system: [SYSTEM]

user: 3. 化妆品中重金属的检测方法 化妆品重金属检测的方法较常见的有仪器分析法、电化学法和化学比色法。 3.1. 仪器分析法 仪器分析法是化妆品重金属检测领域起步最早的一种方法(见表1)，包括荧光光谱法(AFS)、原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、电感耦合等离子体–质谱法(ICP-MS)等，这些方法因可靠性极高被普遍运用于化妆品重金属检测行业，但其所用仪器价格昂贵、不便携带。 3.1.1. 荧光光谱法(AFS) 原子荧光光谱法是1964年以后发展起来的一种介于原子发射和原子吸收之间的一种光谱分析技术，是我国常用的化妆品重金属检测方法之一。AFS方法主要利用特征光源的辐射作用使气态金属原子中的部分自由原子发生外层电子跃迁，并将吸收的能量以光辐射的形式转化为具备特征波长的荧光，依据各元素发射出的不同荧光光谱及其荧光强弱，定量分析化妆品中的重金属元素。杨慧敏等采用湿式消解法对其选取的10种化妆品粉质原料进行样品预处理，测出Pb、Hg、As和Cd的回收率，该方法较为准确、可靠 [ 9 ]。刘耀华选取膏霜、香波、粉(饼)、口红等不同种类型的化妆品共12种，检测结果显示砷的加标回收率为90.7%~107.5%，检出限为0.0084 μg/L，相对标准偏差为1.49% [ 10 ]。该方法成本较低、灵敏度高、分析标准曲线线性范围宽，但其检测时容易受到荧光猝灭、散射光干扰从而使数据精确度下降，且该方法操作较复杂易受人为因素影响，仍待进一步提高设备的自动化水平。国外研究人员Mauricio等人利用微萃取-氢化物发生原子荧光光谱法测定硒和碲，实验过程中全面考量萃取剂种类、浓度、络合剂等因素，并在分光计上安装一个小型氢化物发生器使测试灵敏度显著增强 [ 11 ]。 该方法成本较低、灵敏度高、分析标准曲线线性范围宽，但其检测时容易受到荧光猝灭、散射光干扰从而使数据精确度下降，且该方法操作较复杂易受人为因素影响，仍待进一步提高设备的自动化水平。 3.1.2. 原子吸收光谱法(AAS) 原子吸收光谱法又名原子吸收分光光度法，它是基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法，是最常用的化妆品重金属测定方法之一。其工作原理是通过试样蒸汽对光辐射源发出的具有待测元素特征谱线的吸收强度来检测样品中待测重金属的含量。这类方法可检测元素多、抗干扰能力强、灵敏度和精确度高，但一次只能检测一种元素。AAS法依据不同的原子化手段主要分为石墨炉法、火焰法和氢化物法。邢旭和王丽借助原子分光光度计，采用干灰化法、湿式消解法、浸提法分别对样品进行预处理，计算检出限为0.75 μg/L [ 12 ]。崔新玲等采用HNO 3 -HCLO 4 -H 2 SO 4 湿式消解法对洗发护发样品进行浓缩消解 [ 13 ]，张爱平等在优化实验条件的情况下，采用微波消解–石墨炉原子吸收光谱法测定化妆品中的铅，检出限为0.33 ng/ml [ 14 ]，可见原子吸收光谱法准确可靠。 3.1.3. 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) 电感耦等离子体原子发射光谱法主要适用于对液体试样中重金属元素以及部分非金属元素进行定量检测。该方法根据不同元素的原子或离子在电感耦合等离子体激发光源的作用下，返回基态时所发射的特征光谱线及其谱线强度，检测化妆品中含有的重金属元素种类及其相应含量。杨永超等人检测As、Pb、Cd测得检出限分别为0.0126 mg/L、0.0060 mg/L、0.0003 mg/L [ 15 ]；宋彬彬等人通过比对不同提取温度和提取剂浓度对检测结果的影响，利用该方法测得化妆品中可溶性镍RSD为4.8%、1.5%、1.9%，可溶性钡的RSD为2.6%、0.9%、4.1% [ 16 ]，实验数据表明该方法检出限低、重复度和精密度较好。该方法具有可检测元素多，分析速度快、检出限低等优点，但其设备昂贵，需要专业知识比较完备的研究人员进行检测。 3.1.4. 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 电感耦合等离子体质谱法是20世纪80年代发展起来一种高灵敏度的无机元素及同位素分析技术，其基本原理是，在雾化器中使样品雾化，并在氩气流中与超高温等离子体发生相互作用释放出电离气体，经采集进入质谱仪根据不同的质荷比进行分离，最后根据不同元素的质量峰值强度测得样品中相应元素的含量。吴惠刚等人选取市面上的美发护发类、膏粉类、含酒精类化妆品利用电感耦合等离子体质谱法测定其中的Pb、Cd、As含量。测得其最低检出浓度分别为0.006 μg/g、0.00008 μg/g、0.0003 μg/g [ 17 ]；赵子剑等人选取两个品牌的粉底和膏霜测得重金属元素铍、铬、砷、镉、碲、钕、铊、铅的精确度0.43%~1.8%、重复性0.88%~2.81%、回收率95.62%~103.51% [ 18 ]，表明该方法适用于检测不同基质的化妆品重金属含量，且能同时检测多种元素。该方法的优点在于测量精密度高、选择性强、能同时快速检测多种重金属元素；但检测中用到的氩气价格比较昂贵，因此有很大局限性。 此外，研究人员Shiwei Yang等人建立固相萃取–高效液相色谱–电感耦合等离子体质谱联用技术在线检测水体中痕量铅 [ 19 ]，Alemayehu等人用电感耦合等离子体质谱法同时测定Ag、Au、Pd、Ru、Os等重金属元素并比较了有盐酸做洗脱液和直接雾化法对检测限的影响，发现Ag、pd、Os、Ru的检出限提高了10~20倍 [ 20 ]。 Table 1 Comparison of cosmetic heavy metal detection method 仪器设备 线性范围 检出限 分析成本 同时检测元素 可检测元素 应用范围 选择性 原子荧光光谱仪 较窄 10 − 12 ~10 − 10 g/ml 较低 4种 11种 较窄 较好 原子吸收光谱仪 中等 10 − 14 ~10 − 10 g/ml 中等 1种 70多种 较宽 好 电感耦合等离子体质谱仪 宽 非常低 昂贵 多种 超过75种 很广 极好 电感耦合等离子体发射光谱仪 较宽 非常低 昂贵 多种 超过73种 很广 极好 表1. 化妆品重金属检测方法对比 3.2. 电化学法 电化学法主要包括溶出伏安法、极谱分析法、电位分析法、电导分析法、离子选择性电极法，具有操作便捷、低检出限、高灵敏度等优点，是一种比较经济的方法。 在检测化妆品时经常选取阳极溶出伏安法，该方法根据每种金属特定的溶出反应电压，利用溶出产生的电势值来进行金属物质种类的分辨，并通过测量不同种类金属产生溶出电势差异，来同时进行多种金属物的检测。沈美英等人选取市面上三种不同的粉质化妆品用硝酸、高氯酸进行消解，然后用阳极溶出伏安法测定样品中的镉含量，在六次平行测定后得出三种样品的平均值分别为0.48 μg/g、0.60 μg/g、0.23 μg/g，在加入标准镉溶液后测得回收率为93%、98%、91%，表明该方法测定镉元素精密度和准确度良好 [ 21 ]。吴志珊等人将用金纳米粒子修饰的丝网印刷电极与方波阳极溶出伏安法相结合测定汞元素，用盐酸作为电解质在−0.20 V、3 min的实验条件下测得该电极灵敏度为1.48 μA/(μg∙L −1 )，测出汞元素的检出限为0.3 μg∙L −1 (S/N = 3)，该方法检出限低、重现性和灵敏度较好。电化学法选择性、重现性、精密度良好且仪器价格相对大型仪器更加便宜，但不适用于样品数量太多基质太复杂的情况下 [ 22 ]。 此外，国外的电化学阳极溶出伏安法发展的较好，研究更为深入。其中Tadeusz等人将脲酶包埋在pH敏感铱氧化电极表面的PVC膜上，借助电势的下降的初始速率来计算抑制速率，检测汞和其他重金属离子的含量 [ 23 ]。 3.3. 化学比色法 化学比色法主要包括试纸法和液相色谱法，该方法根据化学试剂与待测元素反应后的颜色变化来判断其含量。化妆品重金属检测常用试纸法，试纸法的显示剂与重金属元素结合后试纸颜色会改变再对照比色卡可推断出重金属元素的大致含量。杨慧等人利用试纸法测定镉元素，他们选取浓度0.2%的镉试剂作为显色剂，将2 min作为检视时间，得到粗筛检测浓度范围与ICP-MS法进行比较，发现待测元素实际浓度值均落入镉试纸条粗筛范围中，其中镉试纸的最低检出限为0.5 μg/ml，表明该方法比较实用，但某些数据显示粗筛浓度范围仍不够小 [ 24 ]。寇莹莹等人用纳米金比色法快速检测铅离子得出待测水溶液中的最低检出限为5 μmol/L，并得出结论CTAB纳米金溶液灵敏度较高，GSH纳米金溶液颜色变化更加明显 [ 25 ]。试纸法操作简单、成本较低、检测速度较快且对操作人员没什么专业要求，是目前最亲民的方法，但其选择性较差、精确度较低，在显色剂优化方面还有很大提升空间。 3.4. 快速检测方法 化妆品重金属快速检测方法有丝网印刷电极、激光诱导击穿光谱技术、X射线荧光光谱法 [ 26 ]。 3.4.1. 丝网印刷电极 丝网印刷电极可代替传统电化学检测仪的传感器，传统电化学传感器由于在检测中不能替换，可能对待测样品造成污染，导致实验数据的精确性和可靠性降低。利用丝网印刷技术制作的传感器具有体积小、灵敏度高、精确度高等优点，其成本较低，可在工厂大批量生产，支持一次性使用，避免污染样品。 3.4.2. 激光诱导击穿光谱法(LIBS) 激光诱导击穿光谱技术实际应用于20世纪70年代末，现今已是光谱分析应用中最热门的一种技术 [ 27 ]。激光诱导击穿技术有着明显的优势和缺陷。其优点在于不用进行样品预处理，大大缩短了分析时间，和其他方法相比对样品的消耗量、损伤量更少，最重要的是这种方法可以原位分析以及远距离探测，节省了时间和人力，带来很大便利。其缺陷在于精确度、灵敏度、可重复性较差，影响因素可能是样品的性质和激光器本身参数的条件影响。此外，这种方法在实际检测中容易受到基体效应影响，也就是受分析元素以外的元素(基体元素)影响较大，这导致相同含量的重金属元素在不同物质中测得的含量完全不同 [ 28 ]。为了改善这项技术，不同研究领域采用不同的数据处理方法，比如环境监测领域使用神经网络法、内标法；生物医学、食品安全、材料分析、农业生产领域选用基本定标法 [ 29 ]。 3.4.3. X射线荧光光谱法(XRF) X射线荧光光谱法(XRF)是X射线激发待测物质的原子使之产生荧光的检测方法，与大型仪器检测法相比，该方法操作起来简便迅速，无需样品预处理以及化学试剂参与，支持现场检测，人为误差小，是国内倍受关注的化妆品重金属检测方法之一 [ 30 ]。目前XRF仪的市场价值呈上升趋势，研究人员正在仪器多功能化、小型与专用化、智能化方面做出提升 [ 31 ]。