洛伦兹力测速仪（简称 LFV）的是一种非接触式流量测量技术，尤其适用于液态金属，如冶金工业中钢液、铝液等。洛仑兹力测速系统被称为洛伦兹力流量计。
物理原理.洛伦兹力测速仪的基本原理如右图所示。当导电流体（如铝液）流经永磁体产生的磁场时将在液体金属中产生感应电流（或称涡电流）。感应电流与磁场相互作用进而产生电磁力，即洛仑兹力，其作用相当于阻碍液体金属流动。根据牛顿阐述的作用力与反作用力关系的第三定律-会有大小相等方向相反的作用力作用在永磁体上，右图中的黄色箭头示意出该力。该力与流体的