FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: The filter shall extract any solid particles from the gas sample prior to the analyser.
French: Le filtre extrait toutes les particules solides des gaz prélevés avant l'analyseur.
Spanish: Mediante este filtro se extraerán las partículas sólidas que contenga la muestra de gas antes de entrar en el analizador.
Portuguese: O filtro deve extrair quaisquer partículas sólidas da amostra de gases antes do analisador.
Dutch: Het filter moet alle vaste deeltjes vóór het analyseapparaat uit het gasmonster verwijderen.
Swedish: Filtret skall avlägsna eventuella fasta partiklar från gasprovet före analysatorn.
Finnish: Suodattimen on poistettava kaasunäytteestä kaikki kiinteät hiukkaset ennen analysaattoria.
Greek: Το φίλτρο αφαιρεί όλα τα στερεά σωματίδια από το δείγμα αερίου πριν από τον αναλυτή.
Czech: Filtr musí oddělit všechny pevné částice ze vzorku plynu, než tento vzorek vstoupí do analyzátoru.
Slovak: Tento filter musí zachytiť všetky tuhé znečisťujúce látky vo vzorke plynu ešte pred jej vstupom do analyzátora.
Polish: Filtr pobiera cząstki stałe z próbki gazów przed skierowaniem ich do analizatora.
Hungarian: A szűrőnek le kell választania minden szilárd részecskét a gázmintából a gázelemző készülék előtt.
Slovenian: Filter mora iz vzorca plinov pred analizatorjem izločiti vse trdne delce.
Estonian: Filter eraldab mis tahes tahked osakesed proovigaasist enne analüsaatorit.
Lithuanian: Filtras turi šalinti bet kokias kietąsias daleles iš dujų ėminio prieš jam patenkant į analizatorių.
English: The temperature shall be the same as HSL1. The filter shall be changed as needed.
Spanish: Deberá mantenerse a la misma temperatura que el HSL1 y se cambiará cuando sea necesario.
English: P Heated sampling pump
French: P Pompe de prélèvement chauffée
Spanish: P Bomba de muestreo calentada
Portuguese: P Bomba de recolha de amostras aquecida
Dutch: P Verwarmde bemonsteringspomp
Swedish: P Uppvärmd provtagningspump
Finnish: P Lämmitetty näytteenottopumppu
Greek: P Θερμαινόμενη δειγματοληπτική αντλία
Czech: Vyhřívané odběrné čerpadlo
Slovak: P Vyhrievané vzorkovacie čerpadlo
Polish: Ogrzewana pompa P do pobierania próbek
Hungarian: P fűtött mintavevő szivattyú
Slovenian: P - ogrevana črpalka za vzorčenje
Estonian: P Kuumutatud proovivõtupump
Lithuanian: šildomas ėminių ėmimo siurblys
English: The pump shall be heated to the temperature of HSL1.
French: La pompe doit être chauffée à la même température que HSL1.
Spanish: La bomba se calentará a la misma temperatura que el HSL1.
Portuguese: A bomba deve ser aquecida até à temperatura da conduta HSL1.
Dutch: De pomp moet worden verwarmd tot de temperatuur van HSL1.
Swedish: Pumpen skall värmas upp till den temperatur som HSL1 håller.
Finnish: Pumppu on lämmitettävä samaan lämpötilaan kuin HSL1.
Greek: Η αντλία θερμαίνεται στη θερμοκρασία της HSL1.
Czech: Čerpadlo musí být vyhříváno na teplotu HSL1.
Slovak: Čerpadlo musí byť vyhrievané na rovnakú teplotu ako HSL1.
Polish: Pompę ogrzewa się do temperatury HSL1.
Hungarian: A szivattyút a HSL1 hőmérsékletére kell fűteni.
Slovenian: črpalka se ogreje na temperaturo HSL1.
Estonian: Pumpa kuumutatakse HSL1 temperatuurini.
Lithuanian: Siurblys turi būti pašildomas iki HSL1 temperatūros.
English: Heated flame ionisation detector (HFID) for the determination of the hydrocarbons.
French: Détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID) utilisé pour la mesure des hydrocarbures.
Spanish: Detector de ionización a la llama calentado (HFID) para determinar los hidrocarburos.
Portuguese: Detector aquecido de ionização por chama (HFID) para a determinação dos hidrocarbonetos.
Dutch: Verwarmde vlamionisatiedetector (HFID) voor de bepaling van de koolwaterstoffenconcentratie.
Swedish: Uppvärmd flamjoniseringsdetektor (HFID) för bestämning av kolväten.
Finnish: Lämmitetty liekki-ionianalysaattori (HFID) hiilivetyjen määrittämiseksi.
Greek: Θερμαινόμενος ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (HFID) για τον προσδιορισμό των υδρογονανθράκων.
Czech: Vyhřívaný plamenoionizační detektor (HFID) k určení uhlovodíků.
Slovak: Vyhrievaný plameňový ionizačný detektor (HFID) pre určovanie koncentrácií uhľovodíkov.
Polish: Ogrzewany wykrywacz jonizacji płomienia (HFID) do wyznaczania zawartości węglowodorów.
Hungarian: Fűtött lángionizációs detektor (HFID) a szénhidrogének meghatározására.
Estonian: Kuumleek-ionisatsioondetektor (HFID) süsivesinike määramiseks.
Lithuanian: Šildomas liepsnos jonizacinis detektorius (HFID) angliavandeniliams nustatyti.
English: The temperature shall be kept at 453 K to 473 K (180 °C to 200 °C).
French: Il doit être maintenu à une température de 453 K à 473 K (180 °C à 200 °C).
Spanish: La temperatura se mantendrá entre 453 K y 473 K (180 °C a 200 °C).
Portuguese: Deve-se manter a temperatura entre 453 K e 473 K (180 °C a 200 °C).
Dutch: De temperatuur dient op 453 K tot 473 K (180 °C tot 200 °C) te worden gehouden.
Swedish: Temperaturen skall hållas på 453-473 K (180-200 °C).
Finnish: Lämpötila on pidettävä välillä 453 K-473 K (180 °C-200 °C).
Greek: Η θερμοκρασία διατηρείται στους 453 Κ έως 473 Κ (180 °C έως 200 °C).
Czech: Teplota se musí udržovat na hodnotě od 453 K do 473 K (od 180 °C do 200 °C).
Slovak: Teplota sa musí udržiavať na hodnote 453 K až 473 K (180 (C až 200 (C).
Polish: Temperaturę utrzymuje się na poziomie 453-473 K (180° C-200° C).
Hungarian: A hőmérsékletet 453 K-473 K (180 (C-200 (C) értéken kell tartani.
Slovenian: Temperatura se ohranja v območju od 453 K do 473 K (180 °C do 200 °C).
Estonian: Temperatuur tuleb hoida vahemikus 453 K-473 K (180 °C-200 °C).
Lithuanian: Temperatūra turi būti palaikoma nuo 453 K iki 473 K (nuo 180 °C iki 200°C).
English: CO, CO2
French: CO, CO2
Spanish: CO y CO2
Portuguese: CO e CO2
Dutch: CO, CO2
Swedish: CO, CO2
Finnish: CO, CO2
Greek: CO, CO2
English: NDIR analysers for the determination of carbon monoxide and carbon dioxide (optional for the determination of the dilution ratio for PT measurement).
French: Analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde et du dioxyde de carbone (facultatif pour la détermination du taux de dilution dans le cas d'une mesure des PT).
Spanish: Analizadores NDIR para determinar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono (opcionalmente para determinar la relación de dilución para la medición de PT).
Portuguese: Analisadores NDIR para a determinação do monóxido de carbono e do dióxido de carbono (facultativo para a determinação da razão de diluição para medição de partículas).
Dutch: NDIR-analysatoren voor de bepaling van de koolmonoxide- en kooldioxideconcentratie (facultatief voor de bepaling van de verdunningsverhouding bij de meting van de deeltjesconcentratie).
Swedish: NDIR-analysatorer för bestämning av kolmonoxid och koldioxid (frivilligt för bestämning av utspädningsförhållandet vid partikelmätning).
Finnish: NDIR-analysaattorit hiilimonoksidin ja hiilidioksidin määrittämistä varten (valinnainen hiukkasmittauksen laimennussuhteen määrittämistä varten).
Greek: Αναλυτές NDIR για τον προσδιορισμό του μονοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του άνθρακα (προαιρετικοί για τον προσδιορισμό της αναλογίας αραίωσης για τη μέτρηση των PT).
Czech: Analyzátory NDIR k určení oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého (volitelné pro určení ředicího poměru pro měření PT).
Slovak: Analyzátory NDIR pre určovanie koncentrácií oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého (voliteľné pre určovanie zrieďovacieho pomeru pri meraní hmotnosti tuhých znečisťujúcich látok).
Polish: Analizator NDIR do wyznaczania poziomu tlenku i dwutlenku węgla (fakultatywny do wyznaczania współczynnika rozcieńczania do pomiaru PT).
Hungarian: NDIR elemző készülékek a szénmonoxid és a szén-dioxid meghatározására (választható a hígítási arány meghatározására a PT mérésnél).
Slovenian: analizatorji za merjenje ogljikovega monoksida in ogljikovega dioksida po nedisperzni infrardeči spektroskopski metodi (NDIR) (po izbiri za določanje razmerja redčenja pri merjenju PT).
Estonian: NDIR analüsaatorid süsinikmonooksiidi ja süsinikdioksiidi määramiseks (valikuline lahjendusastme määramisel PT mõõtmiseks).
Lithuanian: NDIR analizatoriai anglies monoksidui ir anglies dioksidui nustatyti (gali būti naudojami skiedimo santykiui nustatyti matuojant kietųjų dalelių kiekį).
English: CLD or HCLD analyser for the determination of the oxides of nitrogen.
French: Analyseur CLD ou HCLD pour la mesure des oxydes d'azote.
Spanish: Analizador CLD o HCLD para determinar los óxidos de nitrógeno.
Portuguese: Analisador CLD ou HCLD para a determinação dos óxidos de azoto.
Dutch: CLD- of HCLD-analysator voor de bepaling van de stikstofoxidenconcentratie.
Swedish: CLD- eller HCLD-analysator för bestämning av kväveoxider.
Finnish: CLD- tai HCLD-analysaattori typen oksidien määrittämistä varten.
Greek: Αναλυτής CLD ή HCLD για τον προσδιορισμό των οξειδίων του αζώτου.
Czech: Analyzátor CLD nebo HCLD k určení oxidů dusíku.
Slovak: Analyzátor CLD alebo HCLD pre určovanie koncentrácií oxidov dusíka.
Polish: Analizator CLD lub HCLD do wyznaczania poziomu tlenków azotu.
Hungarian: CLD- vagy HCLD-elemző készülék a nitrogén-oxidok meghatározására.
Slovenian: analizator CLD ali HCLD za merjenje dušikovih oksidov.
Estonian: CLD või HCLD analüsaator lämmastikoksiidide mõõtmiseks.
Lithuanian: CLD ar HCLD analizatorius azoto oksidams nustatyti.
English: If a HCLD is used it shall be kept at a temperature of 328 K to 473 K (55 °C to 200 °C).
French: Si un analyseur HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température de 328 K à 473 K (55 °C à 200 °C).
Spanish: Si se utiliza un analizador HCLD, se mantendrá a una temperatura de 328 K a 473 K (55 °C a 200 °C).
Portuguese: Se for utilizado um HCLD, este deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 328 K e 473 K (55 °C e 200 °C).
Dutch: Indien een HCLD wordt toegepast, moet deze op een temperatuur van 328 K tot 473 K (55 °C tot 200 °C) worden gehouden.
Swedish: Om en HCLD-analysator används skall den hållas vid en temperatur på 328-473 K (55-200 °C).
Finnish: Jos HCLD-analysaattoria käytetään, sen lämpötila on pidettävä välillä 328 K-473 K (55 °C-200 °C).
Greek: Εάν χρησιμοποιείται αναλυτής HCLD, διατηρείται σε θερμοκρασία 328 Κ έως 473 Κ (55 °C έως 200 °C).
Czech: Jestliže se použije HCLD, musí se udržovat na teplotě od 328 K do 473 K (od 55 °C do 200 oC).
Slovak: Ak sa používa HCLD, musí sa udržiavať na teplote 328 K až 473 K (55 (C až 200 (C).
Polish: Jeżeli używa się analizatora HCLD, utrzymymuje się go w temperaturze 328 K-473 K (55° C-200° C).
Hungarian: HCLD alkalmazása esetén azt 328-473 K (55 (C-200 (C) hőmérsékleten kell tartani.
Slovenian: Če se uporabi HCLD, ga je treba ohranjati v temperaturnem območju od 328 K do 473 K (od 55 °C do 200 °C).
Estonian: HCLD kasutamisel tuleb selle temperatuur hoida vahemikus 328 K-473 K (55 °C-200 °C).
Lithuanian: Jei naudojamas HCLD, jo temperatūra turi būti palaikoma nuo 328 K iki 473 K (nuo 55 °C iki 200 °C).
English: C Converter
French: C Convertisseur
Spanish: C Convertidor
Portuguese: C Conversor
Dutch: C Omzetter
Swedish: C Omvandlare
Finnish: C Muunnin
Greek: C Μετατροπέας
Czech: Konvertor C
Slovak: C Prevodník
Polish: Katalizator C
Slovenian: C - pretvornik
Estonian: C Konverter
Lithuanian: konverteris
English: A converter shall be used for the catalytic reduction of NO2 to NO prior to analysis in the CLD or HCLD.
French: Un convertisseur est utilisé pour procéder à la réduction catalytique de NO2 en NO avant une analyse dans le CLD ou le HCLD.
Spanish: Se utilizará un convertidor para la reducción catalítica de NO2 a NO previa al análisis en el CLD o el HCLD.
Portuguese: Utiliza-se um conversor para a redução catalítica do NO2 em NO antes da análise no CLD ou HCLD.
Dutch: Een omzetter wordt gebruikt voor de katalytische reductie van NO2 tot NO vóór de analyse in de CLD of HCLD.
Swedish: Em omvandlare skall användas för katalytisk reduktion av NO2 till NO före analysen i CLD- eller HCLD-analysatorn.
Finnish: NO2 on pelkistettävä muuntimen avulla katalyyttisesti NO:ksi ennen analysointia CLD- tai HCLD-analysaattorissa.
Greek: Χρησιμοποιείται μετατροπέας για την καταλυτική αναγωγή του ΝΟ2 σε ΝΟ πριν από την ανάλυση στον CLD ή HCLD.
Czech: Konvertor se použije ke katalytické redukci NO2 na NO před analýzou v CLD nebo v HCLD.
Slovak: Pred vykonaním analýzy v CLD alebo HCLD sa musí použiť prevodník, ktorý zabezpečí katalytickú redukciu NO2 na NO.
Polish: Katalizator wykorzystuje się do katalitycznego obniżenia NO2 na NO przed analizą w CLD lub HCLD.
Hungarian: Konvertert kell alkalmazni a NO2-nek NO-vá való katalitikus redukciójához, még a CLD-ben vagy HCLD-ben való elemzés előtt.
Slovenian: Pred analizo v CLD ali HCLD se za katalitično redukcijo NO2 v NO uporabi pretvornik.
Estonian: Konverterit kasutatakse NO2 katalüütiliseks redutseerimiseks NO enne analüüsi CLD või HCLD analüsaatorites.
Lithuanian: Konverteris turi būti naudojamas NO2 kataliziškai redukuoti iki NO prieš analizę CLD ar HCLD.
English: B Cooling bath (optional)
French: B Bain de refroidissement (option)
Spanish: B Baño refrigerante (opcional)
Portuguese: B Banho de arrefecimento (facultativo)
Dutch: B Koelbad (facultatief)
Swedish: B Kylbad (frivilligt)
Finnish: B Jäähdytyskylpy (valinnainen)
Greek: Β Ψυκτικό λουτρό (προαιρετικό)
Czech: Chladicí lázeň B (volitelná)
Slovak: B Chladiaci kúpeľ (voliteľný)
Polish: Kąpiel chłodząca B (fakultatywna)
Hungarian: B hűtőfürdő (választható)
Slovenian: B - hladilna kopel (po izbiri)
Estonian: B Jahutuspaak (valikuline)
Lithuanian: aušinimo vonia (neprivaloma)
English: To cool and condense water from the exhaust sample.
French: Pour le refroidissement et la condensation de l'eau contenue dans les gaz d'échappement prélevés.
Spanish: Para refrigerar y condensar el agua contenida en la muestra de gases de escape.
Portuguese: Para arrefecer e condensar a água contida na amostra de gases de escape.
Dutch: Om te koelen en waterdamp uit het uitlaatgasmonster te laten condenseren.
Swedish: För nedkylning och kondensering av vatten från avgasprovet.
Finnish: Veden jäähdyttämistä ja pakokaasunäytteestä lauhduttamista varten.
Greek: Για την ψύξη και τη συμπύκνωση των υδρατμών από το δείγμα καυσαερίων.
Czech: K ochlazení a ke kondenzaci vody ze vzorku výfukového plynu.
Slovak: Je určený na ochladenie a kondenzáciu vody vo vzorke výfukového plynu.
Polish: Do schłodzenia i skroplenia wody z próbki spalin.
Hungarian: A kipufogógáz-mintában lévő víz lehűtésére és kondenzálására.
Slovenian: za hlajenje in kondenziranje vode iz vzorca izpušnih plinov.
Estonian: Heitgaasiproovi vee jahutamiseks ja kondenseerimiseks.
Lithuanian: Vandeniui iš išmetamųjų dujų ėminio atšaldyti ir kondensuoti.
English: The bath shall be maintained at a temperature of 273 K to 277 K (0 °C to 4 °C) by ice or refrigeration.
French: Le bain doit être maintenu à une température de 273 K à 277 K (0 °C à 4 °C) par de la glace ou un système de refroidissement.
Spanish: El baño se mantendrá a una temperatura de 273 K a 277 K (0 °C a 4 °C) mediante hielo u otro sistema de refrigeración.
Portuguese: O banho deve ser mantido a uma temperatura compreendida entre 273 K e 277 K (0 °C a 4 °C), utilizando gelo ou um sistema de refrigeração.
Dutch: Het bad moet op een temperatuur tussen 273 K en 277 K (0 °C en 4 °C) worden gehouden met behulp van ijs of een koelsysteem.
Swedish: Badet skall hållas vid en temperatur på 273-277 K (0-4 °C) med hjälp av is eller kylning.
Finnish: Kylpy on pidettävä lämpötilassa 273 K-277 K (0 °C-4 °C) jään tai jäähdytyslaitteiston avulla.
Greek: Το λουτρό διατηρείται σε θερμοκρασία 273 Κ έως 277 Κ (0 °C έως 4 °C) με πάγο ή ψύξη.
Czech: Lázeň se musí udržovat na teplotě od 273 K do 277 K (od 0 °C do 4 °C) ledem nebo chladicím systémem.
Slovak: Kúpeľ sa musí udržiavať na teplote 273 K až 277 K (0 (C až 4 (C) ľadom alebo chladením.
Polish: Temperaturę kąpieli utrzymuje się na poziomie 273-277 K (0° C-4° C) używając lodu lub zamrażając.
Hungarian: A fürdőt jég vagy hűtőberendezés segítségével 273 K-277 K (0 °C-4 (C) hőmérsékleten kell tartani.
Slovenian: Temperatura kopeli se z ledom ali s hlajenjem vzdržuje med 273 K in 277 K (0 °C do 4 °C).
Estonian: Paagi temperatuur tuleb jää- või jahutussüsteemi abil hoida vahemikus 273 K-277 K (0 °C-4 °C).
Lithuanian: Vonios temperatūra palaikoma nuo 273 K iki 277 K (nuo 0 °C iki 4 °C) ledu arba šaldant.
English: It is optional if the analyser is free from water vapour interference as determined in Annex III, Appendix 5, sections 1.9.1 and 1.9.2.
French: Il est facultatif si l'analyseur n'est pas perturbé par des vapeurs d'eau (voir l'annexe III, appendice 5, points 1.9.1 et 1.9.2).
Spanish: Es opcional si el analizador no se ve afectado por interferencias motivadas por el vapor de agua, descritas en los puntos 1.9.1 y 1.9.2 del Apéndice 5 del Anexo III.
Portuguese: O banho é facultativo se o analisador não sofrer interferências de vapor de água de acordo com os pontos 1.9.1 e 1.9.2 do Apêndice 5 do Anexo III.
Dutch: De inrichting is facultatief indien de analyse niet door waterdamp wordt beïnvloed, zoals bepaald in bijlage III, aanhangsel 5, punten 1.9.1 en 1.9.2.
Swedish: Kylbadet är frivilligt om analysatorn inte är störs genom interferens av vattenånga enligt punkterna 1.9.1 och 1.9.2 i tillägg 5 till bilaga III.
Finnish: Kylpy on valinnainen, jos vesihöyry ei häiritse analysaattoria liitteen III lisäyksessä 5 olevan 1.9.1 ja 1.9.2 kohdan mukaisesti.
Greek: Είναι προαιρετικό, έαν ο αναλυτής δεν υφίσταται παρεμποδιστική δράση υδρατμών, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα III, Προσάρτημα 5, κεφ.1.9.1 και 1.9.2.
Czech: Je volitelná, jestliže na analyzátor nepůsobí rušivé vlivy vodní páry určené podle bodů 1.9.1. a 1.9.2 dodatku 5 k příloze III.
Slovak: Kúpeľ je voliteľný, ak je analyzátor zabezpečený proti rušivým účinkom vodnej pary v súlade s požiadavkami prílohy III, dodatok 5, body 1.9.1 a 1.9.2.
Polish: Kąpiel jest fakultatywna, jeżeli w analizatorze nie następuje zakłócenie wywołane parą wodną zgodnie z załącznikiem III dodatek 5 ppkt 1.9.1 i 1.9.2.
Hungarian: Alkalmazása választható, ha az elemző készülék a III. melléklet 5. függelékének 1.9.1 és 1.9.2 pontja szerint mentes a nedvesség hatásától.
Slovenian: Kopel je po izbiri, če analizator nima motenj zaradi vodne pare, kot je določeno v točkah 1.9.1 in 1.9.2 Dodatka 5 k Prilogi III.
Estonian: Paak ei ole kohustuslik juhul, kui analüsaator on vaba veeauru interferentsist, nagu on määratletud III lisa 5. liite punktides 1.9.1 ja 1.9.2.
Lithuanian: Ji neprivaloma, jei analizatoriuje nėra vandens garų, kaip nustatyta III priedo 5 priedėlio 1.9.1 ir 1.9.2 punktuose.
English: If water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstream.
French: Si l'eau est éliminée par condensation, la température des gaz prélevés ou le point de rosée doit être surveillé soit dans le piège à eau, soit en aval.
Spanish: Si se elimina el agua por condensación, se controlará la temperatura o punto de rocío de la muestra de gas, ya sea en el interior del colector de agua o más abajo en la dirección de la corriente.
Portuguese: Se a água for removida por condensação, a temperatura ou o ponto de orvalho dos gases recolhidos deve ser monitorizada quer dentro do colector de água quer a jusante.
Dutch: Indien het water door condensatie wordt verwijderd, dient de temperatuur of het dauwpunt van het bemonsteringsgas in de watervanger of stroomafwaarts te worden gemeten.
Swedish: Om vatten avlägsnas genom kondensering, skall gasprovets temperatur eller daggpunkt övervakas, antingen inuti vattenavskiljaren eller längre ned (nedströms).
Finnish: Jos vesi poistetaan kondensoimalla, näytekaasun lämpötilaa tai kastepistettä on tarkkailtava joko vesiloukussa tai siitä virtaussuuntaan.
Greek: Εάν το νερό απομακρύνεται με συμπύκνωση, πρέπει να παρακολουθείται η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου είτε μέσα στην παγίδα νερού είτε στα κατάντη.
Czech: Jestliže se voda odstraňuje kondenzací, musí se monitorovat teplota vzorku plynu nebo rosný bod buď v odlučovači vody, nebo v toku za ním.
Slovak: Ak sa voda odstráni kondenzáciou, teplota alebo rosný bod vzorky plynu sa musí sledovať buď vnútri odlučovača vody alebo po prúde za ním.
Polish: Jeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia kontroluje się za pomocą studzienki kontrolnej, albo odwróconego strumienia.
Hungarian: Ha a vizet kondenzáció útján távolítják el, a mintagáz hőmérsékletét vagy a harmatpontot folyamatosan ellenőrizni kell vagy magában a vízcsapdában, vagy az után.
Slovenian: Če se voda odstranjuje s kondenzacijo, je treba spremljati temperaturo ali rosišče vzorčnega plina bodisi v lovilcu vode ali v smeri toka.
Estonian: Kui vesi eemaldatakse kondenseerumise teel, siis tuleb proovigaasi temperatuuri või kastepunkti jälgida kas veeseparaatoris või voolusuunas.
Lithuanian: Jei vanduo pašalinamas jį kondensuojant, tai vandens gaudyklėje arba pasroviui nuo jos turi būti kontroliuojama ėminio dujų temperatūra ar rasos taško temperatūra.
English: The sample gas temperature or dew point must not exceed 280 K (7 °C).
French: La température des gaz prélevés ou le point de rosée ne doit pas dépasser 280 K (7 °C).
Spanish: La temperatura o el punto de rocío de la muestra de gas no deberá superar 280 K (7 °C).
Portuguese: A temperatura ou o ponto do orvalho dos gases recolhidos não deve exceder 280 K (7 °C).
Dutch: De temperatuur of het dauwpunt van het bemonsteringsgas mag niet hoger zijn dan 280 K (7 °C).
Swedish: Provgasens temperatur eller daggpunkt får inte överstiga 280 K (7 °C).
Finnish: Näytekaasun lämpötila tai kastepiste ei saa ylittää lämpötilaa 280 K (7 °C).
Greek: Η θερμοκρασία του αερίου του δείγματος ή το σημείο δρόσου δεν πρέπει να υπερβαίνουν του 280 Κ (7 °C).
Czech: Teplota vzorku plynu nebo rosného bodu nesmí přesáhnout 280 K (7 °C).
Slovak: Teplota alebo rosný bod vzorky plynu nesmie prekročiť 280 K (7 (C).
Polish: Temperatura próbki spalin lub punktu roszenia nie może przekraczać 280 K (7° C).
Hungarian: A mintagáz hőmérséklete vagy a harmatpont nem lehet 280 K-nél (7 °C) magasabb.
Slovenian: Temperatura oziroma rosišče vzorčnega plina ne sme preseči 280 K (7 °C).
Estonian: Proovigaasi temperatuur või kastepunkt ei tohi olla üle 280 K (7 °C).
Lithuanian: Ėminio dujų temperatūra ar rasos taško temperatūra turi būti ne didesnė kaip 280 K (7 °C).
English: Chemical dryers are not allowed for removing water from the sample.
French: Des sécheurs chimiques ne peuvent pas être utilisés pour éliminer l'eau de l'échantillon.
Spanish: No se permite la utilización de secantes químicos para eliminar el agua de la muestra.
Portuguese: Não são admitidos exsicantes químicos para a remoção da água da amostra.
Dutch: Chemische droging is niet toegestaan voor de verwijdering van het water uit de monsters.
Swedish: Det är inte tillåtet att avlägsna vatten från provet med hjälp av kemiska torkare.
Finnish: Näytteestä ei saa poistaa vettä kemiallisten kuivaimien avulla.
Greek: Δεν επιτρέπονται χημικοί ξηραντήρες για την απομάκρυνση του νερού από το δείγμα.
Czech: Pro odstranění vody ze vzorku není přípustné chemické sušení.
Slovak: Pre odstraňovanie vody zo vzorky nie je povolené používať chemické sušičky.
Polish: Nie zezwala się na używanie osuszaczy chemicznych do usuwania wody z próbki.
Hungarian: Kémiai szárítókat nem szabad a minta víztelenítéséhez használni.
Slovenian: Za odstranjevanje vode iz vzorca niso dovoljena kemična sušilna sredstva.
Estonian: Vee eemaldamiseks proovigaasist ei ole lubatud kasutada keemilisi kuivatusaineid.
Lithuanian: Negalima vandens šalinti cheminėmis džiovinimo priemonėmis.
English: T1, T2, T3 Temperature sensor
French: T1, T2, T3 Capteurs de température
Spanish: T1, T2, T3 Sensores de temperatura
Portuguese: T1, T2, T3 Sensores de temperatura
Dutch: T1, T2, T3 Temperatuursensoren
Swedish: T1, T2, T3 Temperaturmätare
Finnish: T1, T2, T3 Lämpötila-anturi
Greek: Τ1, Τ2, Τ3 Αισθητήρας θερμοκρασίας
Czech: T1, T2, T3: Snímač teploty
Slovak: T1, T2, T3 Snímač teploty
Polish: Czujnik temperatury T1, T2, T3
Hungarian: T1, T2, T3 hőmérséklet-érzékelő
Slovenian: T1, T2, T3 - temperaturni senzor
Estonian: T1, T2, T3 Temperatuuriandur
Lithuanian: T1, T2, T3: temperatūros jutiklis