。又使用电压表连结于另外两个终端点，点 2 与点 3 ，来准确测量电阻两端的电压 formula_20 。点 2 与点 3 之间的电阻 formula_21 可以用方程式表达为 formula_22 。由于电压