図２miniMAGとMaelstrom8の回収率の比較これらのことから、Maelstrom8をminiMAGに替えて検査を実施したとしても、同等以上の検査が実施可能であることが分かりました。以上の検討・検証結果を踏まえ、農林水産省としては、RNA抽出工程にMaelstrom8を用いてISO法に準拠した方法を輸出前検査として用いることで、輸入検疫時にノロウイルスが検出されるといった事例が発生する頻度を少なくすることが期待できると考えています。３．リアルタイムRT-PCRに用いる試薬についてISO法の公式の検査手順では、リアルタイムRT-PCRに用いる試薬としてRNAUltraSense™One-StepQuantitativeRT-PCRSystem（ThermoFisher）が推奨されています。この試薬を基準として、欧州においてISO法対応キットとして汎用されているCEERAMTOOLS®noroGI-GII@ceeramTools（ビオメリュー）及び国内販売されているノロウイルス検査用1-stepRT-qPCRキット２製品（KitA及びKitBとする。ただし、プライマー及びプローブはキット付属のものではなく、ISO法に準拠した配列のものを使用。）の代替可能性についても検証を行いました（表４）。表４PCR試薬の概要製品情報プライマー・プローブUltraSense™ISO法推奨品（米国）付属しないceeramISO法準拠（フランス）付属するKitA国内メーカー国内メーカーKitBISO法指定の配列のISO法指定の配列のものは付属しないものは付属しない検証に当たっては、表５に記載の試薬、PCR条件及び検量線用プラスミドの組合せ-3-

質問: miniMAGとMaelstrom8の回収率の比較によると、NoV GIでのminiMAGがHighの場合の値は、いくつからいくつですか？
解答は数量のみで答えてください。
解答: 5%から15%です。