司于19世纪80年代推出的产品系列名称，但如今已演变为同类声学流速计的统称。
工作原理.ADCP内的关键部件是压电效应换能器，用以发射和接收声学信号。测量声波的往返时间，将其乘以水中声速即可粗略计算出散射体的距离；测量声波的多普勒效应频移，则能计算出散射体在该声束方向上的速度分量。因此，要测量速度三向量，需要至少三个换能器来产生三个不同方向的声束。而在河流测速中，由于目标数据通常只含两个速度向量（即忽略垂直于河岸的水速），相应地通常仅配备两波束的ADCP。近年的ADCP由于配备更多