除望远镜），以让十字准线吻合。准直仪被永久固定在这些位置上，它们的物镜和目镜固定在分隔墩上。子午仪先指向一个准直器，然后完整的旋转180度指向另一个，通过阅读子午圈上的读数（读数差值应为180度）测量弯曲值。绝对弯曲，也就是管子固定的弯曲，在检测时物镜和目镜的位置可以互换，以测得同一颗恆星的两个数值的平均值以避免此种误差。有时部分物件会放置在玻璃框内，以保护它们免于沾到灰尘。这些框架都有开口可以进行保养。其他部分则有可移动螺丝的盖子封闭来防尘。有些仪器可以通过反转架设望远镜取平均值来消除误差。以提供