质谱法

title: 历史.
content: 在1886年,欧根·戈尔德斯坦(Eugen Goldstein)观察到在低压下排放的气体中的光线,该离子从阳极出发,通过穿孔阴极中的通道,与负电荷的阴极射线(从阴极到阳极的方向)相反。 戈尔德斯坦称这些带正电的阳极射线为“Kanalstrahlen”; 将这个术语的标准翻译成英文是“阳极射线(canal rays)”。威廉·维恩(Wilhelm Wien)发现强电场或磁场使阳极射线偏转,并于1899年建成了一个具有平行电场和磁场的装置,根据电荷-质量比(Q / m)将阳极射线分离。 维恩发现电荷与质量比取决于放电管中气体的性质。 英国科学家J.J. 汤姆森后来通过降低生成质谱仪的压力来改进了维恩的工作。  第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素,研究了53个非放射性元素,发现了天然存在的287种核素中的212种,第一次证明原子质量亏损。阿斯顿为此荣获1922年诺贝尔化学奖。  为人所知的扇形质谱仪电磁型同位素分离器(Calutron)是由物理学家欧内斯特·劳伦斯(Ernest O. Lawrence)开发,用于在曼哈顿项目中分离铀的同位素。Calutron质谱仪用于第二次世界大战期间建立的田纳西州橡树岭的Y-12工厂的铀浓缩。  1989年,诺贝尔物理学奖的一半被授予汉斯·德默尔特(Hans Dehmelt)和沃尔夫冈·保罗(Wolfgang Paul)在1950年代与1960年代开发离子阱技术。  2002年,诺贝尔化学奖被授予约翰·贝内特·芬恩(John Bennett Fenn),由于他开发的电喷雾电离(ESI),和田中耕一(Koichi Tanaka),由于他开发的软激光脱附(Soft laser desorption,SLD)及其在生物大分子,特别是蛋白质的电离中的应用。
title: 原理.
content: 用来测量质谱的仪器称为质谱仪,可以分成三个部分:离子化器(离子化源)、质量分析器与侦测器。其基本原理是使试样中的成分在离子化器中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场或磁场使不同荷质比的离子在空间上或时间上分离,或是通过过滤的方式,将它们分别聚焦到侦测器而得到质谱图,从而获得质量与浓度(或分压)相关的图谱。  质谱仪由工作原理的不同可区分如下:
title: 按质量分析方式区分.
content: 从质谱仪所用的质量分析器的不同,把质谱仪分为双聚焦质谱仪、四极柱质谱仪、飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、傅立叶变换质谱仪等。
title: 质谱仪的种类.
content: 质谱仪种类非常多,从应用角度,质谱仪可以分为下面几类:
title: 有机质谱仪.
content: 由于应用特点不同又分为:  但以上的分类并不十分严谨。因为有些仪器带有不同附件,具有不同功能。例如,一台气相层析-双聚焦质谱仪,如果改用快原子轰击电离源,就不再是气相层析-质谱联用仪,而称为快原子轰击质谱仪(FAB MS)。另外,有的质谱仪既可以和气相层析相连,又可以和液相层析相连,因此也不好归于某一类。在以上各类质谱仪中,数量最多,用途最广的是有机质谱仪。
title: 生物质谱分析.
content: 生物质谱分析(Biological mass spectrometry)是以质谱分析技术用于精确测量生物大分子,如蛋白质,核苷酸和糖类等的分子量,并提供分子结构讯息。对存在于生命复杂体系中的微量或痕量小分子生物活性物质进行定性或定量分析。  一般的方法有:
title: 侦测器.
content: 质谱仪的最后元件是侦测器。当离子经过或击中侦测器表面时,侦测器记录感应电荷或者产生的电流。  质谱仪的侦测器依质量分析器的种类而有所不同。传统上,离子数量较多或者分析区真空度低时可使用法拉第杯,而当离子数量低且真空度高时可使用电子倍增管或微通道板来侦测。在现代质谱仪中,电子倍增管常搭配静电磁扇分析器、四极分析器、离子阱分析器使用,而微通道板则搭配飞行时间分析器使用。比较特别的是,傅立叶转换质量分析器因为必须侦测离子周期性运动的频率,所以必须采取非破坏性的感应电荷侦测器。
title: 与质谱联用的分离技术.
content: 一个重要的增强质量解析和质谱测定质谱能力使用它亦随色谱和其他分离技术。
title: 气相色谱法.
content: 一种常见的组合是气相层析 - 质谱(GC/MS,或GC-MS)。在该技术中,气相层析仪用于分隔不同的化合物。
title: 液相色谱法.
content: 与气相色谱MS(GC-MS)类似,液相色谱-质谱(LC/MS, 或LC-MS)在将化合物引入离子源和质谱仪之前进行色谱分离。
title: 毛细管电泳-质谱法.
content: 毛细管电泳-质谱法(CE-MS)是一种将毛细管电泳的液体分离过程与质谱联用的技术。 CE-MS通常与电喷雾电离相结合。
title: 离子迁移谱.
content: 离子迁移光谱-质谱法(IMS/MS,或IMMS)是一种技术,在引入质谱仪之前,离子首先通过一些中性气体在施加的电势梯度下通过漂移时间分离 。漂移时间是相对于离子电荷的半径的量度。 IMS的工作周期(实验发生的时间)比大多数质谱技术的更长,使得质谱仪可以沿IMS分离的过程进行采样。 这以类似于液相色谱法-质谱联用(LC-MS)的方式产生关于IMS分离和离子的质荷比的数据。
title: 应用.
content: 质谱分析法具有定性的和定量的用途。这些包括鉴定未知的化合物;确定在一个分子元素的同位素组成,和通过观察其碎片确定化合物的结构。其他用途包括量化样品中化合物的量或研究气相离子化学的基本原理(离子和中性原子在真空中的化学性质)。 质谱法现在在研究多种化合物的物理的,化学的,或生物学特性的分析实验室中是非常常见的。  作为一种分析技术,它具有明显的优势,例如:比大多数其他分析技术更高的灵敏度,因为分析仪作为质量电荷过滤器,可减少背景干扰,从特征碎片模式中获得出色的特异性,以识别未知物或确认可疑化合物的存在, 有关分子量的信息,有关元素同位素丰度的信息,时间分辨化学数据(Temporally resolved chemical data)。  该方法的一些缺点是它经常无法区分光学和几何异构体以及取代基在芳环中的o-,m- 和p- 位置的位置。 此外,其范围仅限于识别产生类似碎片离子的烃。
title: 原子探针.
content: 原子探针是一种结合飞行时间质谱和场蒸发显微镜来绘制单个原子位置的仪器。
title: 药物代谢动力学.
content: 由于基质(通常是血液或尿液)的复杂性质和需要高灵敏度以观察低剂量和长时间的点数据,因此通常使用质谱法研究药代动力学。 在本应用中使用的最常见的仪器是具有三重四极杆质谱仪的液相色谱法-质谱联用(LC-MS)。 通常采用串联质谱来增加特异性(added specificity)。标准曲线和内标用于样品中通常单一药物的定量。 当药物被给药,然后代谢或从体内清除的时候,样品代表不同的时间点。
title: 蛋白质表征.
content: 质谱法是蛋白质表征和测序的重要方法。电离全蛋白的两种主要方法是电喷雾电离(ESI)和基质辅助激光解吸/电离(MALDI)。 为了与现有质谱仪的性能和质量范围保持一致,有两种方法用于表征蛋白质。
title: 聚糖分析.
content: 质谱法(MS)以其低样品需求和高灵敏度,主要用于糖生物学,用于表征和阐明多糖(glycan)结构。质谱法为高效液相色谱法(HPLC)分析多糖提供了一种补充方法。
title: 太空探险.
content: 作为分析的标准方法,质谱仪已经到达其他行星和卫星。 其中两台被海盗号(英语:Viking program)带到了火星。 2005年初,卡西尼-惠更斯号任务通过最大卫星土卫六的大气层,在惠更斯号登陆探测器上递送了一种专门的GC-MS仪器。 该仪器沿其下降轨迹分析了大气样本,并且一旦探测器着陆,就能够蒸发和分析土卫六的冷冻碳氢化合物覆盖表面的样本。 这些测量结果比较了每个粒子的同位素丰度与地球自然丰度的比较。

Summary: 质谱(英语:mass spectrometry,缩写:MS)是一种电离化学物质并根据其质荷比(质量-电荷比)对其进行排序的分析技术。简单来说,质谱测量样品内的质量。 质谱法被用于许多不同领域,并被用于纯样品和复杂混合物。

Mass spectrometry: Mass spectrometry (MS) is an analytical technique that measures the mass-to-charge ratio of ions. The results are typically presented as a mass spectrum, a plot of intensity as a function of the mass-to-charge ratio. Mass spectrometry is used in many different fields and is applied to pure samples as well as complex mixtures.