直径在3英尺至3.5英尺之间，在圆圈的面上或侧边以2或5弧秒刻画出整圈的刻度。这些刻度可以透过圆圈上的显微镜读取，而通常在绕轴框的每个圆上会以90度的间隔共安装4架。通过4架的平均读数（避免圆心不在正确的位置）使偏心和刻度的误差大为降低。每架显微镜还设有测微螺丝，可以移动十字准线，可以测量圆圈上的刻度与视场中心的距离。转动螺桿的敲击声被设计成可以测量弧秒（估计可达0.1"），而转数可以由在视野中看见的一个疏机记录。显微镜被放置在圆上的螺桿每旋转一圈，对应于1弧分（1'）的距离上。误差通常由圆上的刻度间隔是2