。手提式的的分析器则是被广泛的应用在军事、工业和狭小工作设施的安全等方面。PID常被用来:
原理.原先的光离子化检测仪是被应用在气态色谱(GC)离子检测仪上。高能量的光子，通常在紫外光(UV)的波长范围内，破坏了分子，形成正价离子与一个电子。从GC气态色谱仪管柱上所沖洗下来的化合物在吸收高能量的UV光后会被离子化。紫外光会激发分子,导致分子暂时性的失去电子而形成带正电的离子。气体分子变成带电的离子后会产生一股电流，这股电流就是检测仪所侦测到的讯号的输出方式。反应物浓度越高会解离