２．ISO法に沿った検査の国内実施のための適切な検査機器の検証ISO法の公式の検査手順では、RNA抽出工程においてビオメリュー社製のNucliSENS®試薬を用いた手法が例示されており、また、特に作業者の手技の影響を受けない自動化抽出装置（NucliSENS®miniMAG®）と組み合わせて使用することがEU等において一般的となっています。一方、当該機器が既に販売終了となっており、農林水産省は、販売終了となったNucliSENS®miniMAG®の代替機器の候補として使用できる可能性が示されているTaiwanAdvancedNanotech社のMaelstrom8の性能の検証を行いました4。なお、両機器の概要は表３のとおりです。表３miniMAGとMaelstrom8の概要両機器を用いて、カキの中腸腺上清にノロウイルスを添加した試料（高濃度試料及び低濃度試料それぞれ10点）を分析した結果、図１に示すとおり、検出されたノロウイルスのコピー数は、miniMAGよりMaelstrom8の方がやや高く、また、特に低濃度試料の定量値のバラツキが小さいことがわかりました。図１miniMAGとMaelstrom8の分析結果の比較また、バッファにカキ試料と同量のウイルスを添加したコントロール（対照）との比較による回収率（つまり、カキに含まれる成分によるウイルス回収の低減の程度）については、図２に示すとおり、Maelstrom8は、miniMAGと同等かやや高く、カキ成分による抽出阻害等の影響をやや受けにくいことがわかりました。-2-

質問: miniMAGとMaelstrom8の分析結果の比較によると、NoV GIIでのminiMAGがHighの場合の値は、いくつからいくつですか？
解答は数量のみで答えてください。
解答: 0.50から2.00です。