在标定和使用pH计之前，先打开电源开关，让pH计预热足够的时间。一般来说，预热大概需要30分钟，但是具体的时间要查看pH计的操作指南。 从电极保护液中取出电极，用蒸馏水在一个备用的空烧杯里冲洗。冲洗后，用Kimwipes或Shurwipes滤纸擦干。这种滤纸在大多数办公用品店都有售。  确定在备用的烧杯里冲洗电极，把该烧杯与用来标定的烧杯区分开来。  不要擦拭电极，因为它裹着一层敏感膜。 要是你发现电极很脏，请参考操作指南，按照建议的方案来清洗。 一般来说，你要用多份缓冲溶液来标定pH计。第一点定位是pH值为7的“中性”缓冲溶液，第二点定位应该接近样品的pH值，pH值要么为4，要么为9.21。pH值（9.21）较高的缓冲溶液最好用来测量碱性溶液，而pH值（4）较低的缓冲溶液最好用来测量酸性溶液。由于pH值的读数随温度变化而变化，因此在选择缓冲溶液后，让缓冲溶液的温度与pH计的温度一样。把缓冲溶液倒入不同的烧杯中进行标定。  关于pH缓冲溶液的事项，可以咨询pH计制造商或当前的教育机构或专业机构。 烧杯中的缓冲溶液放置时间不得超过两个小时。 结束后，废弃这批缓冲溶液。不能重新倒回原始容器中。
打开pH计的电源开关。 清洗电极。 准备缓冲溶液。
打开pH计的电源开关。 清洗电极。 准备缓冲溶液。