5.土壌抵抗率、管対地電位の現場測定基準・測定マニュアルの策定5.1土壌抵抗率測定要領(1)測定機器土壌抵抗率の現地測定機器(以下、土壌杖という。)の仕様(例)を以下に示す。(例)土壌抵抗率測定機器の仕様:オーム・メーターIV型(図5.1)①土壌抵抗計測定範凍300^,.Q・cm許容差5%電池UM-3(単三)4本測定周波数約100Hz表示部液曲パネル表示(16文字x1行)寸法187x130x63mm質量約0.5kg付属品接地棒接続プラグ($0cmリード線付)②接地棒K(セルコンスタント)10.0ょ=0.$測定深さ30cmへ90cm測定範囲0^1..Q・cm寸法長さ1m重量約2.5kg|e.soo中リード線"ーー地土壌抵抗計棒1m5.1土壌抵抗率測定機器(2)測定機器の校正土壌抵抗計及び接地棒は、メーカー社内基準若しくはそれと同等の検査方法により、毎年検査・校正されたものを使用する。-7ー

質問: 設置棒の高さは1mですか。か
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい