说，可以是因为不够一致的厚度，或是来自透明基材背面的反射所造成。
进阶实验方法.
椭圆偏振成像.使用CCD摄影机作为侦检器，可使椭圆偏振成为一成像技术。这个技术可提供样品即时的对比影像，并获得薄膜厚度及其反射率等资讯。其所用的理论为古典归零式椭圆偏振原理，及即时的椭圆偏振对比影像，使用单一波长雷射光源的椭偏仪（椭圆偏振仪）。雷射光束在通过线性偏光镜（P）及四分之一波长延相器（C）后，转变为椭圆偏振光，打到样品（S）后，反射光束通过分析镜（A），由一长距物镜聚焦