一个电压计，连接一个参比电极（电势不变）和一个指示电极。指示电极内外离子浓度不同导致电势差("E")，这个电势差与待测离子浓度的对数成线性关系。pH计就是依据这个原理制成的。为了提高测量精度，可以改用formula_2对"V"（滴定剂体积）作图，视“导数”的最高点为滴定终点。也可以用formula_3对"V"作图，视“二阶导数”的变号之处为滴定终点。需要说明，由于测量是散点式的，这些量并不是真正的导数、而是差分。实际应用时，假定每两个测量点之间的变化幅度是线性的。