者在电离之前必须进行雾化步骤。原子离子源通常是对原子光谱原子源的修饰。
离子和原子源.离子和原子源可以通过许多方式进行调整，但是下面的列表给出了许多离子和原子源的一般用途。其中火焰是最常见的，因为它们的成本低廉、简单。虽然电感耦合等离子体明显较少，特别是当与质谱仪一起使用时，但其突出的分析性能及其多功能性得到了认可。对于所有的原子光谱分析法，样品必须被蒸发并雾化。对于原子质谱法，样品也必须被电离。蒸发，雾化和电离常常但并不总是用单一来源完成。或者，可以使用一个离子和原子源来蒸一