时，溶液中的离子会被晶片吸附。而且，由于晶体缺陷的存在，还会发生离子的交换，从而在晶体膜表面建立了双电层结构，并产生膜电位：formula_2表示膜电位，formula_3为理想气体常数，formula_4为热力学温度，formula_5为法拉第常数，formula_6表示氟离子的活度。由膜电位产生的机理可见，有多种因素对氟离子浓度测定的准确度存在影响，包括总离子强度，pH，溶液中共存的其它离子等。为此，一种总离子强度缓冲溶液的配制方法如下：将102克硝酸钾、83克醋酸钠、32克柠檬酸钾（均为