其作用相当于阻碍液体金属流动。根据牛顿阐述的作用力与反作用力关系的第三定律-会有大小相等方向相反的作用力作用在永磁体上，右图中的黄色箭头示意出该力。该力与流体的名义速度及电导率均成正比。因此，通过测量作用在永磁铁上的该力可确定流体的速度。液态金属为顺磁性或者抗磁性物质，直接被永磁铁吸引的作用极小，因此洛仑兹力测速仪中所涉及的洛仑兹力与铁磁性物质和永磁体之间的吸引作用力无关。洛仑兹力仅与感应电流、流体与永磁体之间的相对速度、磁场的强弱相关。
历史发展.洛伦兹力测速仪是20世纪50