正声速在当前海水状态方程下的偏差（此校正过程假定盐度保持在一个预设的常值）。这些测量数据可以存储在内置的存储器中，也可实时输出到用户端的软件上，分别称为自容式和直读式。
数据处理方法.目前，通过声学波束测量多普勒效应频移，从而计算流速的处理方法有三种。第一种是仅使用单个长脉冲的“脉冲不相干”，即“窄带”法。该方法时空分辨率、测量精度较低。第二种是使用多个编码脉冲序列的“宽带”法，在测量精度、时空分辨率、盲区大小和适应性等性能上全面优于“窄带“。此种处理方法由公司发明，注册为第5615