FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: or NOx analysers may be used (with carbon balance method CO2 only).
French: Des analyseurs de CO2 ou de NOx peuvent être utilisés (analyseur de CO2 seulement avec la méthode du bilan carbone).
German: Es können CO2- oder NOx-Analysatoren verwendet werden (bei der Kohlenstoffbilanzmethode nur CO2-Analysatoren).
Spanish: Podrán utilizarse analizadores de CO2 o NOx (sólo de CO2 si se utiliza el método de equilibrio de carbono).
Italian: Si possono utilizzare analizzatori di CO2 o NOx (con il metodo del bilancio del carbonio solo CO2).
Portuguese: Podem-se utilizar analisadores de CO2 ou NOx (unicamente com o método do balanço do carbono para o analisador de CO2).
Dutch: Er kan gebruik worden gemaakt van CO2- of NOx-analysatoren (alleen CO2 bij de koolstofbalansmethode).
Danish: Der kan anvendes CO2- eller NOx-analysatorer (med brug af kulstofbalance alene for CO2).
Swedish: CO2- eller NOx-analysatorer kan användas (för kolbalansmetoden endast CO2-analysator).
Finnish: CO2- tai NOx-analysaattoreita voidaan käyttää (hiilitasapainomenetelmää käytettäessä vain CO2).
Greek: Μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτές CO2 ή NOx (στην περίπτωση της μεθόδου ισοζυγίου του άνθρακα, μόνο CO2).
Czech: Mohou se použít analyzátory CO2 nebo NOx (u metody bilance uhlíku pouze analyzátor CO2).
Slovak: Môžu sa použiť analyzátory CO2 a NOx (pri metóde uhlíkovej rovnováhy len CO2).
Polish: Można wykorzystać analizatory CO2 lub NOx (oparte wyłącznie na metodzie ważenia węgla CO2).
Hungarian: CO2- vagy NOx-elemzők használhatók (szénmérlegmódszer esetében csak CO2).
Slovenian: Lahko se uporabljajo analizatorji CO2 ali NOx (pri metodi ugotavljanja ravnotežja ogljika le CO2).
Estonian: Kasutada võib CO2 või NOx analüsaatoreid (süsinikubilansi meetodi puhul kasutatakse ainult CO2 analüsaatorit).
Latvian: Var izmantot CO2 vai NOx (ar oglekļa bilances metodi tikai CO2) analizatorus.
Lithuanian: Gali būti naudojami CO2 ar NOx analizatoriai (taikant anglies balanso metodą – tik CO2 analizatorius).
English: The analysers must be calibrated like the analysers for the measurement of the gaseous emissions.
French: Les analyseurs doivent être étalonnés comme ceux servant à la mesure des émissions gazeuses.
German: Die Analysatoren sind ebenso zu kalibrieren wie die Analysatoren für die Messung der gasförmigen Emissionen.
Spanish: Los analizadores se calibrarán como los analizadores que se emplean para la medición de las emisiones gaseosas.
Italian: Gli analizzatori devono essere tarati come gli analizzatori per la misura delle emissioni gassose.
Portuguese: Os analisadores devem ser calibrados como os utilizados para a medição das emissões gasosas.
Dutch: De analysatoren worden op dezelfde wijze gekalibreerd als de analysatoren voor de meting van de gasvormige emissies.
Danish: Analysatorerne kalibreres på samme måde som dem, der benyttes til bestemmelse af gasemissioner.
Swedish: Analysatorerna skall vara kalibrerade på samma sätt som analysatorerna för mätning av de gasformiga utsläppen.
Finnish: Analysaattorit on kalibroitava kuten kaasupäästöjen mittaukseen käytettävät analysaattorit.
Greek: Οι αναλυτές πρέπει να βαθμονομούνται όπως και οι αναλυτές για τη μέτρηση των αερίων εκπομπών.
Czech: Analyzátory musí být kalibrovány stejně jako analyzátory k měření plynných emisí.
Slovak: Analyzátory sa ciachujú ako analyzátory na meranie plynných emisií.
Polish: Analizatory kalibruje się tak samo, jak analizatory do pomiaru poziomów emisji zanieczyszczeń gazowych.
Hungarian: Az elemzőkészülékeket úgy kell kalibrálni, mint a gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátás mérésére szolgáló készülékeket.
Slovenian: Analizatorje je treba kalibrirati enako kot analizatorje za merjenje plinastih emisij.
Estonian: Analüsaatorid kalibreeritakse sarnaselt gaasiliste saasteainete kontsentratsioonide mõõtmiseks ettenähtud analüsaatoritega.
Latvian: Analizatori jākalibrē tāpat kā analizatori gāzveida emisijas mērīšanai.
Lithuanian: Analizatoriai turi būti kalibruojami kaip ir išmetamųjų dujų analizatoriai.
English: One or several analysers may be used to determine the concentration differences.
French: Pour mesurer les différences de concentration, il peut être utilisé un ou plusieurs analyseurs.
German: Ein oder mehrere Analysatoren können zur Bestimmung der Konzentrationsunterschiede verwendet werden.
Spanish: Podrán utilizarse uno o varios analizadores para determinar las diferencias de concentración.
Italian: Si possono usare uno o più analizzatori per determinare le differenze di concentrazione.
Portuguese: Podem-se utilizar um ou vários analisadores para determinar as diferenças de concentrações.
Dutch: Er kan gebruik worden gemaakt van verscheidene analysatoren om de concentratieverschillen te bepalen.
Danish: Til bestemmelse af koncentrationsforskelle kan anvendes en eller flere analysatorer.
Swedish: En eller flera analysatorer kan användas för att bestämma koncentrationsskillnaderna.
Finnish: Konsentraatioerojen määrittämiseksi voidaan käyttää yhtä tai useampaa analysaattoria.
Greek: Για τον προσδιορισμό των διαφορών των συγκεντρώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένας ή περισσότεροι αναλυτές.
Czech: K určení rozdílů koncentrací se může použít jeden nebo více analyzátorů.
Slovak: Na stanovenie rozdielov koncentrácií sa môže použiť jeden alebo niekoľko analyzátorov.
Polish: Do ustalenia różnic stężenia można użyć jednego lub większej liczby analizatorów.
Hungarian: A koncentrációkülönbségek meghatározására egynél több elemzőkészülék is használható.
Slovenian: Za določanje razlik koncentracije se lahko uporablja en ali več analizatorjev.
Estonian: Kontsentratsioonierinevuste määramisel võib kasutada ühte või mitut analüsaatorit.
Latvian: Lai noteiktu koncentrācijas starpības, var lietot vienu vai vairākus analizatorus.
Lithuanian: Koncentracijos skirtumui nustatyti galima naudoti vieną analizatorių arba kelis.
English: The accuracy of the measuring systems has to be such that the accuracy of GEDFW,i is within ± 4 per cent.
French: La précision du système de mesure doit être telle que la valeur de GEDFW,i soit déterminée à ±4 % près.
German: Die Messsysteme müssen eine solche Genauigkeit aufweisen, dass die Genauigkeit von GEDFW,i ± 4 % beträgt.
Spanish: Los sistemas de medición deberán permitir una precisión en la medición del GEDFW,i de ± 4 %.
Italian: L’accuratezza dei sistemi di misurazione deve essere tale che l’accuratezza di GEDFW,i sia compresa entro ± 4 per cento.
Portuguese: A precisão dos sistemas de medida deve ser tal que a precisão de GEDFW,i esteja dentro de uma margem de ± 4 %.
Dutch: De nauwkeurigheid van de meetsystemen moet zodanig zijn dat GEDFW,i met een tolerantie van ± 4 % kan worden bepaald.
Danish: Målesystemet skal kunne bestemme GEDFW,i med en præcision på ± 4 %.
Swedish: Mätsystemens noggrannhet skall vara sådan att noggrannheten hos GEDFW,i ligger inom ± 4 %.
Finnish: Mittausjärjestelmien tarkkuuden on oltava sellainen, että GEDFW,i:n tarkkuus on ± 4 prosenttia.
Greek: Η ακρίβεια των συστημάτων μέτρησης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ακρίβεια της GEDFW,i να κυμαίνεται μεταξύ ± 4 %.
Czech: Přesnost měřicích systémů musí být taková, aby přesnost určení GEDFW,i byla ± 4 %.
Slovak: Presnosť meracích systémov musí byť taká, aby presnosť GEDFW,i bola v rozsahu ± 4 %.
Polish: Dokładność układów pomiarowych powinna być taka, aby dokładność GEDFW,i mieściła się w zakresie ± 4 %.
Hungarian: A mérőrendszerek pontosságának olyannak kell lennie, hogy a GEDFW,i pontossága ± 4 %-on belül maradjon.
Slovenian: Točnost merilnih sistemov mora biti taka, da je točnost GEDFW,i v območju ± 4 %.
Estonian: Mõõtesüsteemide täpsus peab olema selline, et GEDFW,i täpsus oleks ± 4 %.
Latvian: Mērīšanas sistēmu precizitātei jābūt tādai, lai GEDFW-, i precizitāte būtu ± 4 procentu robežās.
Lithuanian: Matavimo sistemų tikslumas turi būti toks, kad GEDFW,i būtų nustatomas ± 4 procentų tikslumu.
English: Transfer tube (Figures 11 to 19)
French: Tube de transfert (fig. 11 à 19)
German: Übertragungsrohr (Abbildungen 11 bis 19)
Spanish: Tubo de transferencia (figuras 11 a 19)
Italian: Condotto di trasferimento (figure da 11 a 19)
Portuguese: Tubo de transferência (figuras 11 a 19)
Dutch: Verbindingsbuis (figuren 11 tot en met 19)
Danish: Overføringsrør (fig. 11 til 19)
Swedish: Överföringsrör (figurerna 11-19)
Finnish: Siirtoputki (kuvat 11–19)
Greek: Σωλήνας μεταφοράς (σχήματα 11 έως 19)
Czech: Přenosová trubka (obrázky 11 až 19)
Slovak: Prenosová trubica (obrázky 11 až 19)
Polish: Przewód przesyłowy (rys. 11-19)
Hungarian: Átvezetőcső (11–19. ábrák)
Slovenian: cev za prenos vzorca (slike 11 do 19)
Estonian: Ülekandetoru (joonised 11–19)
Latvian: pārvades caurule (11. līdz 19. attēls)
Lithuanian: tiekimo vamzdis (11–19 brėž.)
English: The transfer tube must be:
French: Le tube de transfert:
German: Das Übertragungsrohr muss
Spanish: El tubo de transferencia:
Italian: Il condotto di trasferimento deve:
Portuguese: O tubo de transferência deve:
Dutch: De verbindingsbuis moet:
Danish: For overføringsrøret gælder:
Swedish: Överföringsröret skall vara:
Finnish: Siirtoputken on oltava
Greek: Ο σωλήνας μεταφοράς πρέπει:
Czech: Přenosová trubka musí:
Slovak: Prenosová trubica musí:
Polish: Przewód przesyłowy powinien:
Hungarian: Az átvezetőcső:
Slovenian: Cev za prenos vzorca mora:
Estonian: Ülekandetoru peab olema:
Latvian: Pārvades caurulei jābūt:
Lithuanian: Tiekimo vamzdis:
English: As short as possible, but not more than 5 m in length.
French: doit être aussi court que possible et en tout cas ne doit pas avoir plus de 5 m de longueur;
German: so kurz wie möglich, jedoch nicht länger als 5 m sein;
Spanish: será lo más corto posible y no rebasará los 5 m de longitud;
Italian: essere il più breve possibile e comunque non più lungo di 5 m;
Portuguese: ser tão curto quanto possível, mas o seu comprimento não deve exceder 5 m;
Dutch: zo kort mogelijk zijn (maximaal 5 meter lang);
Danish: røret skal være så kort som muligt, og ikke over 5 m langt
Swedish: Så kort som möjligt och högst 5 m långt.
Finnish: mahdollisimman lyhyt, kuitenkin enintään 5 metriä pitkä,
Greek: να είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, αλλά το μήκος του να μην υπερβαίνει τα 5 m.
Czech: být co možno nejkratší, nesmí však být delší než 5 m;
Slovak: byť čo možno najkratšia, nie však dlhšia ako 5 m;
Polish: być możliwie najkrótszy, lecz nie dłuższy niż 5 m;
Hungarian: a lehető legrövidebb legyen, de 5 m-nél semmiképpen sem hosszabb,
Slovenian: biti čim krajša, vendar ne daljša od 5 m;
Estonian: võimalikult lühike ja mitte üle 5 meetri,
Latvian: iespējami īsai un ne garākai par 5 m,
Lithuanian: turi būti kiek įmanoma trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip 5 m;
English: Equal to or greater than the probe diameter, but not more than 25 mm in diameter.
French: doit avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur au diamètre de la sonde, mais qui ne doit pas dépasser 25 mm;
German: einen Durchmesser haben, der gleich dem Durchmesser der Sonde oder größer, jedoch nicht größer als 25 mm ist;
Spanish: tendrá un diámetro igual o mayor que el de la sonda, pero no superior a 25 mm;
Italian: avere un diametro uguale o maggiore della sonda, ma non superiore a 25 mm;
Portuguese: ter um diâmetro igual ou superior ao da sonda, mas não superior a 25 mm;
Dutch: een diameter hebben die groter is dan of gelijk is aan de sonde (maximaal 25 mm);
Danish: rørets diameter skal mindst være lig prøvetagningssondens, men højst 25 mm
Swedish: Lika med eller större än sonddiametern, dock högst 25 mm.
Finnish: halkaisijaltaan samankokoinen tai suurempi kuin näytteenotin, ei kuitenkaan suurempi kuin 25 mm,
Greek: να έχει διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από τη διάμετρο του καθετήρα, αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 mm.
Czech: mít průměr nejméně jako průměr sondy, avšak nejvýše 25 mm;
Slovak: mať priemer rovný alebo väčší ako priemer sondy, najviac však 25 mm;
Polish: mieć średnicę równą lub wyższą od średnicy sondy, ale nie większą niż 25 mm;
Hungarian: a szondáéval azonos vagy annál nagyobb, de legfeljebb 25 mm átmérőjű legyen,
Slovenian: imeti enak ali večji premer, kot je premer sonde, vendar ne večjega od 25 mm;
Estonian: läbimõõduga, mis on proovivõtturi läbimõõduga võrdne või sellest suurem, kuid mitte üle 25 mm,
Latvian: ar tādu diametru, kas ir vienāds ar zondes diametru vai lielāks, bet nepārsniedz 25 mm,
Lithuanian: turėti tokį patį kaip ėminių zondas skersmenį ar didesnį, bet ne didesnį kaip 25 mm;
English: Exiting on the centreline of the dilution tunnel and pointing downstream.
French: doit avoir sa sortie située sur l’axe médian du tunnel de dilution et orientée vers l’aval.
German: den Ausgang in der Mittellinie des Verdünnungstunnels haben und in Strömungsrichtung zeigen.
Spanish: tendrá su salida en el eje central del túnel de dilución en dirección del flujo.
Italian: uscire sull’asse del tunnel di diluizione ed essere rivolto verso valle.
Portuguese: ter o ponto de saída na linha de eixo do túnel de diluição e virado para jusante.
Dutch: in de hartlijn van de verdunningstunnel uitkomen en met de stroom mee gericht zijn.
Danish: røret skal være placeret i fortyndingstunnelens midtlinje og vende i strømmens retning.
Swedish: Försett med utlopp på utspädningstunnelns mittlinje och som riktats nedströms.
Finnish: laimennustunnelin keskiviivan kohdalla ulostuleva ja virtaussuuntaan suuntautuva.
Greek: να εκβάλλει στο διαμήκη άξονα του καναλιού αραίωσης και να είναι στραμμένος προς τα κατάντη.
Czech: mít výstup v ose ředicího tunelu a ve směru proudu.
Slovak: mať výstup na osi riediaceho tunela v smere toku.
Polish: być wyprowadzony z osi tunelu rozcieńczania i skierowany zgodnie z dalszym przebiegiem ciągu.
Hungarian: kiömlőnyílása a hígítóalagút közepén legyen és az áramlás irányába (ne azzal szembe) nézzen.
Slovenian: izstopati na središčni črti tunela za redčenje in biti usmerjen v smeri toka.
Estonian: lahjendustunneli keskteljel asuva ning allavoolu suunatud väljalaskeavaga.
Latvian: ar izeju pa atšķaidīšanas kanāla centra līniju virzienā lejup pa plūsmu.
Lithuanian: turi būti išvestas į skiedimo tunelį vienoje su jo vidurio linija ašyje ir pakreiptas pasroviui.
English: If the tube is longer than 1 meter, it must be insulated and heated to a minimum wall temperature of 523 K (250 °C).
French: Si le tube a une longueur supérieure à 1 m, il doit être isolé et chauffé à une température minimale de paroi de 523 K (250 °C).
German: Rohre von mehr als einem Meter Länge sind zu isolieren und so zu beheizen, dass die Wandtemperatur mindestens 523 K (250 °C) beträgt.
Spanish: Si la longitud del tubo es superior a un metro, deberá aislarse y calentarse hasta que alcance una temperatura de pared mínima de 523 K (250 °C).
Italian: Se il condotto è più lungo di 1 metro, deve essere isolato e riscaldato ad una temperatura minima di parete di 523 K (250 °C).
Portuguese: Se o tubo tiver um comprimento superior a 1 m, deve ser isolado e aquecido de modo a obter-se uma temperatura mínima da parede de 523 K (250 °C).
Dutch: Indien de buis langer is dan 1 meter, moet zij geïsoleerd zijn en worden verwarmd tot een minimumwandtemperatuur van 523 K (250 °C).
Danish: Er røret længere end 1 meter, skal det være isoleret og opvarmet til en vægtemperatur på 523 K (250 °C).
Swedish: Om röret är längre än 1 meter skall det vara isolerat och uppvärmt till en lägsta väggtemperatur av 523 K (250 °C).
Finnish: Jos putken pituus on enemmän kuin 1 metri, se on eristettävä ja seinämä lämmitettävä vähimmäislämpötilaan 523 K (250 °C).
Greek: Εάν ο σωλήνας είναι μακρύτερος από 1 μέτρο, πρέπει να μονώνεται και να θερμαίνεται σε ελάχιστη θερμοκρασία τοιχωμάτων 523 Κ (250 °C).
Czech: Jestliže je trubka delší než 1 m, musí být izolována a vyhřívána tak, aby teplota stěny byla nejméně 523 K (250 °C).
Slovak: Ak je trubica dlhšia ako 1 meter, musí byť izolovaná a ohrievaná tak, aby teplota steny bola najmenej 523 K (250 °C).
Polish: Jeżeli przewód jest dłuższy niż 1 metr należy go zaizolować i podgrzać do osiągnięcia minimalnej temperatury ścianki 523 K (250 °C).
Hungarian: Ha a cső 1 méternél hosszabb, úgy kell szigetelni és fűteni, hogy a csőfal hőmérséklete legalább 523 K (250 °C) legyen.
Slovenian: Če je cev daljša od 1 m, mora biti izolirana in ogrevana na najmanjšo temperaturo sten 523 K (250 °C).
Estonian: Torud pikkusega üle ühe meetri isoleeritakse ja neid kuumutatakse nii, et seina temperatuur oleks vähemalt 523 K (250 °C).
Latvian: Ja caurule ir garāka par 1 metru, tā jāizolē un jāsakarsē vismaz līdz sienas 523 K (250 °C) temperatūrai.
Lithuanian: Jei vamzdis ilgesnis kaip 1 m, jis turi būti izoliuojamas ir šildomas, kad sienelių temperatūra būtų ne žemesnė kaip 523 K (250 °C).
English: Differential pressure transducer (Figures 11, 12, 17)
French: Capteur de différence de pression (fig. 11, 12 et 17)
German: Differenzdruckaufnehmer (Abbildungen 11, 12 und 17)
Spanish: Transductor de presión diferencial (figuras 11, 12 y 17)
Italian: Trasduttore di pressione differenziale (figure 11, 12, 17)
Portuguese: Transdutor de pressão diferencial (figuras 11, 12 e 17)
Dutch: Drukverschilomvormer (figuren 11, 12 en 17)
Danish: Differenstryktransducer (fig. 11, 12, og 17)
Swedish: Differentialtryckgivare (figurerna 11, 12 och 17)
Finnish: Paine-eroanturi (kuvat 11, 12 ja 17)
Greek: Μεταδότης διαφορικής πίεσης (σχήματα 11, 12, 17)
Czech: Diferenciální snímač tlaku (obrázky 11, 12, 17)
Slovak: Snímač diferenciálneho tlaku (Obrázky 11, 12, 17)
Polish: Przetwornik różnicy ciśnień (rys. 11, 12, 17)
Hungarian: Nyomáskülönbség jelátalakító (11., 12. és 17. ábra)
Slovenian: tipalo diferenčnega tlaka (slike 11, 12, 17)
Estonian: Diferentsiaalrõhu andur (joonised 11, 12, 17)
Latvian: diferenciālā spiediena devējs (11., 12., 17. attēls)
Lithuanian: diferencinio slėgio relė (11, 12, 17 brėž.)
English: The differential pressure transducer must have a range of ± 500 Pa or less.
French: Le capteur de différence de pression doit avoir une plage ne dépassant pas ±500 Pa.
German: Der größte Messbereich des Differenzdruckaufnehmers muss ± 500 Pa betragen.
Spanish: El transductor de presión diferencial deberá tener un rango máximo de ± 500 Pa.
Italian: Il trasduttore di pressione differenziale deve coprire un campo di ± 500 Pa o minore.
Portuguese: O transdutor de pressão diferencial deve ter uma gama de funcionamento máxima de ± 500 Pa.
Dutch: De drukverschilomvormer moet een bereik van ± 500 Pa of minder hebben.
Danish: Differenstryktransduceren skal have et område på højst ± 500 Pa.
Swedish: Differentialtryckgivaren skall ha ett arbetsområde av ± 500 Pa eller lägre.
Finnish: Paine-eroanturin toiminta-alueen on oltava ± 500 Pa tai pienempi.
Greek: Η κλίμακα του μεταδότη διαφορικής πίεσης πρέπει να είναι το πολύ ± 500 Pa.
Czech: Diferenciální snímač tlaku musí mít rozsah nejvýše ± 500 Pa.
Slovak: aximálny merací rozsah snímača diferenciálneho tlaku musí byť ± 500 Pa.
Polish: Przetwornik różnicy ciśnień charakteryzuje się zakresem ± 500 Pa lub niższym.
Hungarian: A nyomáskülönbség-jelátalakító mérési tartománya ± 500 Pa vagy kisebb legyen.
Slovenian: Tipalo diferenčnega tlaka mora zajemati območje ± 500 Pa ali manj.
Estonian: Diferentsiaalrõhu anduri mõõteulatus peab olema ± 500 Pa või väiksem.
Latvian: Diferenciālā spiediena devēja diapazonam jābūt ± 500 Pa vai mazākam.
Lithuanian: Diferencinio slėgio relė turi turėti ± 500 Pa arba mažesnį intervalą.
English: Flow controller (Figures 11, 12, 17)
French: Module de réglage du débit (fig. 11, 12 et 17)
German: Durchflussregler (Abbildungen 11, 12 und 17)
Spanish: Regulador de caudal (figuras 11, 12 y 17)
Italian: Controllore di flusso (figure 11, 12, 17)
Portuguese: Regulador de caudais (figuras 11, 12 e 17)
Dutch: Stroomregelaar (figuren 11, 12 en 17)
Danish: Strømningsregulator (fig. 11, 12 og 17)
Swedish: Flödesregulator (figurerna 11, 12 och 17)
Finnish: Virtauksen ohjain (kuvat 11, 12 ja 17)
Greek: Διάταξη ελέγχου ροής (σχήματα 11, 12, 17)
Czech: Regulátor průtoku (obrázky 11, 12, 17)
Slovak: Prietokový regulátor (obrázky 11, 12, 17)
Polish: Sterownik przepływu (rys. 11, 12, 17)
Hungarian: Áramlásszabályzó (11., 12. és 17. ábra)
Slovenian: krmilnik pretoka (slike 11, 12, 17)
Estonian: Vooluregulaator (joonised 11, 12, 17)
Latvian: plūsmas regulators (11., 12., 17. attēls)
Lithuanian: srauto reguliatorius (11, 12, 17 brėž.)
English: For isokinetic systems (figures 11, 12), a flow controller is necessary to maintain a differential pressure of zero between EP and ISP.
French: Pour les systèmes à sonde isocinétique (fig. 11 et 12), on doit disposer d'un module de réglage du débit servant à maintenir une différence de pression nulle entre EP et ISP.
German: Bei den isokinetischen Systemen (Abbildungen 11 und 12) wird der Durchflussregler zur Aufrechterhaltung eines Differenzdrucks von Null zwischen dem EP und der ISP benötigt.
Spanish: En los sistemas isocinéticos (figuras 11 y 12), se precisa un regulador de caudal para mantener una diferencia de presión nula entre el EP y la ISP.
Italian: Per i sistemi isocinetici (figure 11, 12), è necessario impiegare un controllore di flusso per mantenere una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP.
Portuguese: No caso dos sistemas isocinéticos (figuras 11 e 12), é necessário um regulador de caudais para manter uma diferença de pressão nula entre EP e ISP.
Dutch: Voor isokinetische systemen (figuren 11 en 12) is een stroomregelaar nodig om het drukverschil tussen EP en ISP op nul te houden.
Danish: I isokinetiske systemer (fig. 11 og 12) kræves en strømningsregulator til opretholdelse af et differenstryk på nul mellem EP og ISP.
Swedish: I isokinetiska system (figurerna 11 och 12) krävs en flödesregulator för att hålla ett differentialtryck av noll mellan EP och ISP.
Finnish: Isokineettisten järjestelmien (kuvat 11 ja 12) osalta virtauksen ohjain on tarpeen nollapaine-eron ylläpitämiseksi EP:n ja ISP:n välillä.
Greek: Για ισοκινητικά συστήματα (σχήματα 11, 12), απαιτείται διάταξη ελέγχου ροής για τη διατήρηση μηδενικής διαφοράς πίεσης μεταξύ EP και ISP.
Czech: Regulátor průtoku je u izokinetických systémů (obrázky 11, 12) nutný k udržování nulového rozdílu tlaku mezi EP a ISP.
Slovak: Pri izokinetických systémoch (obrázky 11, 12) je na udržiavanie nulového diferenciálneho tlaku medzi EP a ISP potrebný prietokový regulátor.
Polish: W przypadku układów izokinetycznych (rys. 11, 12) sterownik przepływu jest niezbędny do utrzymania zerowej różnicy ciśnień między EP i ISP.
Hungarian: Izokinetikus rendszereknél (11. és 12. ábra) áramlásszabályzóra van szükség az EP és az ISP közötti nyomáskülönbség nulla értéken való tartására.
Slovenian: Pri izokinetičnih sistemih (sliki 11, 12) je potreben krmilnik pretoka za vzdrževanje diferenčnega tlaka nič med EP in ISP.
Estonian: Isokineetilistes süsteemides (joonised 11, 12) on vooluregulaatorit vaja nulliga võrduva diferentsiaalrõhu vahe säilitamiseks EP ja ISP vahel.
Latvian: Izokinētiskās sistēmās (11., 12. attēls) ir vajadzīgs plūsmas regulators, lai uzturētu nulles diferenciālo spiedienu starp EP un ISP.
Lithuanian: Izokinetinėse sistemose (11, 12 brėž.) srauto reguliatorius yra būtinas užtikrinti nuliniam slėgių skirtumui tarp EP ir ISP.
English: The adjustment can be done by:
French: Le processus peut consister:
German: Die Einstellung kann folgendermaßen erfolgen:
Spanish: El ajuste puede efectuarse:
Italian: La regolazione può essere effettuata:
Portuguese: O ajustamento pode ser feito:
Dutch: De afstelling kan geschieden door:
Danish: Reguleringen kan finde sted på følgende måder:
Swedish: Inställningen kan göras genom att:
Finnish: Säätö voi tapahtua:
Greek: Η ρύθμιση μπορεί να γίνεται:
Czech: Regulaci lze zajistit:
Slovak: Nastavenie je možné vykonať:
Polish: Regulację można przeprowadzić za pomocą:
Hungarian: A szabályozás történhet:
Slovenian: Krmiljenje se lahko izvaja s:
Estonian: Reguleerimine võib toimuda järgmisel viisil:
Latvian: Regulēt var:
Lithuanian: Nustatyti reguliatorių galima: