声学多普勒流速剖面仪（，缩写：ADCP）是一种用于测量水速的。其原理类似于声纳：ADCP向水中发射声波，水中的散射体使声波产生散射；ADCP接收散射体返还的回波信号，通过分析其多普勒效应频移以计算流速。 起初ADCP仅是公司于19世纪80年代推出的产品系列名称，但如今已演变为同类声学流速计的统称。
工作原理.ADCP内的关键部件是压电效应换能器，用以发射和接收声学信号。测量声波的往返时间，将其乘以水中声速即可粗略计算出散射体的距离；测量声波的多普勒效应频移，则能计算出散射体在该声束