测器。当离子经过或击中侦测器表面时，侦测器记录感应电荷或者产生的电流。质谱仪的侦测器依质量分析器的种类而有所不同。传统上，离子数量较多或者分析区真空度低时可使用法拉第杯，而当离子数量低且真空度高时可使用电子倍增管或微通道板来侦测。在现代质谱仪中，电子倍增管常搭配静电磁扇分析器、四极分析器、离子阱分析器使用，而微通道板则搭配飞行时间分析器使用。比较特别的是，傅立叶转换质量分析器因为必须侦测离子週期性运动的频率，所以必须採取非破坏性的感应电荷侦测器。
与质谱联用的分离技术.一个重要