FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: TT Transfer tube (Figures 11 to 19)
French: TT Tube de transfert (figures 11 à 19)
German: Übertragungsrohr (Abbildungen 11 bis 19)
Spanish: TT Tubo de transferencia (figuras 11 a 19)
Italian: TT Condotto di trasferimento (figure da 11 a 19)
Portuguese: TT Tubo de transferência (figuras 11 a 19)
Dutch: TT Verbindingsleiding (figuren 11 tot en met 19)
Danish: TT overføringsrør (fig. 11 til 19)
Swedish: TT Överföringsrör (figurerna 11-19)
Finnish: TT Siirtoputki (kuvat 11–19)
Greek: ΤΤ Σωλήνας μεταφοράς (σχήματα 11 έως 19)
Czech: TT Přenosová trubka (obrázky 11 až 19)
Slovak: TT Prenosová trubica (obrázky 11 až 19)
Polish: Przewód przesyłowy TT (rysunki 11—19)
Hungarian: TT átvezető cső (11–19. ábrák)
Slovenian: TT – cev za prenos vzorca (slike 11 do 19)
Estonian: TT Ülekandetoru (joonised 11–19)
Latvian: TT pārvades caurule (11. līdz 19. attēlam)
Lithuanian: tiekimo vamzdis (11–19 paveikslai)
English: The transfer tube shall be:
French: Le tube de transfert doit:
German: Das Übertragungsrohr muss
Spanish: El tubo de transferencia:
Italian: Il condotto di trasferimento deve:
Portuguese: O tubo de transferência das amostras de partículas deve:
Dutch: De verbindingsleiding moet:
Danish: For overføringsrøret gælder:
Swedish: Följande gäller för överföringsröret:
Finnish: Siirtoputken on oltava
Greek: Ο σωλήνας μεταφοράς:
Czech: Přenosová trubka musí:
Slovak: Prenosová trubica musí:
Polish: Przewód przesyłowy:
Hungarian: Az átvezető cső:
Slovenian: Cev za prenos vzorca mora:
Estonian: Ülekandetoru peab olema:
Latvian: Pārvades caurulei jābūt:
Lithuanian: Tiekimo vamzdis:
English: as short as possible, but not more than 5 m in length,
French: être aussi court que possible, mais d'une longueur maximale de 5 m,
German: so kurz wie möglich, jedoch nicht länger als 5 m sein;
Spanish: será lo más corto posible, no debiendo rebasar los 5 m de longitud,
Italian: essere il più breve possibile e comunque non più lungo di 5 m;
Portuguese: ser tão curto quanto possível, mas o seu comprimento não deve exceder 5 m,
Dutch: zo kort mogelijk zijn (maximaal 5 meter lang);
Danish: røret skal være så kort som muligt, og ikke over 5 m langt
Swedish: Det skall vara så kort som möjligt och högst 5 m långt.
Finnish: mahdollisimman lyhyt, kuitenkin enintään 5 metriä pitkä,
Greek: είναι όσο το δυνατόν βραχύτερος, αλλά το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 5 m.
Czech: být co možno nejkratší, nesmí však být delší než 5 m,
Slovak: byť čo najkratšia s dĺžkou maximálne 5 m,
Polish: jest możliwie najkrótszy, ale nie dłuższy niż 5 m,
Hungarian: a lehető legrövidebb legyen, de semmiképpen se hosszabb 5 m-nél,
Slovenian: biti čim krajša, vendar ne daljša od 5 m,
Estonian: võimalikult lühike, suurima pikkusega 5 meetrit,
Latvian: iespējami īsai un ne garākai par 5 m,
Lithuanian: turi būti kiek įmanoma trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip 5 m,
English: equal to or greater than the probe diameter, but not more than 25 mm in diameter,
French: être d'un diamètre égal ou supérieur au diamètre de la sonde, sans toutefois dépasser 25 mm,
German: einen Durchmesser haben, der gleich dem Durchmesser der Sonde oder größer, jedoch nicht größer als 25 mm ist;
Spanish: tendrá un diámetro igual o mayor que el de la sonda, pero nunca superior a 25 mm,
Italian: avere un diametro uguale o maggiore della sonda, ma non superiore a 25 mm;
Portuguese: ter um diâmetro igual ou superior ao da sonda, mas não superior a 25 mm,
Dutch: een diameter hebben die groter dan of gelijk is aan de sonde (maximaal 25 mm);
Danish: rørets diameter skal mindst være lig prøvetagningssondens, men højst 25 mm
Swedish: Det skall ha en diameter som är lika stor som eller större än sondens, dock högst 25 mm.
Finnish: halkaisijaltaan samankokoinen tai suurempi kuin näytteenotin, ei kuitenkaan suurempi kuin 25 mm,
Greek: έχει διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από τη διάμετρο του καθετήρα, αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 mm.
Czech: mít průměr shodný jako průměr sondy nebo větší, avšak nejvýše 25 mm,
Slovak: mať rovnaký alebo väčší priemer ako je priemer sondy, ale maximálne 25 mm,
Hungarian: a szondáéval azonos vagy annál nagyobb, de legfeljebb 25 mm átmérőjű legyen,
Slovenian: imeti enak ali večji premer, kot je premer sonde, vendar ne večjega od 25 mm,
Estonian: proovivõtturi läbimõõduga võrdse või sellest suurema, kuid mitte üle 25 mm läbimõõduga,
Latvian: ar tādu diametru, kas ir vienāds ar zondes diametru vai lielāks, bet nepārsniedz 25 mm,
Lithuanian: turėti ne mažesnį kaip ėminių zondo skersmenį, tačiau ne didesnį kaip 25 mm,
English: exiting on the centreline of the dilution tunnel and pointing downstream.
French: sortir le long de la ligne médiane du tunnel de dilution et être orienté vers l'aval.
German: den Ausgang in der Mittellinie des Verdünnungstunnels haben und in Strömungsrichtung zeigen.
Spanish: tendrá su salida en la línea central del túnel de dilución y en la dirección de la corriente.
Italian: uscire sulla linea mediana della galleria di diluizione ed essere rivolto verso valle.
Portuguese: ter o ponto de saída na linha de eixo do túnel de diluição e virado para jusante.
Dutch: in de hartlijn van de verdunningstunnel uitkomen en met de stroom mee gericht zijn.
Danish: røret skal være placeret i fortyndingstunnelens midtlinje og vende i strømmens retning.
Swedish: Det skall ha sitt utlopp på utspädningstunnelns mittaxel och peka i flödesriktningen.
Finnish: laimennustunnelin keskiviivan kohdalla ulostuleva ja virtaussuuntaan suuntautuva.
Greek: εκβάλλει στο διαμήκη άξονα της σήραγγας αραίωσης και είναι στραμμένος προς τα κατάντη.
Czech: mít výstup v ose ředicího tunelu a ve směru proudu.
Slovak: končiť v osi zrieďovacieho tunela a smerovať po prúde.
Hungarian: kiömlő nyílása a hígítóalagút közepén legyen és az áramlás irányába (ne azzal szembe) nézzen.
Slovenian: izstopati na središčni črti tunela za redčenje in gledati v smeri toka.
Estonian: väljalaskeavaga lahjendustunneli keskteljel ning suunatud allavoolu.
Latvian: ar izeju pa atšķaidīšanas kanāla centra līniju virzienā lejup pa plūsmu.
Lithuanian: turi būti išvestas į praskiedimo tunelį vienoje su jo vidurio linija ašyje ir pakreiptas pasroviui.
English: If the tube is longer than 1 meter, it must be insulated and heated to a minimum wall temperature of 523 K (250 °C).
French: Si la longueur du tube est supérieure à 1 mètre, il doit être isolé et chauffé jusqu'à une température de paroi minimale de 523 K (250 °C).
German: Rohre von mehr als einem Meter Länge sind zu isolieren und so zu beheizen, dass die Wandtemperatur mindestens 523 K (250 °C) beträgt.
Spanish: Si la longitud del tubo es superior a 1 metro, deberá aislarse y calentarse hasta alcanzar una temperatura de pared mínima de 523 K (250 °C).
Italian: Se il condotto è più lungo di 1 metro, deve essere isolato e riscaldato ad una temperatura minima della parete di 523 K (250 °C).
Portuguese: Se o tubo tiver um comprimento superior a 1 m, deve ser isolado e aquecido de modo a obter-se uma temperatura mínima da parede de 523 K (250 °C).
Dutch: Indien de buis langer is dan 1 meter, moet hij geïsoleerd zijn en worden verwarmd tot een minimumwandtemperatuur van 523 K (250 °C).
Danish: Er røret længere end 1 meter, skal det være isoleret og opvarmet til en vægtemperatur på 523 K (250 °C).
Swedish: Om röret är längre än 1 m skall det vara isolerat och uppvärmt till en väggtemperatur på minst 523 K (250 °C).
Finnish: Jos putken pituus on enemmän kuin 1 metri, se on eristettävä ja seinämä lämmitettävä vähimmäislämpötilaan 523 K (250 °C).
Greek: Εάν ο σωλήνας είναι μακρύτερος από 1 μέτρο, πρέπει να μονώνεται και να θερμαίνεται σε ελάχιστη θερμοκρασία τοιχωμάτων 523 Κ (250 °C).
Czech: Jestliže je trubka delší než 1 m, musí být izolována a vyhřívána tak, aby teplota stěny byla nejméně 523 K (250 °C).
Slovak: Ak je trubica dlhšia než 1 meter, musí byť izolovaná a vyhrievaná na minimálnu teplotu steny 523 K (250 °C).
Polish: Jeżeli długość przewodu wynosi 1 metr lub mniej, izoluje się go tworzywem o maksymalnej wartości przewodzenia cieplnego 0,05 W/m*K o grubości izolacji odpowiadającej średnicy sondy. Jeżeli przewód jest dłuższy niż 1 metr, należy go zaizolować i ogrzać do osiągnięcia minimalnej temperatury ścianki 523 K (250° C).
Hungarian: Ha a cső 1 méternél hosszabb, úgy kell szigetelni és fűteni, hogy a legkisebb csőfal-hőmérséklet 523 K (250 °C) legyen.
Slovenian: Če je cev daljša kot 1 meter, mora biti izolirana in ogrevana na temperaturo sten najmanj 523 K (250 °C).
Estonian: Torud pikkusega üle ühe meetri tuleb isoleerida ja kuumutada, kuni seina temperatuur on vähemalt 523 K (250 °C).
Latvian: Ja caurule ir garāka par 1 metru, tā jāizolē un jāsakarsē vismaz līdz sienas 523 K (250 °C) temperatūrai.
Lithuanian: Jei vamzdis ilgesnis kaip 1 m, jis turi būti izoliuojamas ir šildomas, kad sienelių temperatūra būtų ne mažesnė kaip 523 K (250 °C).
English: DPT Differential pressure transducer (Figures 11, 12, 17)
French: DPT Transducteur de pression différentielle (figures 11, 12 et 17)
German: DPT: Differenzdruckaufnehmer (Abbildungen 11, 12 und 17)
Spanish: DPT Transductor de presión diferencial (figuras 11, 12, 17)
Italian: DPT Trasduttore di pressione differenziale (figure 11, 12, 17)
Portuguese: DPT Transdutor de pressão diferencial (figuras 11, 12 e 17)
Dutch: DPT Drukverschilomvormer (figuren 11, 12 en 17)
Danish: DPT differenstryktransducer (fig. 11, 12, og 17)
Swedish: DPT Differentialtryckgivare (figur 11, 12 och 17)
Finnish: DPT Paine-eroanturi (kuvat 11, 12 ja 17)
Greek: DPT Μετατροπέας διαφοράς πίεσης (σχήματα 11, 12, 17)
Czech: DPT Diferenciální snímač tlaku (obrázky 11, 12, 17)
Slovak: DPT Diferenciálny tlakový prevodník (obrázky 11, 12, 17)
Polish: Przetwornik różnicy ciśnień DPT (rysunki 11, 12, 17)
Hungarian: DPT nyomáskülönbség-jeladó (11., 12. és 17. ábra)
Slovenian: DPT – tipalo diferenčnega tlaka (slike 11, 12, 17)
Estonian: DPT rõhkude vahe andur (joonised 11, 12, 17)
Latvian: DPT diferenciālā spiediena devējs (11., 12., 17. attēls)
Lithuanian: DPT: diferencinio slėgio relė (11, 12, 17 paveikslai)
English: The differential pressure transducer shall have a range of ± 500 Pa or less.
French: Le transducteur de pression différentielle doit présenter une plage de ± 500 Pa ou moins.
German: Der größte Messbereich des Differenzdruckaufnehmers muss ± 500 Pa betragen.
Spanish: El transductor de presión diferencial abarcará un margen de ± 500 Pa o menos.
Italian: Il trasduttore di pressione differenziale deve coprire un intervallo di ± 500 Pa o minore.
Portuguese: O transdutor de pressão diferencial deve ter uma gama de funcionamento igual ou inferior a ± 500 Pa.
Dutch: De drukverschilomvormer moet een bereik van ± 500 Pa of minder hebben.
Danish: Differenstryktransduceren skal have et område på højst ± 500 Pa.
Swedish: Differentialtryckgivaren skall ha ett arbetsområde på högst ± 500 Pa.
Finnish: Paine-eroanturin toiminta-alueen on oltava ± 500 Pa tai pienempi.
Greek: Ο μετατροπέας διαφοράς πίεσης έχει κλίμακα ± 500 Pa ή μικρότερη.
Czech: Diferenciální snímač tlaku musí mít rozsah nejvýše ± 500 Pa.
Slovak: Diferenciálny tlakový prevodník musí mať rozsah ± 500 Pa alebo menej.
Polish: Przetwornik różnicy ciśnień charakteryzuje się zakresem ± 500 Pa lub niższym.
Hungarian: A nyomáskülönbség-jeladó mérési tartománya ± 500 Pa vagy kisebb legyen.
Slovenian: Tipalo diferenčnega tlaka mora zajemati območje ± 500 Pa ali manj.
Estonian: Rõhkude vahe anduri mõõteulatus peab olema ± 500 Pa või väiksem.
Latvian: Diferenciālā spiediena devēja diapazonam jābūt ± 500 Pa vai mazākam.
Lithuanian: Diferencinio slėgio relė turi turėti ± 500 Pa arba mažesnį diapazoną.
English: Flow controller (Figures 11, 12, 17)
French: FCI Régulateur de débit (figures 11, 12 et 17)
German: Durchflussregler (Abbildungen 11, 12 und 17)
Spanish: Regulador de caudal (figuras 11, 12, 17)
Italian: Controllore di portata (figure 11, 12, 17)
Portuguese: Regulador de caudais (figuras 11, 12 e 17)
Dutch: Stroomregelaar (figuren 11, 12 en 17)
Danish: strømningsregulator (fig. 11, 12 og 17)
Swedish: Flödesregulator (figur 11, 12, 17)
Finnish: Virtauksen ohjain (kuvat 11, 12 ja 17)
Greek: Ελεγκτής ροής (σχήματα 11, 12, 17)
Czech: Regulátor průtoku (obrázky 11, 12, 17)
Slovak: Regulátor prietoku (obrázky 11, 12, 17)
Polish: Sterownik przepływu FC1 (rysunki 11, 12, 17)
Hungarian: áramlásszabályzó (11., 12. és 17. ábra)
Slovenian: krmilnik pretoka (slike 11, 12, 17)
Estonian: Vooluregulaator (joonised 11, 12, 17)
Latvian: plūsmas regulators (11., 12., 17. attēls)
Lithuanian: srauto reguliatorius (11, 12, 17 paveikslai)
English: For isokinetic systems (Figures 11,12), a flow controller is necessary to maintain a differential pressure of zero between EP and ISP.
French: Pour des systèmes isocinétiques (figures 11 et 12), un régulateur de débit est nécessaire pour maintenir une pression différentielle de zéro entre EP et ISP.
German: Bei den isokinetischen Systemen (Abbildungen 11 und 12) wird der Durchflussregler zur Aufrechterhaltung eines Differenzdrucks von Null zwischen dem EP und der ISP benötigt.
Spanish: En los «sistemas isocinéticos (figuras 11,12)», se precisa un regulador de caudal para mantener a cero la diferencia de presión entre el EP y la ISP.
Italian: Per i sistemi isocinetici (figure 11, 12), è necessario un controllore di portata per mantenere una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP.
Portuguese: No caso dos sistemas isocinéticos (figuras 11 e 12), é necessário um regulador de caudais para manter uma diferença de pressão nula entre EP e ISP.
Dutch: Voor isokinetische systemen (figuren 11 en 12) is een stroomregelaar nodig om het drukverschil tussen EP en ISP op nul te houden.
Danish: I isokinetiske systemer (fig. 11 og 12) kræves en strømningsregulator til opretholdelse af et differenstryk på nul mellem EP og ISP.
Swedish: I isokinetiska system (figur 11 och 12) behövs en flödesregulator för att hålla ett differentialtryck på noll mellan EP och ISP.
Finnish: Isokineettisten järjestelmien (kuvat 11 ja 12) osalta virtauksen ohjain on tarpeen nollapaine-eron ylläpitämiseksi EP:n ja ISP:n välillä.
Greek: Για ισοκινητικά συστήματα (σχήματα 11, 12), απαιτείται ελεγκτής ροής για τη διατήρηση μηδενικής διαφοράς πίεσης μεταξύ EP και ISP.
Czech: Regulátor průtoku je u izokinetických systémů (obrázky 11, 12) nutný k udržování nulového rozdílu tlaku mezi EP a ISP.
Slovak: U izokinetických systémov (obrázky 11, 12) je regulátor prietoku potrebný na udržiavanie nulovej hodnoty rozdielu tlakov medzi výfukovou rúrou EP a izokinetickou vzorkovacou sondou ISP.
Polish: W przypadku układów izokinetycznych (rysunki 11,12) sterownik przepływu jest niezbędny do utrzymania zerowej różnicy ciśnień między EP i ISP.
Hungarian: Izokinetikus rendszereknél (11. és 12. ábra) áramlásszabályzóra van szükség az EP és az ISP közötti nyomáskülönbség nulla értéken való tartására.
Slovenian: Pri izokinetičnih sistemih (sliki 11, 12) je potreben krmilnik pretoka za vzdrževanje diferenčnega tlaka nič med EP in ISP.
Estonian: Isokineetilistes süsteemides (joonised 11, 12) on vooluregulaatorit vaja nulliga võrduva rõhkude vahe säilitamiseks EP ja ISP vahel.
Latvian: Izokinētiskās sistēmās (11., 12. attēls) ir vajadzīgs plūsmas regulators, lai uzturētu nulles diferenciālo spiedienu starp EP un ISP.
Lithuanian: Izokinetinėse sistemose (11, 12 paveikslai) srauto reguliatorius yra būtinas palaikyti nuliniam slėgių skirtumui tarp EP ir ISP.
English: The adjustment can be done by:
French: Il peut être réglé comme suit:
German: Die Einstellung kann folgendermaßen erfolgen:
Spanish: La regulación puede efectuarse
Italian: La regolazione può essere effettuata mediante:
Portuguese: O ajustamento pode ser feito:
Dutch: De afstelling kan geschieden door:
Danish: Reguleringen kan finde sted på følgende måder:
Swedish: Inställningen kan göras
Finnish: Säätö voi tapahtua:
Greek: Η ρύθμιση μπορεί να γίνεται:
Czech: Regulace může být:
Slovak: Nastavovať je možné:
Polish: Regulację można przeprowadzić za pomocą:
Hungarian: A szabályozás történhet:
Slovenian: Krmiljenje se lahko izvaja:
Estonian: Reguleerimine võib toimuda järgmisel viisil:
Latvian: Regulēt var:
Lithuanian: Nustatyti reguliatorių galima:
English: In the case of a pressure controlled system the remaining error in the control loop must not exceed ± 3 Pa.
French: Dans le cas d'un système à pression contrôlée, l'erreur résiduelle dans la boucle de commande ne doit pas excéder ± 3 Pa.
German: Bei Systemen mit geregeltem Druck darf der verbleibende Fehler im Regelkreis ± 3 Pa nicht übersteigen.
Spanish: En el caso de un sistema con control de presión, el error remanente en el bucle de control no deberá rebasar ± 3 Pa.
Italian: Nel caso di un sistema a controllo di pressione, l'errore residuo nell'anello di regolazione non deve superare i ± 3 Pa.
Portuguese: No caso de um sistema de regulação da pressão, o erro remanescente no circuito fechado de regulação não deve exceder ±3 Pa.
Dutch: Bij een systeem met drukregeling, mag de nettofout in de regelkring niet meer dan ± 3 Pa bedragen.
Danish: For trykregulerede systemer må restfejlen i reguleringssløjfen ikke være over ± 3 Pa.
Swedish: I tryckreglerade system får det kvarstående felet i tryckregleringskretsen inte överstiga ± 3 Pa.
Finnish: Jos järjestelmä on paineohjattu, jäännösvirhe säätöpiirissä saa olla enintään ± 3 Pa.
Greek: Στην περίπτωση συστήματος ελεγχόμενης πίεσης, το παραμένον σφάλμα στο βρόχο ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ± 3 Pa.
Czech: U systému s řízeným tlakem nesmí zbytková chyba v řídicí smyčce překročit ± 3 Pa.
Slovak: V prípade systému s reguláciou tlaku nesmie zostatková chyba v regulačnej slučke prekročiť ± 3 Pa.
Polish: W przypadku układu sterowania ciśnieniem błąd utrzymujący się w pętli sterowania nie może przekraczać ± 3 Pa.
Hungarian: Nyomásszabályozott rendszer esetében a maradó hiba a szabályzókörben nem lehet ± 3 Pa-nál nagyobb.
Slovenian: Pri sistemu s krmiljenjem tlaka preostali pogrešek v krmilni zanki ne sme presegati ± 3 Pa.
Estonian: Rõhu reguleerimisega süsteemi puhul ei tohi vea jääk reguleerimispiirkonnas olla üle ± 3 Pa.
Latvian: Regulējama spiediena sistēmas gadījumā paliekošā kļūda regulēšanas kontūrā nedrīkst pārsniegt ± 3 Pa.
Lithuanian: Jei naudojama slėgio kontrolės sistema, reguliavimo kontūro liekamoji paklaida turi būti ne didesnė kaip ± 3 Pa.
English: The pressure oscillations in the dilution tunnel must not exceed ± 250 Pa on the average.
French: Les variations de pression dans le tunnel de dilution ne doivent pas dépasser ± 250 Pa en moyenne.
German: Die Druckschwankungen im Verdünnungstunnel dürfen im Durchschnitt ± 250 Pa nicht übersteigen.
Spanish: Las oscilaciones de presión en el túnel de dilución no deberán rebasar ± 250 Pa de promedio.
Italian: Le oscillazioni di pressione nella galleria di diluizione non devono essere in media superiori a ± 250 Pa.
Portuguese: As oscilações de pressão no túnel de diluição não devem exceder ±250 Pa em média.
Dutch: De drukschommelingen in de verdunningstunnel mogen gemiddeld niet meer bedragen dan ± 250 Pa.
Danish: Tryksvingningerne i fortyndingstunnelen må i gennemsnit ikke overstige ± 250 Pa.
Swedish: Tryckvariationerna i utspädningstunneln får inte överstiga ± 250 Pa i genomsnitt.
Finnish: Paineen heilahtelut laimennustunnelissa saavat olla keskimäärin enintään kuin ± 250 Pa.
Greek: Οι διακυμάνσεις της πίεσης στη σήραγγα αραίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ± 250 Pa κατά μέσον όρο.
Czech: Kolísání tlaku v ředicím tunelu nesmí překročit v průměru ± 250 Pa.
Slovak: Kolísanie tlaku v zrieďovacom tuneli nesmie prekročiť v priemere ± 250 Pa.
Polish: Odchylenia ciśnienia w tunelu rozcieńczającym nie mogą przekraczać średnio ± 250 Pa.
Hungarian: A nyomásingadozások átlaga a hígítóalagútban nem lehet nagyobb ± 250 Pa-nál.
Slovenian: Nihanja tlaka v tunelu za redčenje v povprečju ne smejo presegati ± 250 Pa.
Estonian: Rõhuvõnked lahjendustunnelis võivad olla keskmiselt kõige enam ± 250 Pa.
Latvian: Spiediena svārstības atšķaidīšanas kanālā nedrīkst pārsniegt vidēji ± 250 Pa.
Lithuanian: Slėgio svyravimai praskiedimo tunelyje vidutiniškai turi būti ne didesni kaip ± 250 Pa.
English: The adjustment is done by controlling the injection air flow rate into DT at the exit of TT.
French: Le réglage est exécuté en contrôlant le débit d'air d'injection dans DT à la sortie de TT.
German: Die Einstellung kann durch Regelung des Durchsatzes der eingeblasenen Luft erfolgen, die am Ausgang des TT in den DT einströmt.
Spanish: La regulación tiene lugar controlando el caudal de aire inyectado en el DT a la salida del TT.
Italian: L'aggiustamento viene effettuato controllando la portata nell'aria di iniezione in DT all'uscita di TT.
Portuguese: O ajustamento pode ser efectuado regulando o caudal do ar de injecção para DT à saída de TT.
Dutch: De regeling kan geschieden door middel van de regeling van de injectieluchtstroom in DT aan het einde van de verbindingsleiding TT.
Danish: Reguleringen kan ske ved styring af luftindblæsningen i fortyndingstunnelen (DT) ved afgangen fra TT.
Swedish: Inställningen görs genom reglering av insprutningsluftens flöde in i DT vid utloppet ur TT.
Finnish: Säätö tapahtuu ohjaamalla DT:hen ruiskutettavan ilmavirran nopeutta TT:n ulostulon kohdalla.
Greek: Η ρύθμιση επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου της ταχύτητας ροής του αέρα που εγχέεται στην DT στο σημείο εξόδου του ΤΤ.
Czech: Seřízení se provede řízením průtoku vzduchu vpouštěného do DT u výstupu TT.
Slovak: Nastavuje sa reguláciou prietoku vtláčania čerstvého vzduchu do zrieďovacieho tunela DT na výstupe z prenosovej trubice TT.
Polish: Regulacje przeprowadza się za pomocą sterowania wskaźnikiem przepływu wtryskiwanego powietrza do DT na wylocie przewodu TT.
Hungarian: A beállítás a TT végpontján a DT-be fecskendezett levegőáram szabályozásával végezhető.
Slovenian: Prilagoditev se izvede s krmiljenjem stopnje pretoka zraka, vbrizganega v DT na izstopu iz TT.
Estonian: Reguleeritakse lahjendustunnelisse DT pritsitava õhu voolukiirust kontrollides seda ülekandetoru TT väljalaskeava juures.
Latvian: Regulēšanu veic, regulējot atšķaidīšanas kanālā iesmidzināmā gaisa caurplūdumu pie TT izejas.
Lithuanian: Nustatoma reguliuojant TT ištekėjimo angoje į DT įpurškiamo šviežio oro srautą.
English: PCV1, PCV2 Pressure control valve (Figure 16)
French: PCV1, PCV2 Régulateurs de pression (figure 16)
German: PCV1, PCV2: Druckregelventile (Abbildung 16)
Spanish: PCV1, PCV2 Válvula reguladora de presión (figura 16)
Italian: PCV1, PCV2 Valvola di controllo pressione (figura 16)
Portuguese: e PCV2 Válvulas de regulação de pressão (figura 16)
Dutch: PCV1, PCV2 Drukregelklep (figuur 16)
Danish: PCV1, PCV2 trykreguleringsventiler (fig. 16)
Swedish: PCV1, PCV2 Tryckreglerventil (figur 16)
Finnish: PCV1, PCV2 Paineensäätöventtiili (kuva 16)
Greek: PCV1, PCV2 Βαλβίδα ελέγχου πίεσης (σχήμα 16)
Czech: PCV1, PCV2 Ventil k řízení tlaku (obrázek 16)
Slovak: PCV1, PCV2 Regulačný ventil tlaku (obrázok 16)
Polish: Zawór regulacji ciśnienia CV1, PCV2 (rysunek 16)
Hungarian: PCV1, PCV2 nyomásszabályzó szelep (16. ábra)
Slovenian: PCV1, PCV2 – ventil za krmiljenje tlaka (slika 16)
Estonian: PCV1, PCV2 Rõhureguleerimisventiil (joonis 16)
Latvian: PCV1, PCV2 spiediena regulēšanas vārsti (16. attēls)
Lithuanian: PCV1, PCV2: slėgio reguliavimo vožtuvas (16 paveikslas)