FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: The optional gas drying device must have a minimal effect on the concentration of the measured gases.
French: Le dispositif facultatif utilisé pour sécher les gaz doit avoir un effet minimal sur la concentration des gaz mesurés.
German: Das wahlweise zu verwendende Gastrocknungsgerät muß die Konzentration der gemessenen Gase so gering wie möglich beeinflussen.
Spanish: El dispositivo opcional de secado de gases deberá tener un efecto mínimo en la concentración de los gases medidos.
Italian: Il dispositivo facoltativo di essiccazione del gas deve avere effetti trascurabili sulla concentrazione dei gas misurati.
Portuguese: O dispositivo facultativo de secagem do gás deve ter um efeito mínimo na concentração dos gases medidos.
Dutch: Het effect van het optionele gasdroogapparaat op de meting van de gasconcentratie moet minimaal zijn.
Danish: Anordningen til gastørring, der er frivillig, skal have minimal indvirkning på koncentrationen af de målte luftarter.
Swedish: Den frivilliga torkanordningen skall ha minimal inverkan på koncentrationer av de gaser som mäts.
Finnish: Vapaaehtoisella kaasunkuivauslaitteella saa olla ainoastaan minimaalinen vaikutus mitattujen kaasujen pitoisuuksiin.
Greek: Η προαιρετική διάταξη ξήρανσης αερίων πρέπει να έχει την ελάχιστη επίδραση στη συγκέντρωση των μετρούμενων αερίων.
Bulgarian: Опционалното устройство, използвано за изсушаване на газовете, трябва да има минимално влияние върху концентрацията на измерваните газове.
English: Chemical dryers are not an acceptable method of removing water from the sample.
French: Les agents de séchage chimiques ne sont pas acceptables en tant que méthode pour éliminer l'eau de l'échantillon.
German: Die Anwendung chemischer Trockner zur Entfernung von Wasser aus der Probe ist nicht zulässig.
Spanish: Los desecantes químicos no constituyen un método aceptable para la eliminación del agua de la muestra.
Italian: Gli essiccatori chimici non sono ammessi per rimuovere l'acqua dal campione.
Portuguese: Os secadores químicos não constituem um método aceitável de remoção da água da amostra.
Dutch: Chemische drogers zijn niet aanvaardbaar voor het verwijderen van water uit het monster.
Danish: Der må ikke anvendes kemisk tørring til fjernelse af vand i prøven.
Swedish: Kemiska torkare är inte en godtagbar metod för att avlägsna vatten från provet.
Finnish: Kemialliset kuivaimet eivät ole hyväksyttäviä menetelmiä veden poistamiseksi näytteestä.
Greek: Οι χημικοί ξηραντές δεν συνιστούν αποδεκτή μέθοδο για την απομάκρυνση του νερού από το δείγμα.
English: Sections 1.4.3.1 to 1.4.3.5 of this Appendix describe the measurement principles to be used.
French: Les points 1.4.3.1 à 1.4.3.5 du présent appendice indiquent les principes de mesure à utiliser.
German: Die bei der Messung anzuwendenden Grundsätze werden in den Abschnitten 1.4.3.1 bis 1.4.3.5 dieser Anlage beschrieben.
Spanish: En los puntos 1.4.3.1 a 1.4.3.5 del presente apéndice se describen los principios de medición que deberán utilizarse.
Italian: I punti da 1.4.3.1 a 1.4.3.5 della presente appendice descrivono i principi di misura da applicare.
Portuguese: Os pontos 1.4.3.1 a 1.4.3.5 do presente apêndice descrevem os princípios de medida a utilizar.
Dutch: In de punten 1.4.3.1 tot en met 1.4.3.5 worden de toe te passen meetbeginselen beschreven.
Danish: De måleprincipper, der skal anvendes, er beskrevet i punkt 1.4.3.1 til 1.4.3.5 i dette tillæg.
Swedish: I punkt 1.4.3.1 1.4.3.5 i detta tillägg beskrivs de mätprinciper som skall användas.
Finnish: Tämän liitteen 1.4.3.1-1.4.3.5 kohdassa kuvataan käytettäviä mittausperiaatteita.
Greek: Στα σημεία 1.4.3.1 έως 1.4.3.5 του προσαρτήματος αυτού περιγράφονται οι αρχές μετρήσεως.
Bulgarian: Точки от 1.4.3.1 до 1.4.3.5 от настоящото допълнение описват принципите на измерване, които трябва да се прилагат.
English: A detailed description of the measurement systems is given in Annex V.
French: Une description détaillée des systèmes de mesure figure dans l'annexe V.
German: Eine ausführliche Darstellung der Meßsysteme ist in Anhang V enthalten.
Spanish: En el Anexo V se ofrece una descripción detallada de los sistemas de medición.
Italian: Una descrizione dettagliata dei sistemi di misurazione figura nell'allegato V.
Portuguese: O anexo V contém uma descrição pormenorizada dos sistemas de medida.
Dutch: Een uitvoerige beschrijving van de meetsystemen is opgenomen in bijlage V.
Danish: En detaljeret beskrivelse af målesystemerne findes i bilag V.
Swedish: En detaljerad beskrivning av mätsystemen finns i bilaga V.
Finnish: Liitteessä V on esitetty yksityiskohtainen mittausjärjestelmien kuvaus.
Greek: Στο παράρτημα V δίδεται λεπτομερής περιγραφή των συστημάτων μετρήσεως.
Bulgarian: В приложение V се дава детайлизирано описание на измервателните системи.
English: The gases to be measured shall be analysed with the following instruments.
French: Les gaz à mesurer doivent être analysés au moyen des appareils décrits ci-après.
German: Die zu messenden Gase sind mit den nachfolgend aufgeführten Geräten zu analysieren.
Spanish: Los gases que se hayan de medir se analizarán con los instrumentos indicados a continuación.
Italian: I gas da misurare devono essere analizzati con gli strumenti seguenti.
Portuguese: Os gases a medir devem ser analisados com os instrumentos a seguir indicados.
Dutch: De te meten gassen moeten worden geanalyseerd met de volgende instrumenten.
Danish: Luftarterne analyseres ved hjælp af de i det følgende angivne analysatorer.
Swedish: De gaser som skall mätas skall analyseras med hjälp av följande instrument.
Finnish: Mitattavat kaasut on analysoitava seuraavilla laitteilla.
Greek: Η ανάλυση των προς μέτρηση αερίων πραγματοποιείται με τα ακόλουθα όργανα.
Bulgarian: Газовете, които ще се измерват, трябва да бъдат анализирани с помощта на описаните по-долу устройства.
English: For non-linear analysers, the use of linearizing circuits is permitted.
French: L'utilisation de circuits de linéarisation est autorisée avec les analyseurs non linéaires.
German: Bei nichtlinearen Analysatoren ist die Verwendung von Linearisierungsschaltkreisen zulässig.
Spanish: En el caso de los analizadores no lineales se permite la utilización de circuitos linealizadores.
Italian: Per analizzatori non lineari, è ammesso l'uso di circuiti di linearizzazione.
Portuguese: Para os analisadores não lineares, é admitida a utilização de circuitos de linearização.
Dutch: Bij niet-lineaire analyseapparatuur mogen lineairiseringsschakelingen worden toegepast.
Danish: For ikke-lineære analysatorer tillades brug af lineariseringskredse.
Swedish: För olinjära analysatorer är det tillåtet att använda linjaritetskretsar.
Finnish: Ei-lineaarisissa analysaattoreissa sallitaan linearisoivien piirien käyttö.
Greek: Για μη γραμμικούς αναλύτες, επιτρέπεται η χρήση κυκλωμάτων γραμμικής μορφοποίησης.
English: The carbon monoxide analyser shall be of the non-dispersive infra-red (NDIR) absorption type.
French: L'analyseur de monoxyde de carbone sera du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR).
German: Der Kohlenmonoxidanalysator muß ein nichtdispersiver Infrarotabsorptionsanalysator (NDIR) sein.
Spanish: El analizador de monóxido de carbono será del tipo de absorción de infrarrojos no dispersivo (NDIR).
Italian: L'analizzatore dell'ossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).
Portuguese: O analisador de monóxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR).
Dutch: Voor de analyse van koolmonoxide moet een niet-dispergerende analysator met absorptie in het infrarood (NDIR) worden gebruikt.
Danish: Kulmonoxid-analysatoren skal være et ikke-dispersivt infrarødabsorptionsapparat (NDIR).
Swedish: Kolmonoxidanalysatorn skall vara en infrarödanalysator med spridningsoptik av absorptionstyp.
Finnish: Hiilimonoksidin analysaattorin tulee olla ei-dispersoivaa infrapunaimeytystyyppiä (NDIR).
Greek: Ο αναλύτης του μονοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως μη διασκεδαζομένου υπερύθρου (NDIR).
English: The carbon dioxide analyser shall be of the non-dispersive infra-red (NDIR) absorption type.
French: L'analyseur de gaz carbonique sera du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR).
German: Der Kohlendioxidanalysator muß ein nichtdispersiver Infrarotabsorptionsanalysator (NDIR) sein.
Spanish: El analizador de dióxido de carbono será del tipo de absorción de infrarrojos no dispersivo (NDIR).
Italian: L'analizzatore del biossido di carbonio deve essere del tipo ad assorbimento non dispersivo nell'infrarosso (NDIR).
Portuguese: O analisador de dióxido de carbono deve ser do tipo não dispersivo de absorção no infravermelho (NDIR).
Dutch: Voor de analyse van kooldioxide moet een niet-dispergerende analysator met absorptie in het infrarood (NDIR) worden gebruikt.
Danish: Kuldioxid-analysatoren skal være et ikke-dispersivt infrarødabsorptionsapparat (NDIR).
Swedish: Koldioxidanalysatorn skall vara en infrarödanalysator med spridningsoptik av absorptionstyp.
Finnish: Hiilidioksidin analysaattorin tulee olla ei-dispersoivaa infrapunaimeytystyyppiä (NDIR).
Greek: Ο αναλύτης του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τύπου απορροφήσεως μη διασκεδαζομένου υπερύθρου (NDIR).
English: The hydrocarbon analyser shall be of the heated flame ionization detector (HFID) type with detector, valves, pipework, etc, heated so as to maintain a gas temperature of 463 K (190 °C) ± 10 K.
French: L'analyseur des hydrocarbures sera du type à détecteur d'ionisation de flamme chauffé (HFID), le détecteur, les vannes, la tuyauterie, etc. étant chauffés de façon à maintenir une température du gaz de 463 K (190 °C) ± 10 K.
German: Der Kohlenwasserstoffanalysator muß ein beheizter Flammenionisationsdetektor (HFID) mit Detektor, Ventilen, Rohrleitungen usw. sein, der so zu beheizen ist, daß die Gastemperatur auf 463 K (190 °C) ± 10 K gehalten wird.
Spanish: El analizador de hidrocarburos deberá ser del tipo de detector de ionización de llama caldeado (HFID), con el detector, válvulas, tuberías, etc., caldeados para mantener los gases a una temperatura de 463 °K (190 °C) ± 10 °K.
Italian: L'analizzatore degli idrocarburi deve essere del tipo con rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) in cui il rivelatore, le valvole, le tubature, ecc. sono riscaldati in modo da mantenere il gas ad una temperatura di 463 K (190 °C) ± 10 K.
Portuguese: O analisador de hidrocarbonetos deve ser do tipo aquecido de ionização por chama (HFID) com detector, válvulas, tubagens, etc., aquecido de modo a manter a temperatura do gás em 463 K (190 °C) ± 10 K.
Dutch: Voor de analyse van koolwaterstoffen moet een verwarmde-vlamionisatiedetector (HFID) worden gebruikt met verwarmde detector, kleppen, leidingen, enz. om de temperatuur van het gas op 463 K (190 °C) ± 10 K te houden.
Danish: detektoren, ventiler, rørforbindelser etc. skal være opvarmet således, at der holdes en gastemperatur på 463 K (190 °C) ± 10 K.
Swedish: Kolväteanalysatorn skall vara av typen uppvärmd flamjonisationsdetektor (HFID) med uppvärmda detektorer, ventiler, rörledningar etc., så att gasens temperatur hålls vid 463 K (190 °C) ± 10 K.
Finnish: Hiilivedyn analysaattorin tulee olla lämmitetty ioni-ilmaisintyyppi (HFID), jonka ilmaisin, venttiilit, putkisto jne. ovat lämmitettyjä siten, että kaasun lämpötilaksi saadaan 463 K (190 °C) ± 10 K.
Greek: Ο αναλύτης υδρογονανθράκων πρέπει να είναι θερμαινόμενος ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (HFID) με θερμαινόμενο ανιχνευτή, βαλβίδες, σωληνώσεις, κ.λπ., για να διατηρείται η θερμοκρασία του αερίου στους 463 K (190° C) ± 10 K.
English: The oxides of nitrogen analyser shall be of the chemiluminescent detector (CLD) or heated chemiluminescent detector (HCLD) type with a NO2/NO converter, if measured on a dry basis.
French: L'analyseur des oxydes d'azote sera du type à détecteur chimiluminescent (CLD) ou à détecteur chimiluminescent chauffé (HCLD) avec un convertisseur NO2/NO si la mesure est effectuée à sec.
German: Der Stickoxidanalysator muß ein Chemilumineszenzanalysator (CLD) oder beheizter Chemilumineszenzanalysator (HCLA) mit einem NO2/NO-Konverter sein, wenn die Messung im trockenen Bezugszustand erfolgt.
Spanish: El analizador de óxidos de nitrógeno deberá ser del tipo de detector quimioluminiscente (CLD) o de detector quimioluminiscente caldeado (HCLD) con un convertidor NO2/NO si la medición se realiza en seco.
Italian: L'analizzatore degli ossidi d'azoto deve essere del tipo con rivelatore a chemiluminescenza (CLD) o con rivelatore a chemiluminescenza riscaldato (HCLD) con un convertitore NO2/NO se la misura viene effettuata sul secco.
Portuguese: O analisador de óxidos de azoto deve ser do tipo de quimioluminiscência (CLD) ou do tipo de quimioluminiscência aquecido (HCLD) com conversor NO2/NO, se a medição for feita em base seca.
Dutch: Voor de analyse van stikstofoxide wordt gebruik gemaakt van de chemiluminescentiedetector (CLD) of verwarmde chemiluminescentiedetector (HCLD) met een NO2/NO-omzetter, indien op droge basis wordt gemeten.
Danish: Måles der på tør basis, skal kvælstofoxid-analysatoren enten være med kemoluminiscensdetektor (CLD) eller opvarmet kemoluminiscensdetektor (HCLD) med NO2/NO konverter.
Swedish: Analysatorn för kväveoxider skall vara av typen kemiluminescensdetektor (CLD) eller uppvärmd kemiluminescensdetektor (HCLA) med NO2/NO-omvandlare, om mätningen görs på torr bas.
Finnish: Typen oksidien analysaattorin tulee olla kemiluminesenssi-ilmaisintyyppi (CLD) tai lämmitetty kemiluminesenssi-ilmaisintyyppi (HCLD), jossa on NO2/NO-muunnin, jos mittaus tapahtuu kuivalla pohjalla.
Greek: Ο αναλύτης των οξειδίων του αζώτου πρέπει να είναι ανιχνευτής χημειοφωτοβολίας (CLD) ή θερμαινόμενος ανιχνευτής χημειοφωτοβολίας (HCLD) με μετατροπέα NO2/NO, εφόσον η μέτρηση γίνεται σε ξηρή βάση.
Bulgarian: Анализаторът на азотните окиси трябва да бъде от вида хемилуминесцентен (CLD) или хемилуминесцентен със загряване на пробата (HCLD), оборудван с NO2/NO конвертор, ако измерването се извършва при условия на отсъствие на кондензируеми фракции.
English: If measured on a wet basis, a HCLD with converter maintained above 333 K (60 °C) shall be used, provided the water quench check (Annex III, Appendix 2, section 1.9.2.2) is satisfied.
French: Si la mesure est effectuée sur une base humide, on utilisera un HCLD avec convertisseur maintenu au-dessus de 333 K (60 °C) à condition que la vérification de l'effet d'atténuation de l'eau (annexe III appendice 2 point 1.9.9.2) ait été satisfaisante.
German: Bei Messung im feuchten Bezugszustand ist ein auf über 333 K (60 °C) gehaltener HCLD mit Konverter zu verwenden, vorausgesetzt, die Prüfung auf Wasserdampfquerempfindlichkeit (Anhang III Anlage 2 Abschnitt 1.9.2.2) ist erfüllt.
Spanish: Si la medición se efectúa en húmedo, se utilizará un HCLD con convertidor mantenido a una temperatura superior a 333 °K (60 °C), siempre que se cumpla la condición de la comprobación por enfriamiento en agua (véase el punto 1.9.2.2 del apéndice 2 del Anexo III).
Italian: Se la misura viene effettuata su umido, si deve usare un HCLD con convertitore mantenuto al di sopra di 333 K (60 °C), a condizione che il controllo dell'estinzione causata dall'acqua rientri nella norma (allegato III, appendice 2, punto 1.9.2.2).
Portuguese: Se a medição for feita em base húmida, deve ser utilizado um analisador HCLD com conversor mantido acima de 333 K (60 °C), desde que a verificação do efeito de atenuação da água (ponto 1.9.2.2 do apêndice 2 do anexo III) tenha sido satisfatória.
Dutch: Indien op natte basis wordt gemeten, moet een HCLD worden gebruikt met een omzetter die op een temperatuur van 333 K (60 °C) of meer wordt gehouden, mits aan de controle van de waterdampverzadigingsdruk is voldaan (zie aanhangsel 2, punt 1.9.2.2).
Danish: Måles der på våd basis, skal der anvendes en HCLD, og konvertertemperaturen holdes over 333 K (60 °C), idet det er en forudsætning, at vanddæmpningsprøven (bilag III, tillæg 2, punkt 1.9.2.2) er tilfredsstillet.
Swedish: Om mätningen görs på våt bas skall en HCLD med omvandlare som hålls över 333 K (60 °C) användas, förutsatt att vattendämpningskontrollen (punkt 1.9.2.2 i tillägg 2 till bilaga III) utförts med tillfredsställande resultat.
Finnish: Jos mittaus tapahtuu märällä pohjalla, on käytettävä HCLD:tä ja sen ohessa muunninta, jonka lämpötila pidetään 333 K:n (60 °C) yläpuolella, edellyttäen, että veden aiheuttaman vaimennuksen määritys (liite III, lisäys 2, 1.9.2.2. kohta) toteutuu.
Greek: Εάν η μέτρηση γίνεται σε υγρή βάση, πρέπει να χρησιμοποιείται HCLD με μετατροπέα διατηρούμενο πάνω από τους 333 K (60° C), υπό την προϋπόθεση ελέγχου σβέσεως ύδατος (παράρτημα ΙΙΙ προσάρτημα 2 σημείο 1.9.2.2).
English: Gas drying
French: Séchage des gaz
German: Gastrocknung
Spanish: Secado de los gases
Italian: Essiccazione del gas
Portuguese: Secagem do gás
Dutch: Gasdroging
Danish: Tørring af gassen
Swedish: Gastorkning
Finnish: Kaasun kuivaus
Greek: Ξήρανση αερίων
Bulgarian: Изсушаване на газовете
English: Analysers
French: Analyseurs
German: Analysegeräte
Spanish: Analizadores
Italian: Analizzatori
Portuguese: Analisadores
Dutch: Analyseapparatuur
Danish: Analysatorer
Swedish: Analysatorer
Finnish: Analysaattorit
Greek: Αναλύτες
Bulgarian: Анализатори
English: Carbon monoxide (CO) analysis
French: Analyse du monoxyde de carbone (CO)
German: Kohlenmonoxid-(CO-)Analyse
Spanish: Análisis de monóxido de carbono (CO)
Italian: Analisi dell'ossido di carbonio (CO)
Portuguese: Análise do monóxido de carbono (CO)
Dutch: Analyse van koolmonoxide (CO)
Danish: Bestemmelse af kulmonoxid (CO)
Swedish: Analys av kolmonoxid (CO)
Finnish: Hiilimonoksidin (CO) analyysi
Greek: Ανάλυση μονοξειδίου του άνθρακα (CO)
Bulgarian: Анализ на въглеродния окис (CO)
English: Carbon dioxide (CO2) analysis
French: Analyse du gaz carbonique (CO2)
German: Kohlendioxid-(CO2-)Analyse
Spanish: Análisis de dióxido de carbono (CO2)
Italian: Analisi del biossido di carbonio (CO2)
Portuguese: Análise do dióxido de carbono (CO2)
Dutch: Analyse van kooldioxide (CO2)
Danish: Bestemmelse af kuldioxid (CO2)
Swedish: Analys av koldioxid (CO2)
Finnish: Hiilidioksidin (CO2-) analyysi
Greek: Ανάλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
Bulgarian: Анализ на въглеродния двуокис (CO2)
English: Hydrocarbon (HC) analysis
French: Analyse des hydrocarbures (HC)
German: Kohlenwasserstoff-(CH-)Analyse
Spanish: Análisis de hidrocarburos (HC)
Italian: Analisi degli idrocarburi (HC)
Portuguese: Análise dos hidrocarbonetos (HC)
Dutch: Analyse van koolwaterstoffen (CH)
Danish: Bestemmelse af kulbrinter (HC) Kulbrinteanalysatoren skal være forsynet med opvarmet flammeiondetektor (HFID);
Swedish: Analys av kolväten (HC)
Finnish: Hiilivedyn (HC) analyysi
Greek: Ανάλυση υδρογονανθράκων (HC)
Bulgarian: Анализ на въглеводородите (HC)
English: Oxides of nitrogen (NOx) analysis
French: Analyse des oxydes d'azote (NOx)
German: Stickoxid-(NOx-)Analyse
Spanish: Análisis de óxidos de nitrógeno (NOx)
Italian: Analisi degli ossidi d'azoto (NOx)
Portuguese: Análise dos óxidos de azoto (NOx)
Dutch: Analyse van stikstofoxiden (NOx)
Danish: Bestemmelse af kvælstofoxider (NOx)
Swedish: Analys av kräveoxider (NOx)
Finnish: Typen oksidien (NOx) analyysi
Greek: Ανάλυση οξειδίων του αζώτου (NOx)
Bulgarian: Анализ на азотните окиси (NOx)
English: Sampling for gaseous emissions
French: Échantillonnage pour les émissions gazeuses
German: Probenahme von Emissionen gasförmiger Schadstoffe
Spanish: Toma de muestras de emisiones gaseosas
Italian: Campionamento delle emissioni gassose
Portuguese: Recolha de amostras das emissões gasosas
Dutch: Bemonstering voor gasvormige emissies
Danish: Prøveudtagning til bestemmelse af forurenende luftarter
Swedish: Uppsamling av gaser
Finnish: Kaasupäästöjen näytteenotto
Greek: Δειγματοληψία για αέριες εκπομπές
Bulgarian: Вземане на проби от газовите емисии
English: In the case of a multicylinder engine with a branched exhaust manifold, the inlet of the probe shall be located sufficiently far downstream so as to ensure that the sample is representative of the average exhaust emissions from all cylinders.
French: Dans le cas d'un moteur multicylindrique à collecteur d'échappement ramifié, l'entrée de la sonde doit être située suffisamment loin en aval pour garantir que l'échantillon est représentatif des émissions d'échappement moyennes de tous les cylindres.
German: Bei einem Mehrzylindermotor mit einem verzweigten Auspuffkrümmer muß der Einlaß der Sonde so weit in Strömungsrichtung entfernt sein, daß die Probe für die durchschnittlichen Abgasemissionen aus allen Zylindern repräsentativ ist.
Spanish: En el caso de un motor pluricilíndrico con colector de escape ramificado, la entrada de la sonda se situará suficientemente alejada corriente abajo para garantizar que la muestra sea representativa de las emisiones de escape medias de todos los cilindros.
Italian: Nel caso di un motore multicilindrico con collettore di scarico ramificato, l'ingresso della sonda deve essere sufficientemente spostato verso valle da assicurare che il campione sia rappresentativo delle emissioni medie allo scarico di tutti i cilindri.
Portuguese: No caso de um motor multicilindros com um colector de escape ramificado, a entrada da sonda deve estar localizada suficientemente longe, a jusante, de modo a assegurar que a amostra seja representativa das emissões médias de escape de todos os cilindros.
Dutch: Bij een motor met verscheidene cilinders en een vertakt uitlaatspruitstuk moet de inlaat van de sonde ver genoeg in de uitlaat worden geplaatst zodat het monster representatief is voor de gemiddelde uitlaatgasemissie uit alle cilinders.
Danish: Er der tale om en flercylindret motor med forgrenet udstødningsmanifold, skal prøvetagningssonden være placeret så langt nede, at det sikres, at prøven er repræsentativ for den gennemsnitlige emission fra alle cylindrene.
Swedish: I flercylindriga motorer med avgasgrenrör skall sondens inlopp placeras tillräckligt långt bakom för att säkerställa att provet är representativt för de genomsnittliga avgasutsläppen från samtliga cylindrar.
Finnish: Siinä tapauksessa, että kysymyksessä on monisylinterinen moottori, jossa on haaroitettu pakosarja, näytteenottoputken suu tulee sijoittaa riittävän pitkälle virtauksen suuntaan, jotta varmistetaan, että näyte edustaa keskimääräistä pakokaasupäästöä kaikista sylintereistä.
Greek: Στην περίπτωση πολυκύλινδρου κινητήρα με διακλαδωμένη πολλαπλή καυσαερίων, το άκρο της εισόδου του καθετήρα πρέπει να τοποθετείται αρκετά προς τα κάτω ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των μέσων τιμών εκπομπών από όλους τους κυλίνδρους.
Bulgarian: При двигател с няколко цилиндъра, оборудван с изпускателен колектор с разклонения, входът на сондата трябва да се намира достатъчно назад в колектора, за да се гарантира че пробата ще бъде представителна за средните стойности на емисиите от отработени газове за всички цилиндри.