扰剔除这个噪声的方法之一就是使用 50Hz 的点阻滤波器对信号进行滤波。但是，由于医院的电力供应会有少许波动，所以我们假设真正的电力供应可能会在 47Hz 到 53Hz 之间波动。为了剔除 47 到 53Hz 之间的频率的静态滤波器将会大幅度地降低心电图的质量，这是因为在这个阻带之内很有可能就有心脏跳动的频率分量。为了避免这种可能的信息丢失，可以使用自适应滤波器。自适应滤波器将患者的信号与电力供应信号直接作为输入信号，动态地跟踪噪声波动的频率。这样的自适应滤波器通常阻带宽度更小，这就意味着这种情况下