物监测分析仪根据一氧化氮和臭氧 （O）的反应所产生的发光特征作出测量，其发光特征强度或光度是与排放气体中一氧化氮的浓度成正比。当监测结果显示出红外线时，即表示由电子激发的一氧化氮份子已降低或处于低能量状态。可调二极管激光器（TDL）的测量方式则使用吸收光谱技术对亚摩利亚进行直接的浓度量度。使用此方式的其中一个好处是可以直接从气体排放处抽取样本及在「湿热」（Hot wet condition）情况下进行量度，并省却了除湿的步骤。