替。然而，任何物质都有其范围限制的透光率，因此必须使用多种的分束器以涵盖广泛的光谱范围。
傅立叶变换.事实上，干涉图是以一系列光强度去测量相位差离散值得来的。连续相位差之间的差值是固定的。因此，离散型傅里叶转换是必要的，而快速傅里叶变换(FFT)的算法被使用。
远红外光FTIR.一开始，FTIR分光光度计是使用在远红外光的范围上。这么做是因为考虑到了良好光学性能所需求的机械耐用度，这也关系到了光波长的选用。远红外光FTIR的典型的仪器为多维数据干涉仪，由N