FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: To bring the sample to the gas chromatograph.
French: Pour l'acheminement de l'échantillon vers le chromatographe à gaz.
Spanish: Para transportar la muestra al cromatógrafo de gas.
Portuguese: Para levar a amostra ao cromatógrafo.
Dutch: Om het monster naar de gaschromatograaf te leiden.
Swedish: För frammatning av provet till gaskromatografen.
Finnish: Näytteen kaasukromatografiin johtamista varten.
Greek: Για την εισαγωγή του δείγματος στον αέριο χρωματογράφο.
Czech: Pro dopravu vzorku do plynového chromatografu.
Slovak: Určené na privedenie vzorky do plynového chromatografu.
Polish: Do podawania próbki do chromatografu gazowego.
Hungarian: A mintának a gázkromatográfba való továbbítására.
Slovenian: za dovajanje vzorca v plinski kromatograf.
Estonian: Proovigaasi juhtimiseks gaasikromatograafi.
Lithuanian: Ėminiui į dujų chromatografą tiekti.
English: D Dryer
French: D Sécheur
Spanish: D Secador
Portuguese: D Secador
Dutch: D Droger
Swedish: D Torkare
Finnish: D Kuivain
Greek: D Ξηραντήρας
Czech: Sušič
Slovak: D Sušička
Polish: Osuszacz D
Hungarian: D szárító
Slovenian: D - sušilnik
Estonian: D Kuivati
Lithuanian: džiovintuvas
English: A dryer containing a molecular sieve shall be used to remove water and other contaminants which might be present in the carrier gas.
French: Un sécheur contenant un tamis moléculaire sert à éliminer l'eau et d'autres contaminants qui sont éventuellement présents dans le gaz porteur.
Spanish: Se utilizará un secador que contenga un tamiz molecular para eliminar el agua y otros contaminantes que pueda haber en el gas portador.
Portuguese: Utiliza-se um secador que contenha um crivo molecular para remover água e outros contaminantes que possam estar presentes no gás de transporte.
Dutch: Een droger met een moleculaire zeef wordt gebruikt om water en andere eventuele verontreinigingen uit het transportgas te verwijderen.
Swedish: En torkare med molekylsil skall användas för att avlägsna vatten och andra föroreningar som kan finnas i bärargasen.
Finnish: Kantokaasussa mahdollisesti olevan veden ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen on käytettävä molekyyliseulan sisältävää kuivainta.
Greek: Χρησιμοποιείται ξηραντήρας που περιέχει μοριακό κόσκινο για την απομάκρυνση του νερού και άλλων ξένων προσμίξεων που είναι πιθανό να περιέχονται στο φέρον αέριο.
Czech: Pro odstranění vody a jiných znečišťujících látek, které mohou být v nosném plynu, se použije sušič obsahující molekulární síto.
Slovak: Musí sa používať sušička obsahujúca molekulové sito, pomocou ktorého sa odstraňuje voda a iné nečistoty, ktoré by mohli byť prítomné v nosnom plyne.
Polish: Do usuwania wody i innych zanieczyszczeń znajdujących się w gazie wymywającym wykorzystuje się osuszacz wyposażony w sito molekularne.
Hungarian: Molekulaszűrőt tartalmazó szárítót kell használni a vivőgázban esetleg jelenlévő víz és más szennyezők eltávolítására.
Slovenian: Uporabi se sušilnik z molekulnim sitom, ki odstranjuje vodo in druge snovi, ki onesnažujejo in bi lahko bile prisotne v nosilnem plinu.
Estonian: Molekulaarsõelaga kuivati, mida kasutatakse vee ja muude saasteainete eemaldamiseks kandegaasist, kui neid selles leidub.
Lithuanian: Turi būti naudojamas džiovintuvas su molekuliniu sietu vandeniui ir kitoms priemaišoms, kurių galėtų būti nešančiosiose dujose, šalinti.
English: Flame ionisation detector (FID) to measure the concentration of methane.
French: Détecteur d'ionisation de flamme (FID) pour mesurer la concentration de méthane.
Spanish: Detector de ionización a la llama (FID) para medir la concentración de metano.
Portuguese: Detector de ionização por chama (FID) para medir a concentração do metano.
Dutch: Vlamionisatiedetector (FID) om de methaanconcentratie te bepalen.
Swedish: Flamjoniseringsdetektor (FID) för mätning av metankoncentrationen.
Finnish: Liekki-ionisaatioanalysaattori (FID) metaanikonsentraation mittaamista varten.
Greek: Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID) για τη μέτρηση της συγκέντρωσης μεθανίου.
Czech: Plamenoionizační detektor (FID) k měření koncentrace methanu.
Slovak: Plameňový ionizačný detektor (FID), ktorým sa meria koncentrácia metánu.
Polish: Wykrywacz jonizacji płomienia (FID) do mierzenia stężenia metanu.
Hungarian: Lángionizációs detektor (FID) a metánkoncentráció mérésére.
Estonian: Leekionisatsioondetektor (FID) metaani kontsentratsiooni mõõtmiseks.
Lithuanian: Liepsnos jonizacinis detektorius (FID) metano koncentracijai matuoti.
English: V1 Sample injection valve
French: V1 Robinet d'injection de l'échantillon
Spanish: V1 Válvula de inyección de la muestra
Portuguese: V1 Válvula de injecção da amostra
Dutch: V1 Monsterinjectieklep
Swedish: V1 Provinjektionsventil
Finnish: V1 Näytteensyöttöventtiili
Greek: V1 Βαλβίδα έγχυσης δείγματος
Czech: Ventil ke vpouštění vzorku
Slovak: V1 Vstrekovací ventil vzorky
Polish: Zawór wstrzykiwania próbki V1
Hungarian: V1 minta-injektálószelep
Slovenian: V1 - ventil za vbrizgavanje vzorca
Estonian: V1 Proovigaasi sissepritseventiil
Lithuanian: ėminio įpurškimo vožtuvas
English: To inject the sample taken from the sampling bag via SL of Figure 8.
French: Pour l'injection de l'échantillon prélevé dans le sac de prélèvement via le SL de la figure 8.
Spanish: Para inyectar la muestra que se ha tomado de la bolsa de muestreo mediante el SL de la figura 8.
Portuguese: Para injectar a amostra retirada do saco de recolha de amostras através da SL da figura 8.
Dutch: Om het monster uit de bemonsteringszak via de SL van figuur 8 te injecteren.
Swedish: För insprutning av provet som tagits från provtagningssäcken via SL i figur 8.
Finnish: Näytepussista kuvan 8 näytteenottolinjan SL kautta otetun näytteen syöttämistä varten.
Greek: Για την έγχυση του δείγματος που ελήφθη από το δειγματοληπτικό σάκο μέσω της SL του σχήματος 8.
Czech: Ke vpouštění vzorku odebraného z vaku k jímání vzorku vedeného potrubím SL podle obrázku 8.
Slovak: Je určený na vstrekovanie vzorky odobratej zo vzorkovacieho vaku cez vzorkovacie potrubie SL znázornené na obrázku 8.
Polish: Do wstrzykiwania próbki pobranej z filtra workowego przez SL z rysunku 8.
Hungarian: A mintavevő zsákból vett minta injektálására a 8. ábra SL-jén keresztül.
Slovenian: za vbrizgavanje vzorca, odvzetega iz vreče za vzorce prek cevi za prenos vzorca (SL) na Sliki 8.
Estonian: Proovigaasikotist joonisel 8 kujutatud SL kaudu võetud proovi sissepritseks.
Lithuanian: Iš ėminio ėmimo maišo per SL, pavaizduotai 8 brėžinyje, paimtam ėminiui įpurkšti.
English: It shall be low dead volume, gas tight, and heatable to 423 K (150 °C).
French: Il doit posséder un faible volume mort, être étanche aux gaz et pouvoir être chauffé à 423 K (150 °C).
Spanish: Deberá tener un pequeño volumen muerto, ser estanca al gas y poderse calentar a 423 K (150 °C).
Portuguese: Deve ser do tipo de baixo volume morto, estanque aos gases e aquecível a 423 K (150 °C).
Dutch: De klep moet een klein dood volume hebben, gasdicht zijn en tot 423 K (150 °C) verhit kunnen worden.
Swedish: Ventilen skall ha låg dödvolym, vara gastät och kunna värmas upp till 423 K (150 °C).
Finnish: Venttiilin on oltava kuolleelta tilavuudeltaan vähäinen, kaasutiivis ja lämmitettävissä lämpötilaan 423 K (150 °C).
Greek: Πρέπει να είναι χαμηλού νεκρού όγκου, αεροστεγής και να μπορεί να θερμανθεί στους 423 Κ (150 °C).
Czech: Musí mít malý mrtvý prostor, být plynotěsný a musí jej být možné zahřát na teplotu 423 K (150 °C).
Slovak: Ventil musí mať malý mŕtvy objem, musí byť plynotesný a musí sa dať vyhriať na 423 K (150 (C).
Polish: Ma niską objętością oporową, szczelnością gazu oraz możliwością ogrzewania do temperatury 423 K (150° C).
Hungarian: Kis holt-térfogatúnak, gáztömörnek és 423 K (150 (C) hőmérsékletre fűthetőnek kell lennie.
Slovenian: Biti mora z majhno mrtvo prostornino, neprepusten za plin in ga mora biti mogoče ogreti na 423 K (150 °C).
Estonian: Ventiil peab olema väikese tühimahuga, gaasitihe ja kuumutatav temperatuurini 423 K (150 °C).
Lithuanian: Jo neveikusis tūris turi būti mažas, jis turi nepraleisti dujų ir pakelti temperatūrą iki 423 K (150 °C).
English: V3 Selector valve
French: V3 Robinet sélecteur
Spanish: V3 Válvula selectora
Portuguese: V3 Válvula selectora
Dutch: V3 Selectieklep
Swedish: V3 Väljarventil
Finnish: V3 Valintaventtiili
Greek: V3 Επιλογέας
Czech: Vícecestný ventil
Slovak: V3 Výberový ventil
Polish: Zawór rozdzielczy V3
Hungarian: V3 választószelep
Slovenian: V3 - preklopni ventil
Estonian: V3 Ümberlülitusventiil
Lithuanian: selektoriaus vožtuvas
English: To select span gas, sample, or no flow.
French: Pour la sélection du gaz de réglage de sensibilité et de l'échantillon ou la fermeture du débit.
Spanish: Para seleccionar el caudal de gas de calibrado, el caudal de muestra, o ausencia de caudal.
Portuguese: Para seleccionar o gás de calibração, a amostra ou nenhum escoamento.
Dutch: Om te kiezen tussen meetbereikgas, bemonsteringsgas of geen gas.
Swedish: För val av spänngas, avgasprov eller inget flöde.
Finnish: Vertailukaasun, näytteen tai virtaamattoman tilan valitsemista varten.
Greek: Για την επιλογή ροής αερίου ρύθμισης της κλίμακας, δείγματος ή μηδενικής ροής.
Czech: Pro volbu kalibračního plynu rozpětí, vzorku nebo k uzavření.
Polish: Do wybierania gazu zakresowego, próbki lub przepływu zerowego.
Hungarian: A kalibráló gáz, a minta vagy az áramláslezárás kiválasztására.
Slovenian: za izbiro kalibrirnega plina, vzorca ali zapiranje
Estonian: Võrdlusgaasi, proovigaasi või vooluta oleku valimiseks.
Lithuanian: Pasirinkti tarp patikros dujų ir ėminio įleidimo bei srauto uždarymo.
English: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Needle valve
French: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Robinets à pointeau
Spanish: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Válvula de aguja
Portuguese: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Válvulas de agulha
Dutch: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Naaldklep
Swedish: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Nålventil
Finnish: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Neulaventtiili
Greek: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Βελονοειδής βαλβίδα
Czech: V2, V4, V5, V6, V7, V8: Jehlový ventil
Polish: Zawór iglicowy V2, V4, V5, V6, V7, V8
Slovenian: V2, V4, V5, V6, V7, V8 - igelni ventil
Lithuanian: V2, V4, V5, V6, V7, V8: adatinis vožtuvas
English: To set the flows in the system.
French: Pour le réglage du débit dans le système.
Spanish: Para regular los caudales del sistema.
Portuguese: Para regular os fluxos no sistema.
Dutch: Om de stromen in het systeem in te stellen.
Swedish: För inställning av flödena i systemet.
Finnish: Järjestelmän virtausten asettamista varten.
Greek: Για την ρύθμιση των ροών του συστήματος.
Czech: Pro nastavení průtoku v systému.
Slovak: V2, V4, V5, V6, V7, V8 Ihlový ventil
Polish: Do ustawiania przepływów kierowanych do układu.
Hungarian: Az áramlás beállítására a rendszerben.
Slovenian: za nastavitev pretokov v sistemu
Estonian: Süsteemi voolude reguleerimiseks.
Lithuanian: Srautų parametrams sistemoje nustatyti.
English: R1, R2, R3 Pressure regulator
French: R1, R2, R3 Régulateurs de pression
Spanish: R1, R2, R3 Regulador de presión
Portuguese: R1, R2, R3 Reguladores de pressão
Dutch: R1, R2, R3 Drukregelaars
Swedish: R1, R2, R3 Tryckregulator
Finnish: R1, R2, R3 Paineen säädin
Greek: R1, R2, R3 Ρυθμιστής πίεσης
Czech: R1, R2, R3: Regulátor tlaku
Slovak: Určený na nastavovanie prietokov v systéme.
Polish: Regulator ciśnienia R1, R2, R3
Slovenian: R1, R2, R3 - regulator tlaka
Lithuanian: R1, R2, R3: slėgio reguliatorius
English: To control the flows of the fuel (= carrier gas), the sample, and the air, respectively.
French: Pour le contrôle des débits du carburant (= gaz porteur), de l'échantillon et de l'air.
Spanish: Para controlar los caudales del carburante (= gas portador), de la muestra y del aire, respectivamente.
Portuguese: Para regular os fluxos do combustível (= gás de transporte), da amostra e do ar, respectivamente.
Dutch: Om de stroom van de brandstof (= transportgas), het monster, respectievelijk de lucht te regelen.
Swedish: För reglering av flödena av bränsle (= bärargas), prov respektive luft.
Finnish: Vastaavasti polttoaineen (= kantokaasun), näytteen ja ilman virtausten säätämistä varten.
Greek: Για τον έλεγχο των ροών του καυσίμου (= φέρον αέριο), του δείγματος και του αέρα αντιστοίχως.
Czech: Pro řízení průtoků paliva (= nosný plyn), vzorku a vzduchu.
Slovak: Určený na reguláciu prietokov (= nosný plyn), vzorky, resp. vzduchu.
Polish: Do kontroli przepływów paliwa (= gazu wymywającego), odpowiednio próbki i powietrza.
Hungarian: A tüzelőanyag (= vivőgáz), a minta, illetve a levegő áramlásának ellenőrzésére.
Slovenian: za krmiljenje pretoka goriva (= nosilnega plina), vzorca oziroma zraka
Estonian: Kütuse- (=kandegaasi), proovivõtu- ja õhuvoolu reguleerimiseks.
Lithuanian: Kontroliuoti atitinkamai kuro (= nešančiųjų dujų), ėminio ir oro srautui.
English: FC Flow capillary
French: FC Capillaire
Spanish: FC Tubo capilar de control de caudal
Portuguese: FC Capilar de escoamento
Dutch: FC Stroomcapillair
Swedish: FC Flödesregulator av kapillärtyp
Finnish: FC Virtauskapillaari
Greek: FC Τριχοειδής ροή
Czech: Průtoková kapilára
Slovak: FC Prietoková kapilára
Polish: Kapilara przepływowa FC
Hungarian: FC áramlás kapilláris
Slovenian: FC - pretočna kapilara
Estonian: FC Voolukapillaar
Lithuanian: srauto kapiliaras
English: To control the rate of air flow to the FID
French: Pour le contrôle du débit d'air vers le FID.
Spanish: Para controlar el caudal de aire que llega al FID.
Portuguese: Para regular o caudal de ar para o FID.
Dutch: Om de luchtstroom naar de FID te regelen.
Swedish: För reglering av luftflödet till flamjoniseringsdetektorn (FID).
Finnish: FID-analysaattorille menevän ilman virtauksen säätämistä varten.
Greek: Για τον έλεγχο της ταχύτητας ροής αέρα προς τον FID.
Czech: Pro řízení průtoku vzduchu k detektoru FID.
Slovak: Určená na reguláciu prietoku vzduchu do FID.
Polish: Do kontroli natężenia przepływu powietrza do FID.
Hungarian: A FID-be áramló levegő mennyiségének szabályozására.
Slovenian: za krmiljenje stopnje zračnega pretoka v FID
Estonian: FID analüsaatorisse suunduva õhuvoolu reguleerimiseks.
Lithuanian: Oro srautui į FID kontroliuoti.
English: F1, F2, F3, F4, F5 Filter
French: F1, F2, F3, F4, F5 Filtres
Spanish: F1, F2, F3, F4, F5 Filtro
Portuguese: F1, F2, F3, F4, F5 Filtros
Dutch: F1, F2, F3, F4, F5 Filters
Swedish: F1, F2, F3, F4, F5 Filter
Finnish: F1, F2, F3, F4, F5 Suodatin
Greek: F1, F2, F3, F4, F5 Φίλτρο
Czech: F1, F2, F3, F4, F5: Filtr
Slovak: F1, F2, F3, F4, F5 Filter
Polish: Filtr F1, F2, F3, F4, F5
Lithuanian: Fl, F2, F3, F4, F5: filtras
English: Sintered metal filters to prevent grit from entering the pump or the instrument.
French: Filtres en métal fritté pour éviter l'infiltration de grosses particules dans la pompe ou l'instrument.
Spanish: Filtros de metal sinterizado para prevenir la penetración de arenilla en la bomba o en el instrumento.
Portuguese: Filtros metálicos sinterizados para impedir a entrada de impurezas na bomba ou no instrumento.
Dutch: Filters van gesinterd metaal om te voorkomen dat slijpsel de pomp of het instrument binnendringt.
Swedish: Filter av sintermetall. Förhindrar att smutspartiklar kommer in i pumpen eller instrumentet.
Finnish: Sintrattuja metallisuodattimia, joiden avulla estetään kiinteiden epäpuhtauksien pääseminen pumppuun tai mittauslaitteeseen.
Greek: Φίλτρα από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο για την παρεμπόδιση της εισόδου χονδρών κόκκων στην αντλία ή το όργανο.
Czech: Filtry ze sintrovaného kovu k zabránění vniknutí částic nečistot do čerpadla nebo do přístrojů.
Slovak: Filtre zo spekaných kovov, ktoré bránia vniknutiu drobných zrniek do čerpadla alebo prístroja.
Polish: Stopowe filtry metalowe do zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych do pompy lub przyrządu.
Hungarian: Szinterfém szűrők annak megakadályozására, hogy szemcsék kerülhessenek a szivattyúba vagy a készülékekbe.
Estonian: Paagutatud metallfiltrid, et ära hoida mustuse pääsemine pumpa või mõõteseadmetesse.
Lithuanian: Sukepinto metalo filtrai, kurie siurblį ar prietaisą saugo nuo metalo nuodegų patekimo.
English: Non-Methane Cutter Method (NMC, Figure 10)
French: Méthode du séparateur de méthane (NMC, figure 10)
Spanish: Método del cortador no metánico (NMC, Figura 10)
Portuguese: Separador de hidrocarbonetos não metânicos (NMC, figura 10)
Dutch: Niet-methaancuttermethode (NMC, figuur 10)
Swedish: Metod med ickemetanavskiljare (Non-Methan Cutter, NMC) (figur 10)
Finnish: Metaanierotinmenetelmä (NMC, kuva 10)
Greek: Μέθοδος του διαχωριστή των υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMC, Σχήμα 10)
Czech: Metoda separátoru uhlovodíků jiných než methan (NMC, obrázek 10)
Slovak: Metóda s bezmetánovou oxidačnou jednotkou (NMC, obrázok 10)
Polish: Metoda odcinania węglowodorów niemetanowych (NMC, rysunek 10)
Hungarian: Nem-metán eltávolító módszer (NMC, 10. ábra)
Slovenian: Metoda z izločevalnikom ne-metanov (NMC, Sl. 10)
Estonian: Metaanist erinevate süsivesinike eraldusmeetod (NMC, joonis 10)
Lithuanian: Metano atskyriklio metodas (NMC, 10 brėžinys)
English: The cutter oxidises all hydrocarbons except CH4 to CO2 and H2O, so that by passing the sample through the NMC only CH4 is detected by the FID.
French: À l'exception du CH4, le séparateur oxyde tous les hydrocarbures en CO2 et en H2O afin que, lors du passage de l'échantillon dans le NMC, seul le CH4 soit détecté par le FID.
Spanish: El cortador oxida todos los hidrocarburos excepto del CH4 al CO2 y el H2O, de manera que al hacer pasar la muestra por el NMC, el FID detecta exclusivamente el CH4.
Portuguese: O separador oxida todos os hidrocarbonetos com excepção do CH4 em CO2 e H2O, de modo tal que ao fazer passar a amostra através do NMC apenas o CH4 é detectado pelo FID.
Dutch: De NMC oxideert alle koolwaterstoffen behalve CH4 tot CO2 en H2O, zodat alleen nog CH4 door de FID wordt gedetecteerd nadat het monster door de NMC is geleid.
Swedish: I ickemetanavskiljaren oxideras alla kolväten utom CH4 till CO2 och H2O. Det innebär att om man låter provet passera genom ickemetanavskiljaren så detekteras endast CH4 av FID.
Finnish: Erotin hapettaa metaania (CH4), lukuun ottamatta kaikki hiilivedyt, hiilidioksidiksi (CO2) ja vedeksi, joten kun näyte on johdettu NMC:n läpi, FID-analysaattori havaitsee ainoastaan metaanin.
Greek: Ο διαχωριστής οξειδώνει όλους τους υδρογονάνθρακες σε CO2 και Η2Ο με εξαίρεση το CH4, ώστε κατά τη διέλευση του δείγματος μέσω του NMC, ο FID να ανιχνεύει μόνο το CH4.
Czech: Separátor oxiduje všechny uhlovodíky, kromě CH4, na CO2 a H2O tak, aby při průchodu vzorku přístrojem NMC měřil detektor FID jen CH4.
Slovak: V oxidačnej jednotke oxidujú všetky uhľovodíky okrem CH4 na CO2 a H2O, takže po prechode vzorky cez bezmetánovú oxidačnú jednotku detektor FID detekuje iba CH4.
Polish: Powoduje utlenienie wszystkich węglowodorów z wyjątkiem CH4 do CO2 i H2O tak, że podczas przeprowadzania próbki przez NMC FID wykrywa jedynie CH4.
Hungarian: Az eltávolító a CH4 kivételével minden szénhidrogént CO2-vé és H2O-vá oxidál úgy, hogy a mintát az NMC-n átbocsátva a FID csak a CH4-et érzékeli.
Slovenian: Izločevalnik vse ogljikovodike razen CH4 oksidira v CO2 in H2O, tako da FID ob prehodu vzorca skozi NMC zazna samo CH4.
Estonian: Eraldaja oksüdeerib kõik süsivesinikud peale metaani (CH4) süsinikdioksiidiks (CO2) ja veeks (H2O) ning proovigaasi voolamisel läbi NMC määrab FID ainult metaani (CH4).
Lithuanian: Atskyriklyje visi angliavandeniliai, išskyrus CH4, oksiduojami į CO2 ir H2O, taigi ėminiui perėjus NMC, FID detektorius aptinka tik CH4.
English: For NMHC measurement, both values (HC and CH4) shall be observed on the FID and recorded.
French: Pour la mesure de NMHC, les deux valeurs (HC et CH4) sont observées sur le FID et enregistrées.
Spanish: Para la medición de NMHC, se observarán y registrarán ambos valores (HC y CH4) con el FID.
Portuguese: Para a medição da concentração dos NMHC, observam-se no FID ambos os valores (HC e CH4), que são registados.
Dutch: Voor de NMHC-meting moeten beide waarden (HC en CH4) van de FID worden afgelezen en geregistreerd.
Swedish: Vid NMHC-mätning skall bägge värdena (HC och CH4) avläsas på FID och registreras.
Finnish: NMHC-mittauksen yhteydessä molempia arvoja (HC ja CH4) on tarkkailtava FID-analysaattorissa ja ne on kirjattava.
Greek: Για τη μέτρηση των NMHC, παρακολουθούνται στον FID και καταγράφονται και οι δύο τιμές (HC και CH4).
Czech: Při měření NMHC se musí pozorovat na detektoru FID a zaznamenávat obě hodnoty (HC a CH4).
Slovak: V rámci merania koncentrácie NMHC sa sledujú a zaznamenávajú obidve hodnoty (uhľovodíky aj CH4) namerané na FID.
Polish: W przypadku pomiaru NMHC w pomiarze na FID należy uwzględnić i zanotować obie wartości (HC i CH4).
Hungarian: Az NMHC méréshez a FID-en mindkét értéket (HC és CH4) meg kell figyelni és fel kell jegyezni.
Slovenian: Pri merjenju NMHC se na FID opazujeta in zapišeta obe vrednosti (HC in CH4).
Estonian: NMHC mõõtmisel jälgitakse FID analüsaatori mõlemat väärtust (HC ja CH4) ning need salvestatakse.
Lithuanian: Matuojant NMHC, abi vertės (HC ir CH4) turi būti FID išmatuotos ir užregistruotos.
English: For NMHC measurement, the values of the two FID's (HC and CH4) shall be observed and recorded.
French: Pour la mesure de NMHC, les valeurs des deux FID (HC et CH4) sont observées et enregistrées.
Spanish: Para la medición de NMHC, se observarán y registrarán los valores de los dos FIDs (HC y CH4).
Portuguese: Para a medição da concentração dos NMHC, observam-se os valores dos dois FID (HC e CH4), que são registados.
Dutch: Voor de NMHC-meting dienen de waarden van de twee FID's (HC en CH4) te worden afgelezen en geregistreerd.
Swedish: Vid NMHC-mätning skall värdena för HC och CH4 på de två FID-analysatorerna avläsas och registeras.
Finnish: NMHC-mittausta varten kahden FID-analysaattorin arvoja (HC ja CH4) on tarkkailtava ja arvot on kirjattava.
Greek: Για τη μέτρηση των NMHC, παρακολουθούνται και καταγράφονται οι ενδείξεις και των δύο FID (HC και CH4).
Czech: Při měření NMHC se musí pozorovat a zaznamenávat hodnoty (HC a CH4) udávané oběma detektory FID.
Slovak: V rámci merania koncentrácie NMHC sa sledujú a zaznamenávajú hodnoty namerané na obidvoch FID (uhľovodíky aj CH4).
Polish: W przypadku pomiaru NMHC uwzględnia się i odnotowuje wartości obu analizatorów FID (HC i CH4).
Hungarian: Az NMHC méréshez mindkét FID (HC és CH4) értékeit meg kell figyelni és fel kell jegyezni.
Slovenian: Pri merjenju NMHC je treba opazovati in zapisati vrednosti obeh detektorjev FID (HC in CH4).
Estonian: NMHC mõõtmisel jälgitakse mõlema FID analüsaatori väärtusi (HC ja CH4) ning need salvestatakse.
Lithuanian: Matuojant NMHC, abi vertes (HC ir CH4) FID turi išmatuoti ir užrašyti.
English: The dewpoint and O2 level of the sampled exhaust stream must be known.
French: Le point de rosée et le niveau d'O2 du flux de gaz d'échappement prélevés doivent être connus.
Spanish: Deberán conocerse el punto de rocío y el nivel de O2 del flujo de gases de escape tomados como muestra.
Portuguese: O ponto de orvalho e o nível de O2 da amostra da corrente de escape devem ser conhecidos.
Dutch: Het dauwpunt en het O2-niveau van de bemonsterde uitlaatgasstroom moeten bekend zijn.
Swedish: Daggpunkten och O2-nivån måste vara kända för avgasströmmen där provet tas.
Finnish: Näytteeksi otetun pakokaasuvirran kastepiste ja O2-taso on tunnettava.
Greek: Πρέπει να είναι γνωστά το σημείο δρόσου και η περιεκτικότητα σε Ο2 του ρεύματος καυσαερίων από το οποίο ελήφθη το δείγμα.
Czech: Musí být znám rosný bod a obsah O2 v odebraném vzorku výfukových plynů.
Slovak: Musí byť známa hodnota rosného bodu a obsahu O2 v prúde vzorky výfukového plynu.
Polish: Punkt roszenia oraz poziom O2 w pobranej próbce strumienia musi być znany.
Hungarian: A kipufogógázáram-minta harmatpontját és O2-szintjét ismerni kell.
Slovenian: Poznana morata biti rosišče in nivo O2 vzorčenega izpušnega toka.
Estonian: Heitgaasivoo proovi kastepunkt ja O2 tase peavad olema teada.
Lithuanian: Bandymui paimtame išmetamųjų dujų sraute turi būti žinomi rasos taško temperatūra ir O2 lygis.