2.2各高圧ガス利用製品にかかる調査・検討2.2.1超臨界乾燥装置(適用除外の検討)2.2.1.1装置の概要超臨界乾燥装置は、液化炭酸ガス容器に接続され、液状の炭酸ガスをポンプによる昇圧または加熱による昇温昇圧、またはその両操作を施し、超了臨界状態の炭酸ガスを生成し、対象物を洗浄、乾燥等を行う装置である。製造業などで使用される洗浄装置は、比較的大型で、連続式のプロセスとなっているものがある。一方で、本件で対象となるような小型のもの(ガスの標準状態における容積が0.15m3以下)は、電子顕微鏡で観察する前処理に使用する乾燥装置、超臨界乾燥・洗浄そのものの研究に使用される研究用乾燥装置があり、装置中の圧力容器の内容積は10mlて1ml程度で、バッチ処理によるものである。電子顕微鏡による観察の前処理については、生体試料の水分を超了臨界の炭酸ガスに置き換え、その後、この炭酸ガスを揮発させることにより、試料の形状を保ったまま、著燥状態にすることができるというもので、メーカーによる汎用品が多く使われている。超臨界乾燥の研究に用いられる装置については、研究仕様に合わせた一品ものであることが多く、使用者の要望によって作られている。超了臨界乾燥装置の主な使用状況は以下のとおり。1)装置内のチャンバーと呼ばれる圧力容器の内容積装置の内容積は、数十mlレベルのものから大型のものまで、用途による。2圧活炭酸ガスを超臨界状態とするため20て23MPa程度3)処理能力小型かつっバッチ処理によるものでは、1m/日以下となりえる。ごく小型の装置の一例として、チャンバー(試料を入れる容器)の内容積は99.2mlの場合、処理能力は0.6mm/日となる。届出例)容器内容積99.2ml、CO2の密度92Skg/m、CO2の分子量44.01より99.2[ml]X923S[kg/m]デ91.76[g]91.76[g]/44.01[g/mol]三2.08[mol]22.4X2.08三46.39[L]デ0.046S9[ml]1回あたり2時間かかるので、1日で最大12回のバッチ操作のため、0.04659[m]X120.359[mi]なお、処理能力の算出方法が自治体の運用にて異なることもあるが、チャンバーの内容積と、処理能力の関係の一例を以下に示す。表2-1チャンバー内容積と届出処理能力の例チャンバー処理能力の算出内容積99.2ml上記例99.2ml0.2Nmi日バッチ99.2mLX14.7MPaX12回三0.175mT/日より算出。23mLバッチ49mlポンプの処理能力(24h)52.1mlポンプの処理能力(24h)X2250mLポンプの処理能力(24h)X21.200mLポンプの処理能力(24h)X26

質問: バッチ式ではない大型の装置は、チャンバー内容積が大きいほど、処理能力も大きいと言えますか？
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい