2.2.1.3課題の検討現在、高圧法の適用除外となっている分析装置(ここでは一例として超了臨界炭酸ガスクロマトグラフィ)と今回の検討課題である超了臨界乾燥装置の設備構造について装置の概略フローで比較した。図2-2が既に高圧法の適用除外となっている分析装置、図2-3が現在も高圧法の規制の対象となっている超臨界電燥装置である。両装置を比較すると、2-2の分析装置(超臨界炭酸ガスクロマトグラフィ)内の内容積の合計が39.27mlであり、図2-3の超臨界乾燥装置はチャンバー(圧力容問)の内容積だけで99.2mlとやや大きいものの、装置の構成は超臨界乾燥装置の方が筒易なものであることが分かる。政令関係告直では、内容積が100ml以下で、使用時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であることを高圧法の適用除外の要求事項としているため、図2-3の超了臨界乾燥装置が仮にこの2つの要件を満たしていても、分析機器には該当しないため高圧法の規制の対象となるのが現在の法体系である。超了臨界炭酸ガスクロマトグラフィの概要39MPa(のTHFのプースターポボップダンバー人ルイナリーポンブ内容積内容村V=0.159mLV=0.357mLマルチカラムいう内容策V=32.00mL[ポンプっ)os52ml30MPaダンパー32.00mL9fa配管_-3.53mLA放hロ(気圧その他の部品3.22m-内容積の合計39.27mL(人Copyright(Cl2020TheHighressureGasSafetyInstiteAeofapan。AMWRghNsReseryed((吉E2伯安全2-2【法規制なし】超臨界炭酸ガスクロマトグラフィ(高圧法の適用除外)超臨界乾燥装置(バッチ式)の概要ニュ|V=99.2mL|チャンバー(J(ゅチ工理源)PepiCMD処理能力0.2m/日1日(12バッチで計算)99.2ml*14.7MPa*32回一0.1750.2(mf/日)2-3【法規制あり】超臨界電燥装時10

質問: 高圧法の適用除外となっている「超臨界炭酸ガスクロマトグラフィ」に比べ、「超臨界乾燥装置（バッチ式）」の構造が簡易的なものに関わらず、高圧法の適用除外とならないのはなぜですか？
解答: 高圧ガス保安法施行令関係告示では、内容積が100ml以下で、使用時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であることを高圧法の適用除外の要求事項としており、超臨界乾燥装置はこの2つの要件を満たしているものの、この告示では分析装置のみを対象としており、超臨界乾燥装置は分析機器には該当しないため、高圧法の規制の対象となるからです。