FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: A quantity of the liquid, sufficient to fill the bulb and the short leg of the manometer section, is put in the isoteniscope.
Spanish: Se pone en el isoteniscopio una cantidad de líquido suficiente para llenar el bulbo y el brazo corto de la sección manométrica.
Italian: Una quantità di liquido sufficiente per riempire il bulbo e il gambo corto della sezione del manometro viene introdotta nell'isoteniscopio.
Portuguese: Coloca-se no isoteniscópio uma quantidade do líquido, suficiente para encher a ampola e o segmento curto da secção do manómetro.
Dutch: Een hoeveelheid vloeistof die voldoende is voor het vullen van de bol en de korte arm van het manometergedeelte, wordt in de isoteniscoop gebracht.
Greek: Ποσότητα του υγρού, επαρκής για την πλήρωση της φούσκας και του μικρού σκέλους του μανομέτρου, φέρεται στο ισοτενισκόπιο.
Slovak: Množstvo kvapaliny, ktoré je dostatočné na zaplnenie banky a krátkeho ramena tlakomerovej sekcie, sa umiestni do izoteniskopu.
Polish: Ilość cieczy, wystarczająca do napełnienia kolby i krótkiego odgałęzienia sekcji manometru, jest umieszczana w izoteniskopie.
Hungarian: Az izoteniszkópba annyi folyadékot visznek be, amennyi elegendő a gömb és a manométer szakasz rövid ágának megtöltéséhez.
Slovenian: V izoteniskop se da zadostna količina tekočine, da se napolni bučka in krajši krak manometrskega dela.
Romanian: O cantitate de lichid, suficientă pentru a umple rezervorul și brațul scurt al manometrului, se introduce în izoteniscop.
Bulgarian: В изотенископа се поставя количество от течността, достатъчно да запълни резервоара и късото коляно на манометъра.
Estonian: Isoteniskoopi viiakse vedelikukogus, mis on küllaldane nii reservuaari kui ka manomeetri lühikese haru täitmiseks.
Latvian: Izoteniskopā iepilda tādu šķidruma daudzumu, kas ir pietiekams manometra rezervuāra un manometra daļas īsākās caurules piepildīšanai.
Lithuanian: Į izoteniskopą dedamas toks kiekis skysčio, kurio pakanka kolbai užpildyti, ir prie izoteniskopo pritaisoma trumpoji manometro kojelė.
English: The isoteniscope is attached to a vacuum system and evacuated, then filled by nitrogen.
Spanish: El isoteniscopio se une entonces al sistema de vacío; después de hacer el vacío en su interior, el isoteniscopio se llena de nitrógeno.
Italian: L'isoteniscopio viene poi collegato ad un sistema di vuoto; l'isoteniscopio viene evacuato e poi riempito con azoto.
Portuguese: Liga-se o isoteniscópio a um sistema de vácuo, procede-se à evacuação do isoteniscópio e enche-se depois com azoto.
Dutch: De isoteniscoop wordt met het vacuümsysteem verbonden, leeggepompt en daarna gevuld met stikstof.
Greek: Το ισοτενισκόπιο συνδέεται με σύστημα κενού και εκκενώνεται, κατόπιν πληρούται με άζωτο.
Slovak: Izoteniskop sa napojí na vákuový systém a vákuuje, potom sa naplní dusíkom.
Polish: Izoteniskop podłącza się do systemu próżniowego i odpompowuje, a następnie napełnia się go azotem.
Hungarian: Az izoteniszkópot vákuum-rendszerhez csatlakoztatják és evakuálják, majd megtöltik nitrogénnel.
Slovenian: Izoteniskop se pritrdi na vakuumski sistem in odzrači, nato pa napolni z dušikom.
Romanian: Izoteniscopul este atașat la sistemul de vid și golit, apoi se umple cu azot.
Bulgarian: Изотенископът се присъединява към система за вакуум и се обезвъздушава, след което се запълва с азот.
Estonian: Isoteniskoop ühendatakse vaakumsüsteemiga ja vakumeeritakse ning täidetakse seejärel lämmastikuga.
Latvian: Izoteniskopu pieslēdz vakuumam gaisa izsūknēšanai un tad piepilda ar slāpekli.
Lithuanian: Izoteniskopas pritaisomas prie vakuuminės sistemos, iš jos išsiurbiamas oras, po to užpildoma azotu.
English: The evacuation and purge of the system is repeated twice to remove residual oxygen.
Spanish: La evacuación y la purga del sistema se repiten dos veces para eliminar el oxígeno residual.
Italian: L'evacuazione e la bonifica del sistema vengono ripetute due volte per rimuovere l'ossigeno residuo.
Portuguese: Repete-se duas vezes a evacuação e a purificação do sistema para garantir a remoção do oxigénio residual.
Dutch: Het leegmaken en doorspoelen van het systeem wordt tweemaal herhaald om de resterende zuurstof te verwijderen.
Greek: Η εκκένωση και ο καθαρισμός του συστήματος επαναλαμβάνεται δύο φορές για να απομακρυνθεί το εναπομένον οξυγόνο.
Slovak: Vákuovanie a prečistenie systému sa opakuje dvakrát, aby sa odstránil reziduálny kyslík.
Polish: Odpompowanie i czyszczenie systemu jest powtarzane dwukrotnie w celu usunięcia resztkowego tlenu.
Hungarian: A rendszer evakuálását és tisztítását kétszer ismétlik a maradék oxigén eltávolítására.
Slovenian: Odzračevanje in splakovanje sistema se dvakrat ponovi, da se odstrani ves kisik.
Romanian: Evacuarea și purjarea sistemului se repetă de două ori pentru îndepărtarea oxigenului rezidual.
Bulgarian: Евакуацията и прочистването на системата се повтарят два пъти, за да се отстрани остатъчния кислород.
Estonian: Süsteemi vakumeerimist ja puhastamist korratakse jääkhapniku eemaldamiseks kahel korral.
Latvian: Skābekļa pilnīgai aizvadīšanai gaisa izsūknēšanu un sistēmas skalošanu veic divreiz.
Lithuanian: Sistemos išsiurbimas ir išvalymas kartojamas du kartus, kad būtų pašalinamas liekamasis deguonis.
English: The filled isoteniscope is placed in an horizontal position so that the sample spreads out into a thin layer in the sample bulb and manometer section (U-part).
Spanish: El isoteniscopio lleno se coloca en posición horizontal para que la muestra se extienda formando una fina capa en el bulbo de la muestra y en la sección manométrica (parte en U).
Italian: L'isoteniscopio riempito viene posto in posizione orizzontale in modo che il campione si sparga in uno strato sottile nel bulbo del campione e nella sezione manometrica (parte ad U).
Portuguese: Coloca-se o isoteniscópio cheio em posição horizontal de tal modo que a amostra se espalhe segundo uma camada fina na ampola da amostra e na secção do manómetro (parte em U).
Dutch: De gevulde isoteniscoop wordt horizontaal gehouden zodat het monster zich in een dunne laag verspreidt over de bol en het manometergedeelte (U-deel).
Greek: Το γεμάτο ισοτενισκόπιο τοποθετείται σε οριζόντια θέση έτσι ώστε το δείγμα να απλωθεί σε μορφή λεπτής στιβάδας στη φούσκα και στο μανόμετρο (τμήμα U).
Slovak: Naplnený izoteniskop sa umiestni v horizontálnej polohe, tak aby sa testovaná vzorka rozšírila v tenkej vrstve vo vzorkovej banke a tlakomerovej sekcii (časť v tvare U).
Polish: Napełniony izoteniskop umieszcza się w pozycji poziomej, tak by próbka rozpłynęła się cienką warstwą w naczyniu próbki i sekcji manometru (część U).
Hungarian: A megtöltött izoteniszkópot vízszintes helyzetbe állítják úgy, hogy a minta vékony rétegben terjedjen szét a mintagömbben és a manométerszakaszban (U-rész).
Slovenian: Napolnjen izoteniskop se postavi v vodoraven položaj, tako da se vzorec razlije v tanko plast v vzorčni bučki in manometrskem delu (U-cev).
Romanian: Izoteniscopul plin este plasat în poziție orizontală, astfel încât proba să se împrăștie într-un strat subțire în rezervorul bulbiform și în manometru (partea în U).
Bulgarian: Напълненият изотенископ се поставя в хоризонтално положение, така че пробата да се разстеле на тънък пласт в резервоара за пробата и в зоната на манометъра (U-видна част).
Estonian: Täidetud isoteniskoop paigutatakse horisontaalasendisse, nii et proov valgub õhukese kihina üle proovireservuaari ja manomeetri (U-osa).
Latvian: Piepildīto izoteniskopu novieto horizontāli tā, lai paraugs izveidotu plānu slāni parauga rezervuārā un manometra daļā (U-veida caurules daļā).
Lithuanian: Užpildytas izoteniskopas dedamas horizontaliai, kad mėginys mėginio kolboje ir manometro sekcijoje (U dalis) pasklistų plonu sluoksniu.
English: The pressure of the system is reduced to 133 Pa and the sample gently warmed until it just boils (removal of dissolved fixed gases).
Spanish: La presión del sistema se reduce a 133 Pa y se calienta suavemente la muestra hasta que inicie la ebullición (eliminación de gases fijos disueltos).
Italian: La pressione del sistema viene ridotta a 133 Pa e il campione viene riscaldato delicatamente fino a quando incomincia a bollire (rimozione dei gas fissi disciolti).
Portuguese: Reduz-se a pressão do sistema para 133 Pa e aquece-se suavemente a amostra até ela iniciar a ebulição (remoção de gases estáveis dissolvidos).
Dutch: De druk in het systeem wordt gereduceerd tot 133 Pa en het monster wordt zachtjes verwarmd tot het juist kookt (verwijdering van opgeloste gefixeerde gassen).
Greek: Η πίεση του συστήματος ελαττώνεται στα 133 Pa και το δείγμα θερμαίνεται ήπια μέχρι μόλις να αρχίσει να βράζει (απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων).
Slovak: Tlak systému sa redukuje na 133 Pa a testovaná vzorka sa mierne zahrieva, až kým nezačne vrieť (odstránenie rozpustených viazaných plynov).
Polish: Ciśnienie systemu zmniejsza się do 133 Pa i podgrzewa delikatnie próbkę do rozpoczęcia wrzenia (usunięcie rozpuszczonych związanych gazów).
Hungarian: A rendszer nyomását 133 Pa-ra csökkentik, és óvatosan, lassan melegítik a mintát, amíg éppen forrni kezd (oldott, kötött gázok eltávolítása).
Slovenian: Tlak v sistemu se zmanjša na 133 Pa in vzorec se počasi segreva, dokler ravno ne začne vreti (odstranitev raztopljenih permanentnih plinov).
Romanian: Presiunea sistemului se reduce la 133 Pa și proba se încălzește ușor numai până la fierbere (îndepărtarea gazelor dizolvate).
Bulgarian: Налягането на системата се намалява до 133 Ра и пробата внимателно се нагрява до малко преди да закипи (отстраняване на разтворените фиксирани газове).
Estonian: Süsteemi rõhku alandatakse 133 paskalini ja soojendatakse proovi kergelt selle keemahakkamiseni (lahustunud gaaside kõrvaldamiseks).
Latvian: Spiedienu sistēmā pazemina līdz 133 Pa un uzmanīgi silda tā, lai tas sāktu nedaudz vārīties (izšķīdušo un saistīto gāzu aizvadīšanai).
Lithuanian: Slėgis sistemoje sumažinamas iki 133 Pa, o mėginys yra iš lengvo šildomas, kol ima virti (ištirpusių sujungtųjų dujų pašalinimas).
English: The isoteniscope is then placed so that the sample returns to the bulb and short leg of the manometer, so that both are entirely filled with liquid.
Spanish: El isoteniscopio se cambia entonces de posición para que la muestra vuelva al bulbo y al brazo corto del manómetro, de forma que ambos queden totalmente llenos de líquido.
Italian: L'isoteniscopio viene poi sistemato in modo che il campione ritorni nel bulbo e nel gambo corto del manometro, di modo che siano ambedue completamente riempiti di liquido.
Portuguese: Depois coloca-se o isoteniscópio de tal modo que a amostra regresse à ampola e ao segmento curto do manómetro, ficando os dois assim completamente cheios com líquido.
Dutch: De isoteniscoop wordt dan zo gedraaid dat het monster terugloopt naar de bol en de korte arm van de manometer, zo dat beide volledig gevuld zijn met vloeistof.
Greek: Το ισοτενισκόπιο τοποθετείται κατόπιν έτσι ώστε το δείγμα να επιστρέφει στη φούσκα και στο κοντό σκέλος του μανομέτρου, έτσι ώστε και τα δύο να γεμισθούν τελείως με υγρό.
Slovak: Izoteniskop sa potom umiestni tak, aby sa testovaná vzorka opäť vrátila do banky a krátkeho ramena tlakomeru a aby tieto boli opäť úplne naplnené kvapalinou.
Polish: Następnie umieszcza się izoteniskop tak, że próbka powraca do naczynia i krótszego rozgałęzienia manometru, tak by były całkowicie wypełnione cieczą.
Hungarian: Az izoteniszkópot ezután úgy helyezik el, hogy a minta visszatérjen a manométer rövid ágába és a gömbbe, úgy, hogy mind a kettő teljesen meg legyen töltve folyadékkal.
Slovenian: Izoteniskop se nato postavi tako, da se vzorec vrne v bučko in krajši krak manometra ter se oba popolnoma napolnita s tekočino.
Romanian: Apoi izoteniscopul este plasat astfel încât proba să se întoarcă în rezervor și în manometru, astfel încât ambele să fie pline cu lichid.
Bulgarian: След това изотенископът се поставя в такова положение, че пробата да се върне в резервоара и в късото коляно на манометъра докато и двете се запълнят изцяло с течност.
Estonian: Isoteniskoop paigutatakse seejärel sellisesse asendisse, et proov voolab tagasi reservuaari ja manomeetri lühikesse harru, nii et mõlemad on täielikult vedelikuga täidetud.
Latvian: Pēc tam izoteniskopu novieto tā, lai paraugs satecētu atpakaļ un šķidrums pilnīgi piepildītu rezervuāru un manometra īsāko cauruli.
Lithuanian: Tada izoteniskopas dedamas taip, kad mėginys vėl atsirastų kolboje ir trumpojoje manometro kojelėje ir abu būtų pilni skysčio.
English: The pressure is maintained as for degassing;
Spanish: La presión se mantiene al mismo nivel que para desgasificar;
Italian: La pressione viene mantenuta allo stesso livello usato per il degassaggio;
Portuguese: Mantém-se a pressão tal como para a desgaseificação;
Slovak: Tlak sa udržiava na takej úrovni ako pri odplyňovaní;
Polish: Ciśnienie utrzymuje się takie jak dla odgazowania;
Hungarian: A nyomást ugyanúgy tartják fenn, mint a gáztalanításkor;
Slovenian: Vzdržuje se tlak, kakor pri razplinjevanju;
Romanian: Presiunea se menține la fel ca pentru degazare;
Bulgarian: Налягането се поддържа, както за дегазиране;
Latvian: Šādu spiedienu uztur degazēšanai;
Lithuanian: Palaikomas toks pat slėgis kaip degazuojant;
English: The isoteniscope is then placed in a constant temperature bath, and the pressure of nitrogen is adjusted until its pressure equals that of the sample.
Spanish: El isoteniscopio se coloca entonces en un baño termostático y se ajusta la presión del nitrógeno hasta igualar a la presión de la muestra.
Italian: L'isoteniscopio viene posto in un bagno a temperatura costante e la pressione dell'azoto viene regolata fino a quando coincide con la pressione del campione.
Portuguese: Depois coloca-se o isoteniscópio num banho a temperatura constante e ajusta-se a pressão do azoto até que o seu valor seja igual ao da amostra.
Dutch: Vervolgens wordt de isoteniscoop in een thermostatisch bad geplaatst, en de druk van de stikstof aangepast tot deze druk gelijk is aan de druk van het monster.
Greek: Το ισοτενισκόπιο τοποθετείται κατόπιν σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας, και η πίεση του αζώτου ρυθμίζεται μέχρις ότου η πίεση του να είναι ίση με την πίεση του δείγματος.
Slovak: Izoteniskop sa potom umiestni do kúpeľa s konštantnou teplotou a tlak dusíka sa nastaví tak, aby sa rovnal tlaku testovanej vzorky.
Polish: Izoteniskop jest następnie umieszczany w łaźni o stałej temperaturze, a ciśnienie azotu ustawia się do momentu wyrównania go z ciśnieniem próbki.
Hungarian: Az izoteniszkópot ezután állandó hőmérsékletű fürdőbe helyezik, és úgy állítják be a nitrogén nyomását, hogy az egyenlő legyen a minta nyomásával.
Slovenian: Izoteniskop se nato postavi v kopel s konstantno temperaturo, tlak dušika pa se naravna tako, da je enak tlaku vzorca.
Romanian: Izoteniscopul este introdus într-o baie termostatată și presiunea azotului este corectată până la presiunea eșantionului.
Bulgarian: След това изотенископът се поставя в баня с постоянна температура и налягането на азота се регулира докато се изравни с това на пробата.
Estonian: Isoteniskoop paigutatakse seejärel konstantse temperatuuriga vanni ja lämmastiku rõhk võrdsustatakse proovi rõhuga.
Latvian: Tad izoteniskopu ievieto termostatētā vannā un slāpekļa spiedienu noregulē tā, lai tas būtu vienāds ar parauga tvaika spiedienu.
Lithuanian: Po to izoteniskopas dedamas į pastovios temperatūros vonią, azoto slėgis derinamas tol, kol jo slėgis tampa lygus mėginio slėgiui.
English: Pressure balance is indicated by the manometer section of the isoteniscope.
Spanish: El equilibrio de presiones viene indicado por la sección manométrica del isoteniscopio.
Italian: L'equilibrio della pressione è indicato dalla sezione manometrica dell'isoteniscopio.
Portuguese: O equilíbrio entre pressões é indicado pela secção do manómetro do isoteniscópio.
Dutch: Het drukevenwicht wordt aangeduid door het manometergedeelte van de isoteniscoop.
Greek: Η εξίσωση των πιέσεων γίνεται αντιληπτή από το μανομετρικό τμήμα του ισοτενισκοπίου.
Slovak: Rovnováhu tlaku ukáže tlakomerová sekcia izoteniskopu.
Polish: Równowaga ciśnień jest wskazywana przez sekcję manometryczną izoteniskopu.
Hungarian: A nyomás-egyensúlyt az izoteniszkóp manométerszakasza jelzi.
Slovenian: Ravnotežje tlaka pokaže manometrski del izoteniskopa.
Romanian: Echilibrul de presiune este indicat de secțiunea manometrică a izoteniscopului.
Bulgarian: Равновесното налягане се отчита в манометричната зона на изотенископа.
Estonian: Rõhkude tasakaalustumist saab jälgida isoteniskoobi manomeetri-osa põhjal.
Latvian: Spiedienu līdzsvaru rāda izoteniskopa manometra daļa.
Lithuanian: Slėgio pusiausvyrą parodo izoteniskopo manometro sekcija.
English: At the equilibrium, the vapour pressure of nitrogen equals the vapour pressure of the substance.
Spanish: En equilibrio, la presión de vapor del nitrógeno iguala a la presión de vapor de la sustancia.
Italian: All'equilibrio, la tensione di vapore dell'azoto è uguale alla tensione di vapore della sostanza.
Portuguese: Em situação de equilíbrio, a pressão de vapor do azoto é igual à pressão de vapor da substância.
Dutch: Bij het evenwichtspunt is de dampspanning van de stikstof gelijk aan de dampspanning van de te onderzoeken stof.
Greek: Κατά την ισορροπία, η τάση ατμών του αζώτου είναι ίση με την τάση ατμών της ουσίας.
Slovak: V rovnovážnom stave sa tlak dusíka rovná tlaku pary testovanej látky.
Polish: W punkcie równowagi, prężność pary azotu jest równa prężności pary substancji.
Hungarian: Egyensúlyi állapotban a nitrogén gőznyomása egyenlő az anyag gőznyomásával.
Slovenian: Ob ravnotežju je parni tlak dušika enak parnemu tlaku snovi.
Romanian: La echilibru, presiunea de vapori a azotului este egală cu presiunea de vapori a substanței.
Bulgarian: При равновесие, парното налягане на азота е равно на парното налягане на веществото.
Estonian: Tasakaaluolekus on lämmastiku rõhk võrdne aine aururõhuga.
Latvian: Līdzsvara stāvoklī slāpekļa tvaika spiediens ir vienāds ar vielas tvaika spiedienu.
Lithuanian: Pusiausvyros sąlygomis azoto garų slėgis yra lygus medžiagos garų slėgiui.
English: In the case of solids, depending on the pressure and temperature range, the manometer liquids listed in 1.6.2.1 are used.
Spanish: En el caso de los sólidos, se utilizarán los líquidos manométricos citados en 1.6.2.1, según el intervalo de temperatura y presión.
Portuguese: No caso dos sólidos, dependendo da pressão e do intervalo de temperaturas, utilizam-se os líquidos manométricos enumerados em 1.6.2.1.
Dutch: Voor vaste stoffen worden de in 1.6.2.1 genoemde manometervloeistoffen gebruikt, afhankelijk van het druk- en temperatuurbereik.
Greek: Στην περίπτωση των στερεών, ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία, χρησιμοποιούνται τα μανομετρικά υγρά που αναφέρονται στο σημείο 1.6.2.1.
Polish: W przypadku ciał stałych, stosowane ciecze manometryczne w zależności od zakresu i temperatury podano w ppkt. 1.6.2.1.
Hungarian: Szilárd anyagok esetében, a nyomás- és hőmérséklettartománytól függően, az 1.6.2.1. pontban felsorolt manométer-folyadékokat használják.
Slovenian: Pri trdnih snoveh se odvisno od območja tlaka in temperature uporabljajo manometrske tekočine iz 1.6.2.1.
Romanian: În cazul substanțelor solide, în funcție de intervalul de presiune și temperatură, se utilizează lichidele manometrice enumerate la punctul 1.6.2.1.
Bulgarian: При твърди вещества в зависимост от обхвата от налягания и температури, се използват манометричните течности, посочени в 1.6.2.1.
Estonian: Tahkete ainete puhul kasutatakse olenevalt rõhust ja temperatuurivahemikust punktis 1.6.2.1 loetletud rõhunäiturivedelikke.
Latvian: Nosakot cietvielu tvaika spiedienu, atkarībā no spiediena un temperatūras intervāliem izmanto 1.6.2.1. punktā uzskaitītos šķidrumus manometriem.
Lithuanian: Kietosioms medžiagoms, atsižvelgiant į slėgį ir temperatūrų intervalą, yra naudojami manometro skysčiai, nurodyti 1.6.2.1.
English: The degassed manometer liquid is filled into a bulge on the long arm of the isoteniscope.
Spanish: El líquido manométrico desgasificado se introduce en un engrosamiento del brazo largo del isoteniscopio.
Portuguese: O líquido manométrico isento de gases é utilizado para encher uma protuberância existente no segmento longo do isoteniscópio.
Dutch: De ontgaste manometervloeistof wordt in de ronding van de lange arm van de isoteniscoop gebracht.
Greek: Το απαερωμένο μανομετρικό υγρό φέρεται σε μια υποδοχή στο μικρό βραχίονα του ισοτενισκοπίου.
Polish: Odgazowaną cieczą manometryczną napełnia się wybrzuszenie na dłuższym ramieniu izoteniskopu.
Hungarian: A gáztalanított manométer-folyadékot az izoteniszkóp hosszú ágában lévő kiszélesedő részbe öntik.
Slovenian: Izboklina na daljšem kraku izoteniskopa se napolni z razplinjeno manometrsko tekočino.
Romanian: Lichidul manometric degazat este turnat în curbura brațului lung al izoteniscopului.
Bulgarian: С дегазираната течност на манометъра се запълва едно разширение върху дългото рамо на изотенископа.
Estonian: Degaseeritud rõhunäiturivedelik viiakse isoteniskoobi pikema haru kumerasse ossa.
Latvian: Degazētu manometra šķidrumu iepilda izoteniskopa paresninājumā un garākajā caurulē.
Lithuanian: Tokiu atveju kietasis kūnas, kurį reikia ištirti, dedamas į kolbą ir degazuojamas padidintoje temperatūroje.
English: Then the solid to be investigated is placed in the bulb and is degassed at elevated temperature.
Spanish: A continuación se introduce en el bulbo el sólido problema y se desgasifica a temperatura elevada.
Italian: Il liquido manometrico degassato viene introdotto in una boccia sul braccio lungo dell'isoteniscopio.
Portuguese: Depois coloca-se na ampola o sólido que se está a estudar e desgaseifica-se a uma temperatura elevada.
Dutch: Daarna wordt de te onderzoeken vaste stof in de bol gebracht en bij hogere temperatuur ontgast.
Greek: Κατόπιν το διερευνόμενο στερεό τοποθετείται στη φούσκα και απαερώνεται σε υψηλή θερμοκρασία.
Slovak: Odplynená tlakomerová kvapalina sa naleje do vydutiny na dlhom ramene izoteniskopu.
Polish: Następnie ciało stałe, które ma być badane jest umieszczane w naczyniu i jest odgazowywane w podwyższonej temperaturze.
Hungarian: Ezután a gömbbe helyezik a vizsgálni kívánt szilárd anyagot, és magas hőmérsékleten gáztalanítják.
Slovenian: Potem se preskusna trdna snov da v bučko in razplini pri zvišani temperaturi.
Romanian: Apoi, substanțele solide ce urmează să fie analizate sunt puse în rezervorul bulbiform și sunt degazate la temperatură ridicată.
Bulgarian: След това твърдото вещество, което ще бъде изпитвано, се поставя в резервоара и се дегазира при повишаване на температурата.
Estonian: Uuritav tahkis viiakse reservuaari ja degaseeritakse kõrgemal temperatuuril.
Latvian: Tad rezervuārā ievieto cietvielu, kurai jānosaka tvaika spiediens nosaka, un rezervuāru degazē paaugstinātā temperatūrā.
Lithuanian: Degazuotas manometro skystis pilamas į ilgosios izoteniskopo kojelės kolbelę.