يعتمد جهاز الأوتوكلاف على إصدار البخار عند درجة حرارة مرتفعة للغاية وضغط مرتفع لمدة زمنية معينة. يتسبب ذلك في قتل الميكروبات والبكتيريا بفعل الحرارة والبخار والضغط. في حالة قيامك بتعقيم الأدوات في الأكياس فكل ما عليك فعله هو أن تختار دورة تعقيمية سريعة وجافة، وهي أيضًا الدورة المناسبة لتعقيم الأدوات الزجاجية. ضع الأكياس التي تحمل المعدات على الأطباق المخصصة لدخول جهاز التعقيم، تجنب وضع الأكياس فوق بعضها البعض، أو وضع الأطباق في صفوف رأسية، حيث يجب أن يتم وضعها بشكل أفقي. اترك بعض المسافات بين الأكياس وبعضها البعض حتى تسمح للبخار بالدوران داخل الجهاز بشكل جيد. احرص على وجود مسافات بين الأطباق وبعضها البعض بمقدار حوالي 2 سم من أجل السماح للبخار بالحركة؛ تجنب كذلك وضع عدد كبير من الأطباق داخل الجهاز حتى لا يتسبب ذلك في التعقيم بشكل غير فعال. انتبه عند وضعك للمعدات حتى لا تتحرك إحداها وتنقلب على الأخرى، ولا تنس وضع الأوعية مقلوبة حتى لا تمتلئ بالماء بسبب البخار. يجب أن تضبط الأوتوكلاف على وقت وحرارة وضغط معينين، في حالة المعدات الموضوعة داخل الأكياس يجب استعمال الأوتوكلاف عند درجة حرارة 250 درجة لمدة 30 دقيقة عند ضغط 15 PSI، أو درجة حرارة 273 لمدة 15 درجة عند ضغط 30 PSI. افتح باب الأوتوكلاف قليلًا بعد التشغيل لخروج البخار ومن ثم اضبط دورة التجفيف من أجل تجفيف المعدات. تستمر عملية التجفيف لمدة حوالي 30 دقيقة إضافية. قم بإخراج الأطباق عقب التجفيف وافحص الأكياس لتتأكد من تغير لون شريط الاختبار الذي يفيد بإتمام عملية التعقيم. إذا ما تغير لون الشريط فهذا يعني أنه قد تم التعقيم عند درجة حرارة 250 وأكثر، أما في حالة عدم تغير لون الشريط فهذا يعني أن المعدات تحتاج لإعادة التعقيم. في حال إتمام عملية التعقيم، قم بوضع الأكياس لتبرد في درجة حرارة الغرفة ثم قم بتخزينها في مكان دافئ وجاف إلى أن يتم إعادة الاستخدام. تحافظ الأدوات على تعقيمها طالما حافظت على الأكياس جافة ومغلقة. احرص على تسجيل تاريخ تعقيم الأدوات باستمرار مع إضافة اسم الشخص الذي تولى عملية التعقيم في كل مرة، اكتب زمن عملية التعقيم ودرجة الحرارة والنتائج التي حصلت عليها سواء كانت من خلال تغير لون الشريط أو اختبارات حيوية أخرى. احرص على إتباع سياسات المان الذي تعمل فيه واحتفظ بهذه السجلات لكونها مهمة. من الضروري إجراء هذا الاختبار من أجل التأكد من فعالية عملية التعقيم، افعل ذلك من خلال وضع قنينة صغيرة تحمل بكتيريا مثل (باسيلوس ستيروثيرموفيلوس) في منتصف الطبق داخل الأوتوكلاف، ومن ثم افحص وضع البكتيريا في منتصف عملية التعقيم إذا ما تسبب المعقم في القضاء عليها أم لا. اترك القنينة لمدة ما بين 24 إلى 48 ساعة في درجة حرارة ما بين 130 إلى 140 ومن ثم قارنها بواحدة أخرى لم يتم وضعها في الأوتوكلاف (والتي تظهر بلون أصفر نتيجة تكاثر البكتيريا)؛ في حين أن القنينة التي تعرضت للتعقيم لن تتحول للأصفر. استمر في مقارنة العينات في حال لم يتغير اللون فقد تكون هناك مشكلة في القنينة ومحتوياتها.  في حال عدم تكاثر البكتيريا عقب 72 ساعة في القنينة التي تم تعقيمها في الأوتوكلاف، فهذا يعني نجاح عملية التعقيم. أما في حالة تحول لونها للأصفر فهذا يعني فشل العملية، ولا يجب عليك الاستمرار في استخدام هذا الأوتوكلاف قبل الرجوع للشركة المُصنعة.  يجب أن يتم إجراء هذا الاختبار كل 40 ساعة استخدام أو مرة في الشهر أيهما أقرب. ضع قنينة الاختبار في مكان داخل الأوتوكلاف يصعب فيه وصول البخار من أجل قياس عملية التعقيم بشكل جيد.
اختر دورة تعقيمية من خيارات الجهاز. استعمل الأطباق المخصصة. ضع الأطباق داخل الأوتوكلاف. قم بتشغيل الأوتوكلاف. تفحص شريط الاختبار. سجل بيانات التعقيم. قم بإجراء اختبار الفحص الحيوي كل ربع دورة. افحص النتائج الخاصة بالاختبار الحيوي.
اختر دورة تعقيمية من خيارات الجهاز. استعمل الأطباق المخصصة. ضع الأطباق داخل الأوتوكلاف. قم بتشغيل الأوتوكلاف. تفحص شريط الاختبار. سجل بيانات التعقيم. قم بإجراء اختبار الفحص الحيوي كل ربع دورة. افحص النتائج الخاصة بالاختبار الحيوي.