FrancophonIA/DGT-Translation_Memory huggingface dataset:
English: These internal standards must not contain any impurity with the same retention time as VC, under the conditions of the test.
French: Ces étalons internes doivent être exempts d'impuretés susceptibles d'avoir les mêmes temps de rétention que le CV, dans les conditions de l'essai.
Portuguese: Estes padrões internos devem ser isentos de impurezas susceptíveis de ter os mesmos tempos de retenção que o CV, nas condições de ensaio.
Czech: Tyto vnitřní standardy nesmějí obsahovat žádné nečistoty se stejným retenčním časem jako má VC za podmínek zkoušky.
Slovak: Tieto vnútorné štandardy nesmú pri testovacích podmienkach obsahovať nijaké nečistoty, ktoré majú rovnakú dobu retencie ako VC.
Polish: Wzorce wewnętrzne nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń o takim samym czasie retencji jak VC, w warunkach badania.
Hungarian: E belső standardok nem tartalmazhatnak olyan szennyeződést, amelynek retenciós ideje a mérési körülmények között azonos a vinil-kloridéval.
Slovenian: Interni standardi ne smejo vsebovati nikakršnih nečistoč, ki imajo enak retencijski čas kakor VC pri pogojih preskušanja.
Romanian: În condițiile de testare aceste etaloane interne nu trebuie să conțină impurități cu același timp de retenție ca și CV.
Estonian: Need sisestandardid ei tohi sisaldada mingeid lisandeid, mille retentsiooniaeg katsetingimustes on sama kui VC-l.
Latvian: Šo iekšējo standartu sastāvā nedrīkst būt piemaisījumi, kam testa apstākļos ir tāds pats izdalīšanas laiks, kā VH.
Lithuanian: Šie vidiniai standartai neturi turėti jokių priemaišų ir turėti tokį patį sulaikymo laiką kaip ir VC, esant tokioms pat tyrimo sąlygoms.
Maltese: Dawn is-soluzzjonijiet ta' standard intern ma għandu jkollhom l-ebda impurità bl-istess ħin ta' retenzjoni bħal tal-VC, fil-kondizzjonijiet tat-test.
English: APPARATUS
French: APPAREILLAGE
Portuguese: APARELHOS
Czech: PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Slovak: APARATÚRA
Polish: APARATURA
Hungarian: ESZKÖZÖK
Slovenian: APARATURA
Romanian: APARATURĂ
Bulgarian: АПАРАТУРА
Estonian: SEADMED
Latvian: APRĪKOJUMS
Lithuanian: APARATŪRA
Maltese: APPARAT
English: Usual laboratory apparatus is assumed to be available.
French: Les appareils et équipements de laboratoire usuels sont censés être disponibles.
Portuguese: Parte-se do princípio que os equipamentos de laboratório usuais se encontram disponíveis.
Czech: Předpokládá se, že obvyklé laboratorní zařízení je k dispozici.
Slovak: Predpokladá sa dostupnosť bežnej laboratórnej aparatúry.
Polish: Zakłada się dostępność standardowych urządzeń laboratoryjnych.
Hungarian: Feltételezzük, hogy a szokásos laboratóriumi készülékek rendelkezésre állnak.
Slovenian: Predvideva se, da so običajne laboratorijske aparature na razpolago.
Romanian: Se presupune că sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.
Bulgarian: Приема се, че е налице обичайното лабораторно оборудване и апаратура.
Estonian: Eeldatakse, et tavalised laboriseadmed on olemas.
Latvian: Tiek pieņemts, ka parastais laboratorijas aprīkojums ir pieejams.
Lithuanian: Įprasti laboratorijos prietaisai laikomi visiems prieinamais.
Maltese: Wieħed jassumi li l-apparat li s-soltu jinsab fil-laboratorji jkun disponibbli.
English: Gas-chromatograph fitted with automatic head-space sampler or with facilities for manual sample injection.
French: Un chromatographe en phase gazeuse muni d'un dispositif automatique d'échantillonnage «espace de tête» ou équipé des appareils nécessaires pour l'injection manuelle de l'échantillon.
Portuguese: Um cromatógrafo de fase gasosa munido de um dispositivo automático de amostragem «head space» ou equipado com os aparelhos necessários para injecção manual da amostra.
Czech: Plynový chromatograf vybavený dávkovačem "headspace" nebo zařízením pro ruční vstřikování vzorků.
Slovak: Plynový chromatograf s automatickým head-space dávkovačom alebo s vybavením na ručné vstrekovanie vzorky.
Polish: Chromatograf gazowy z automatycznym urządzeniem do pobierania próbek znad roztworu lub z rozwiązaniami umożliwiającymi ręczne wprowadzanie próbek.
Hungarian: Gázkromatográf, automata headspace mintavevővel vagy kézi mintabefecskendezővel ellátva.
Slovenian: Plinski kromatograf z avtomatskim vzorčevalnikom iz parne faze ("head space") ali s pripomočki za ročno injiciranje vzorca.
Romanian: Cromatograf în fază gazoasă cu dispozitiv automat de prelevare a probei din „head space” sau cu facilități de injectare manuală a probei.
Bulgarian: Гaзов хроматограф, оборудван с автоматично устройство за вземане на проби за парофазен анализ или с устройство за ръчно инжектиране на пробите.
Estonian: Gaasikromatograaf, mis on varustatud automaatseadmega pakendialuse atmosfääriproovi võtmiseks või millel on seadmed proovi käsitsi sisseviimiseks süstla abil.
Latvian: Gāzu hromatogrāfs, kas aprīkots ar automātisku tvaika fāzes (head-space) parauga ņemšanas ierīci vai ar ierīci parauga ņemšanai manuāli.
Lithuanian: Dujų chromatografas, turintis automatinį mėginio iš "viršerdvės" paėmimo įtaisą arba rankinį mėginio įpurškimo įrenginį.
Maltese: Gas-chromatograph mgħammar b'head-space sampler awtomatiku jew b'faċilitajiet għal injezzjoni manwali tal-kampjun.
English: Flame ionization detector or other detectors mentioned in point 7.
French: Un détecteur à ionisation de flamme ou autres détecteurs mentionnés au point 7.
Portuguese: Um detector de ionização de chama ou outros detectores mencionados no ponto 7.
Czech: Plameno-ionizační detektor nebo jiné detektory uvedené v bodě 7.
Slovak: Plameňový ionizačný detektor alebo iné detektory uvedené v bode 7.
Polish: Detektor płomieniowo-jonizacyjny lub inne detektory wymienione w pkt 7.
Hungarian: Lángionizációs detektor vagy a 7. pontban említett egyéb detektorok.
Slovenian: Plamensko ionizacijski detektor ali drugi detektorji, navedeni v točki 7.
Romanian: Detector de ionizare în flacără sau alte detectoare menționate la pct. 7.
Bulgarian: Пламъчно-йонизационен детектор или други детектори, упоменати в точка 7.
Estonian: Leekionisatsioonidetektor või muud punktis 7 nimetatud detektorid.
Latvian: Liesmas jonizācijas detektors vai citi detektori, kas minēti 7. punktā.
Lithuanian: Liepsnos jonizavimo detektorius arba kitokie detektoriai, paminėti 7 punkte.
Maltese: Detector ta' jonizzazzjoni tal-fjamma jew detectors oħra msemmija fil-punt 7.
English: Gas-chromatographic column.
French: Une colonne à chromatographie en phase gazeuse.
Portuguese: Uma coluna de cromatografia em fase gasosa.
Czech: Kolona pro plynovou chromatografii.
Slovak: Kolóna na plynovú chromatografiu
Polish: Kolumna chromatograficzna.
Hungarian: Gázkromatográfiás oszlop
Slovenian: Kolona plinskega kromatografa.
Romanian: Coloană cromatografică în fază gazoasă.
Bulgarian: Газ-хроматографска колона.
Estonian: Gaasikromatograafiline kolonn.
Latvian: Gāzu hromatogrāfijas kolonna.
Lithuanian: Dujų chromatografinė kolonėlė.
Maltese: Gas-chromatographic column.
English: The column must permit the separation of the peaks of air, of VC and of the internal standard, if used.
French: La colonne doit permettre la séparation des pics de l'air, du CV et de l'étalon interne, lorsque ce dernier a été utilisé.
Portuguese: A coluna deve permitir a separação dos picos do ar, do CV e do padrão interno, quando este último tiver sido utilizado.
Czech: Kolona musí umožňovat oddělení píku vzduchu, VC a vnitřního standardu, pokud je použit.
Slovak: Kolóna musí zabezpečiť separáciu píkov vzduchu, VC a vnútorného štandardu, ak je tento použitý.
Polish: Kolumna musi umożliwiać rozdzielenie pików powietrza, VC i wzorca wewnętrznego, jeżeli jest on stosowany.
Hungarian: Az oszlopnak lehetővé kell tennie a levegő, a VC, és ha alkalmazzák, a belső standard csúcsainak elkülönítését.
Slovenian: Kolona mora omogočati ločitev vrhov zraka, VC in internega standarda, če je bil uporabljen.
Romanian: Coloana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau de etalon intern, dacă este utilizat.
Bulgarian: Колоната трябва да позволява разделяне на пиковете на въздуха, ВХ и вътрешния стандарт, ако се използва такъв.
Estonian: Kolonn peab võimaldama eristada õhu, VC ja (sisestandardi kasutamise korral) sisestandardi piike.
Latvian: Šai kolonnai ir jānodrošina iespēja nošķirt gaisa pīķus VH un iekšējam standartam, ja to izmanto.
Lithuanian: Kolonėlėje turi atsiskirti oro, VC ir vidinio standarto, jeigu toks naudojamas, smailės.
Maltese: Il-kolonna għandha tippermetti is-separazzjoni tal-qċaċet ta' l-arja, tal-VC u ta' standard intern, jekk użat.
English: Furthermore, the combined 4.2 and 4.3 system must allow the signal obtained with a solution containing 0 702 mg VC/litre DMA or 0 702 mg VC/kg DMA to be equal to at least five times the background noise.
Portuguese: Além disso, o sistema combinado 4.2 e 4.3 deve permitir que o sinal obtido com uma solução de CV a 0,02 mg/l de DMA ou de CV a 0,02 mg/kg de DMA seja igual a pelo menos 5 vezes o ruído de fundo do aparelho.
Czech: Dále musí být kombinace systémů 4.2. a 4.3. uzpůsobena tak, aby signál získaný pro roztok obsahující 0,02 mg VC/litr DMA nebo 0,02 mg VC/kg DMA byl pětkrát vyšší než pozadí.
Slovak: Okrem toho musí kombinovaný systém 4.2 a 4.3. umožniť, aby sa signál získaný z roztoku obsahujúceho 0,02 mg VC/ liter DMA alebo 0,02 mg VC/kg DMA rovnal prinajmenšom päťnásobku základného šumu.
Polish: Ponadto system połączonych ppkt 4.2 i 4.3 musi zapewnić uzyskanie sygnału, który daje roztwór zawierający 0,02 mg VC/litr DMA lub 0,02 mg VC/kg DMA co najmniej pięciokrotnie silniejszy od szumu tła.
Hungarian: Emellett a kombinált 4.2. és 4.3. pont szerinti rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy az 1 liter DMA-ban 0,02 mg VC-ot vagy az 1 kilogramm DMA-ban 0,02 mg VC-ot tartalmazó oldatokkal kapott jel legalább ötszöröse legyen a háttérzajnak.
Slovenian: Poleg tega mora sistem, v katerem je kombinacija detektorja iz točke 4.2 in kolone iztočke 4.3, omogočati, da je signal raztopine z 0,02 mg VC/liter DMA ali 0,02 mg VC/kg DMA najmanj petkrat višji od šuma ozadja.
Romanian: În plus, sistemul combinat 4.2 și 4.3 trebuie să permită ca semnalul obținut cu ajutorul unei soluții ce conține 0,02 mg CV/ l DMA sau 0,02 CV/ kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puțin cinci ori mai mare decât zgomotul de fond.
Bulgarian: Освен това, комбинираната от 4.2 и 4.3 система трябва да позволява сигналът, получен с разтвор, съдържащ 0,02 мг ВХ/л ДМА или 0,02 мг ВХ/кг ДМА, да бъде равен на най-малко пет пъти фоновия шум.
Estonian: Lisaks sellele peab punktide 4.2 ja 4.3 seadmete kombinatsioon andma lahuse puhul, mis sisaldab 0,02 mg VC liitri DMA kohta või 0,02 mg VC kilogrammi DMA kohta, signaali, mis võrdub vähemalt viiekordse taustamüraga.
Latvian: Turklāt apvienotajā 4.2. un 4.3. punkta sistēmā signālam, kas iegūts ar šķīdumu, kurš satur 0,005 mg VH/litrā DMA vai 0,005 mg VH/kg DMA, vismaz piecreiz jāpārsniedz fona troksnis.
Lithuanian: Be to, sujungtoje pagal 4.2 ir 4.3 punktus sistemoje 0,02 mg VC/l DMA arba 0,02 mg VC/kg DMA tirpalui gautas signalas turi būti ne mažiau kaip 5 kartus stipresnis už foninį triukšmą.
Maltese: Barra minn hekk, is-sistema kombinata ta' 4.2 u 4.3 għandha tippermetti li s-sinjal miksub b'soluzzjoni li fiha 0.02mg VC/litru DMA jew 0.02 mg VC/kg DMA jkun ugwali għal mill-inqas ħames darbiet il-ħoss ta' l-isfond.
English: Sample phials or flasks fitted with silicon or butyl rubber septa.
French: Des fioles ou flacons contenant l'échantillon sont munis de diaphragmes en silicone ou en caoutchouc butylique.
Portuguese: Os frascos que contêm a amostra são equipados com diafragmas de silicone ou de borracha butílica.
Czech: Ampule nebo lahvičky musejí být opatřeny septy ze silikonu nebo butylové pryže.
Slovak: Liekovky alebo banky na vzorky vybavené prepážkami zo silikónu alebo butylkaučuku.
Polish: Fiolki próbek lub kolby z silikonową lub z gumową membraną.
Hungarian: Mintafiolák vagy -palackok, szilikon vagy butilkaucsuk septummal ellátva.
Slovenian: Stekleničke za vzorce s tesnilom iz silikona ali butilkavčuka.
Romanian: Eprubete sau flacoane cu probă închise etanș cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic).
Bulgarian: Флакони или епруветки за проби, оборудвани с прегради от силиконов или бутилов каучук.
Estonian: Prooviklaasid või -pudelid, mis on varustatud silikoon- või butüülkummivaheseintega.
Latvian: Paraugu pudelītes vai kolbas ar silikona vai butilkaučuka membrānu.
Lithuanian: Indai mėginiui su silikono ar butilo gumos pertvara.
Maltese: Kampjuni ta' kunjetti jew fliexken iffittjati bis-silikon jew bil-butyl rubber septa.
English: When using manual sampling techniques the taking of a sample from the headspace with a syringe may cause a partial vacuum to form inside the phial or flask.
French: L'utilisation des procédés manuels d'échantillonnage peut entraîner, lors du prélèvement de l'échantillon dans l'«espace de tête» au moyen d'une seringue, la formation d'un vide partiel dans la fiole ou le flacon.
Portuguese: A utilização de processos manuais de amostragem pode ter como consequência, quando se retira a amostra no «head space» por meio de uma seringa, a formação de um vácuo parcial no frasco.
Czech: Při technikách ručního dávkování vzorku může v ampuli nebo v lahvičce při dávkování vzorku z prostoru nad substrátem pomocí injekční stříkačky vzniknout podtlak.
Slovak: Pri použití manuálnych techník pri dávkovaní vzoriek môže odobratie vzorky z vrchného priestoru dávkovača injekčnou striekačkou spôsobiť čiastočné vákuum vo vnútri liekovky alebo banky.
Hungarian: A kézi mintavételi technika alkalmazásakor a minta fecskendő segítségével történő kivétele a headspace-ből részleges vákuum képződését okozhatja a fiola vagy a palack belsejében.
Slovenian: Pri ročnem vzorčenju lahko pri odvzemu vzorca z injekcijsko iglo iz parne faze ("head space") nastane v steklenički vakuum.
Romanian: În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din „head space” cu o seringă poate provoca formarea unui vid parțial în interiorul eprubetei sau flaconului.
Bulgarian: Когато се използват ръчни техники за вземане на проби, вземането на проби за парофазен анализ със спринцовка може да предизвика образуването на частичен вакуум вътре във флакона или епруветката.
Estonian: Kui kasutatakse käsitsi proovivõtmismeetodeid, siis võib pakendialusest atmosfäärist süstlaga proovivõtmisel klaasis või pudelis osaline vaakum tekkida.
Maltese: Meta tintuża t-teknika manwali tal-kampjuni it-teħid tal-kampjun mill-headspace b'siringa jista' jikkawża vakum parzjali fil-kunjett jew fil-flixkun.
English: Hence, for manual techniques where the phials are not pressurized before the sample is taken, the use of large phials is recommended.
French: Aussi est-il recommandé d'utiliser des fioles plus grandes si l'on applique des procédés manuels ne permettant pas de pressuriser les fioles avant le prélèvement des échantillons.
Portuguese: Por isso se recomenda a utilização de frascos maiores quando se utilizam processos manuais que não permitam a pressurização dos frascos antes de se retirarem as amostras.
Czech: Proto se pro ruční techniky, při nichž nejsou ampule před dávkováním natlakovány, doporučuje použití velkých ampulí.
Slovak: Preto sa pri manuálnych technikách, v prípade, keď liekovky nie sú pred odobratím vzorky pretlakované, odporúča použiť veľké liekovky.
Hungarian: Ezért kézi technikáknál, ahol a mintavétel előtt a fiolákat nem helyezik nyomás alá, nagy fiolák használata ajánlatos.
Slovenian: Zato je pri ročnem postopku, pri katerem se pred odvzemom vzorca pritisk v stekleničkah ne poveča, priporočljivo uporabiti večje stekleničke.
Romanian: Astfel, pentru luarea manuală de probe în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomandă utilizarea unor eprubete largi.
Bulgarian: Следователно, при ръчно вземане на проби, когато флаконите не са херметизирани преди вземане на пробата, се препоръчва употребата на големи флакони.
Estonian: Seega, kui prooviklaas ei ole enne proovi võtmist survestatud, on soovitav kasutada suurt prooviklaasi.
Latvian: Tādējādi, ja tiek izmantotas manuālas parauga ņemšanas procedūras, ir ieteicams izmantot lielākas pudelītes, kur spiedienu nevar palielināt pirms parauga ņemšanas.
Lithuanian: Todėl, naudojant tokią įrangą, kai prieš paimant mėginį nepadidinamas slėgis, patartina naudoti didelius indus.
Maltese: Għalhekk, għal teknika manwali fejn il-kunjetti ma jkunx imqiegħda taħt pressjoni qabel ma jingħażel il-kampjun, l-użu ta' kunjetti kbar huwa irrakkomandat.
English: Micro-syringes.
French: Microseringues.
Portuguese: Micro-seringas.
Czech: Injekční mikrostříkačky.
Slovak: Mikrostriekačky.
Polish: Mikrostrzykawki.
Hungarian: Mikrofecskendők.
Slovenian: Mikroinjekcijske igle.
Romanian: Micro-seringi.
Bulgarian: Микро-спринцовки.
Estonian: Mikrosüstlad
Latvian: Mikrošļirces.
Lithuanian: Mikrošvirkštai.
Maltese: Mikro-siringi.
English: Gas-tight syringes for manual headspace sampling.
French: Seringues étanches au gaz pour l'échantillonnage manuel dans l'«espace de tête».
Portuguese: Seringas estanques ao gás para amostragem manual no «head space».
Czech: Plynotěsné stříkačky pro ruční dávkování vzorku z prostoru nad substrátem.
Slovak: Plynotesné striekačky na manuálne dávkovanie vzoriek.
Polish: Strzykawki gazoszczelne do ręcznego pobierania próbek z fazy gazowej.
Hungarian: Légzáró fecskendők a kézi headspace mintavételhez.
Slovenian: Plinskotesne injekcijske igle za ročno vzorčenje iz parne faze ("headspace").
Romanian: Seringi etanșe la gaz pentru prelevarea manuală de probe din „head space”.
Bulgarian: Непропускащи газ спринцовки за ръчно вземане на проби за парофазен анализ.
Estonian: Hermeetilised süstlad pakendialuse atmosfääriproovi käsitsi võtmiseks.
Latvian: Gāzu blīvas šļirces paraugu ņemšanai no tvaika fāzes manuāli.
Lithuanian: Hermetiški švirkštai mėginių ėmimui iš "viršerdvės" rankomis.
Maltese: Siringi li ma jgħaddix gass minnhom (gas-tight) għal headspace sampling manwali.
English: Analytical balance accurate to 0 71 mg.
Portuguese: Balança analítica, com precisão de 0,1 mg.
Slovak: Analytické váhy s presnosťou na 0,1 mg.
Hungarian: 0,1 mg pontosságú analitikai mérleg.
Slovenian: Analitska tehtnica z najmanjšim razdelkom 0,1 mg.
Romanian: Balanță analitică cu precizie de 0,1 mg.
Bulgarian: Аналитична везна с точност до 0,1 мг.
Estonian: Analüütiline kaal täpsusega 0,1 mg.
Latvian: Analītiskie svari ar precizitāti līdz 0,1 mg.
Lithuanian: Analizinės 0,l mg tikslumo svarstyklės.
Maltese: Bilanċ analitiku eżatt sa 0.1 mg.
English: PROCEDURE
French: MODE OPÉRATOIRE
Portuguese: TÉCNICA
Czech: POSTUP
Slovak: POSTUP
Polish: PROCEDURA
Hungarian: ELJÁRÁS
Slovenian: POSTOPEK
Romanian: MOD DE LUCRU
Estonian: TÖÖ KÄIK
Latvian: PROCEDŪRA
Lithuanian: DARBO EIGA
Maltese: PROĊEDURA
English: CAUTION :
French: ATTENTION :
Portuguese: ATENÇÃO:
Czech: UPOZORNĚNÍ:
Slovak: UPOZORNENIE:
Polish: UWAGA:
Romanian: ATENȚIE:
Estonian: ETTEVAATUST:
Latvian: UZMANĪBU:
Maltese: ATTENZJONI:
English: VC is a hazardous substance and a gas at ambient temperature,
Portuguese: O CV é uma substância perigosa que, à temperatura ambiente, se apresenta sob a forma gasosas;
English: therefore the preparation of solutions should be carried out in a well-ventilated fume cupboard.
Portuguese: por isso, a preparação das soluções deve ser efectuada numa chaminé bem ventilada.
Slovenian: Raztopine zato pripravljamo v dobro prezračevanem digestoriju.
English: When employing manual sampling techniques an internal standard (3.3) should be used;
French: en cas d'utilisation de techniques d'échantillonnage manuel, un étalon interne (3.3) peut être employé;
Portuguese: em caso de utilização de técnicas de amostragem manual, pode ser utilizado um padrão interno (3.3.),
Czech: Při ručních technikách dávkování vzorku by měl být použit vnitřní standard (3.3.).
Slovak: Pri odoberaní vzoriek použitím manuálnych techník by sa mal použiť vnútorný štandard (3.3);
Polish: Przy ręcznym pobieraniu próbek należy stosować wzorzec wewnętrzny (ppkt 3.3);
Hungarian: Kézi mintavételi technika alkalmazásakor belső standardot (3.3.) kell használni,
Slovenian: pri postopku ročnega vzorčevanja uporabimo interni standard (3.3);
Romanian: când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);
Bulgarian: Когато се използват ръчни техники за вземане на проби, трябва да се използва вътрешен стандарт (3.3).
Estonian: kui proov võetakse käsitsi, tuleks kasutada sisestandardit (3.3),
Latvian: ja paraugus ņem manuāli, jāizmanto iekšējais standarts (3.3.),
Lithuanian: mėginius imant rankomis, turi būti naudojamas vidinis standartas (3.3 punktas),
Maltese: Meta tuża t-tekniki manwali ta' teħid ta' kampjuni, għandu jiġi wżat standard intern (3.3);
English: When using an internal standard, the same solution must be utilized throughout the procedure.
French: en cas d'utilisation d'un étalon interne employer la même solution pendant toute l'opération.
Portuguese: em caso de utilização de um padrão interno, utilizar a mesma solução durante toda a operação.
Czech: Při použití vnitřního standardu by měl být během celé analýzy používán tentýž roztok.
Slovak: V prípade použitia vnútorného štandardu sa musí použiť počas celého postupu ten istý roztok.
Polish: Stosując wzorzec wewnętrzny, przez całe badanie należy używać tego samego roztworu.
Hungarian: Belső standard használata esetén az egész eljárás alatt ugyanazon oldatot kell használni.
Slovenian: če uporabljamo interni standard, je treba v celotnem postopku uporabiti isto raztopino.
Romanian: când se folosește un etalon intern, trebuie să se utilizeze aceeași soluție pe parcursul întregii proceduri.
Bulgarian: Когато се използва вътрешен стандарт, един и същ разтвор трябва да се използва по време на цялата процедура.
Estonian: sisestandardi kasutamise korral tuleb kogu protseduuri vältel kasutada sama lahust.
Latvian: ja izmanto iekšējo standartu, visas procedūras laikā jāizmanto viens un tas pats šķīdums.
Lithuanian: naudojant vidinį standartą, tas pats tirpalas turi būti naudojamas viso tyrimo metu.
Maltese: Meta tuża standard intern, għandha tiġi wżata l-istess soluzzjoni matul il-proċedura kollha.
English: Preparation of concentrated standard VC solution at approximately 2 000 mg/kg
French: Préparation de la solution étalon concentrée de CV à 2 000 mg/kg environ
Portuguese: Preparação da solução padrão concentrada de CV de 2000 mg/kg aproximadamente Pesar, com aproximação de 0,1 mg, um recipiente adequado de vidro;
Czech: Příprava koncentrovaného standardního roztoku VC o koncentraci přibližně 2 000 mg/kg
Slovak: Príprava koncentrovaného štandardného roztoku VC približne 2 000 mg/kg
Polish: Przygotowanie stężonego roztworu wzorcowego VC o stężeniu około 2000 mg/kg
Hungarian: A körülbelül 2000 mg/kg-os koncentrált VC-standardoldat elkészítése
Slovenian: Priprava koncentrirane standardne raztopine VC ca. 2000 mg/kg
Romanian: Prepararea soluției etalon concentrată de CV la aproximativ 2 000 mg/kg
Bulgarian: Приготвяне на концентриран стандартен разтвор на ВХ, приблизително 2000 мг/кг
Estonian: Kontsentreeritud VC standardlahuse valmistamine, ligikaudu 2 000 mg/kg
Latvian: Koncentrēta VH standartšķīduma (aptuveni 2 000 mg/kg) sagatavošana
Lithuanian: Etaloninio VC tirpalo, kurio koncentracija yra apytiksliai 2 000 mg/kg, paruošimas.
Maltese: Preparazzjoni ta' soluzzjoni standard konċentrata ta' VC f'madwar 2 000 mg/kg