加输入激光功率40倍，从而增加探测器的灵敏度，因为输入激光功率的平方根与灵敏度成正比。初始LIGO的测试质量是圆筒形的高品质 ，质量约为10 kg，为了达到预定的光学性质，外表涂上几层四分之一波长的介电材料。输入测试质量的涂层会吸收激光，因而产生热力形变，这可以用二氧化碳激光器系统矫正回来。为了隔离干涉仪，降低干涉仪所遭到的地噪声，每一个测试质量都会用铁丝悬挂于刚固支承架，其又被固定于四层消极震动隔离平台。在低于40 Hz 的频带，地矂声限制了干涉仪的灵敏度。在40-200 Hz 的频带，摆系统的热