测的仪表叫做压力检测仪表，通称为“压力表”。
原理和结构.弹簧管式压力表是利用流体产生的压力后通过弹簧的弹性传递，将压力通过弹簧固定端导致中心轴，在通过中心中上附有的指针的位移变化，指向相应的数据以此来表征压力的大小，作为压力和位移转换的核心部件的弹簧管被通入压力P后，由于椭圆形的界面在压力作用下趋向圆形，形变前后弧长相等。为了增大量程，可以采用多圈的弹簧管结构，工作原理和单圈的弹簧管相同。弹簧管的材料因被介质的性质、所测压力的高低等因素而有所不同，一般在20Mpa以下时采用磷铜；