system: [SYSTEM]

user: 4. 建设内容 4.1. 监测指标体系 城市公园在改善环境污染状况、有效地维持城市生态平衡等方面具有重要作用。监测公园小环境与城市环境之间的生态数据关系、数据变化，通过数据分析为公园的管理、生态建设和维护城市生态提供重要依据和决策建议。依据管理部门对城市公园生态环境实时监测的需求，居民对生态环境认知的逐渐增加，以及实现公园生态环境大数据集成共享。城市公园生态环境监测具体指标如下(见表1)： 1) 气象指标监测 在公园绿地中落叶乔木具有夏季遮荫、冬季透阳的作用，形成较好的绿地小气候环境。实时监测公园内的大气温度、大气湿度、风速、风向、光照度及降雨量等气象指标，根据实时获取的数据分析园内不同区域内的小气候特征，评价公园的气候调节效应，向公园游客展示游园气候舒适度指数。 2) 土壤指标监测 通过对公园土壤温度、湿度基础理化指标的在线实时监测，可使城市公园绿化管理部门实时了解公园绿草地土壤的需水情况，对公园植物喷淋喷灌系统提供数据支撑。在适当的时候进行适量浇水操作，对公园植物养护进行更加科学化的养护操作，为公园进行精细化管理提供科学的数据支撑。 3) 水体指标监测 城市绿地水体对于绿地景观构成、绿地灌溉供水、蓄水防洪、生物多样性保护等具有重要作用。为进一步改善公园水体水质状况，需要对公园水体的水体温度、溶解氧浓度进行实时监测，以便及时了解水质变化情况，及时改善水体状况，确保水质安全，为公园的精细化管理提供有效的科学依据，实现长效管理。 4) 声环境指标监测 城市公园中的园林植物具有降低城市噪音的作用，在公园中实时监测噪声环境，为在公园休憩的市民提供良好的静思空间。 5) 空气质量指标监测 在城市公园内实时监测公园环境中的PM 2.5、PM 10指标，及时获悉公园空气质量状况。及时了解公园不同区域之间环境质量的差异，细化公园生态环境监管力度，使得公园的环境能够满足市民休闲游憩的需求，定量化的评估公园的良好生态环境。 6) 其他指标监测 空气负离子可以使空气保持清新、洁净，起到优化环境的作用，对人体健康十分有益。空气中负氧离子浓度是空气质量好坏的标志之一。在公园区域范围内监测空气负离子特征值，向公园游客展示公园空气清新程度，有效提升公园的影响力。实时获取花粉浓度值，可提醒花粉过敏者什么地方应该避免前去。 Table 1 Eco-environmental monitoring index system of smart par 指标评估因子 监测指标类型 监测指标 服务公众 滞尘 空气 PM 2.5 、PM 10 气候舒适度 气象 大气温度、大气湿度、风力、风向、光照度、降雨量 降噪 声 噪声 空气清新 其他 空气负离子、花粉 科学管理 水质监管 水体水质 DO、温度 植物养护 土壤基础 土壤温度、土壤湿度 表1. 智慧公园生态环境监测指标体系 4.2. 监测设备保障 依据以上指标和公园生态环境监测需求，表2，通过技术和设备集成，构建起陆域生态监测综合站和水体水质自动监测站。 Table 2 Eco-environmental monitoring equipment of smart par 设备类别 监测指标 设备说明 陆域生态监测综合站 PM 2.5 、PM 10 、大气温度、大气湿度、风力、风向、光照度、降雨量、噪声、负氧离子、花粉、土壤温度、土壤湿度 “仿生路灯”外形，适用于公园综合生态环境的实时监测 水体水质自动监测站 DO、温度 “仿生石头”外形，适用于低流速的公园水体水质的实时监测 表2. 智慧公园生态环境监测设备 4.3. 公园陆域监测布点 4.3.1. 布点原则 1) 统筹性 尽量统筹兼顾公园的服务定位以及建设规划，使选择的监测点尽量能兼顾未来公园空间格局变化趋势。监测点位一经确定，原则上不应变更，以保证监测资料的连续性和可比性。 2) 全面性 监测点位应结合公园服务类型、空间布局，覆盖公园的典型群落结构，全面地反映公园生态环境质量。支持监测网络中不同类型群落结构生态效益的横向对比。 3) 特殊性 应充分参考结合环保、气象、林业等多学科的监测/定位观测的建设要求，能够反映城市绿地用地的特殊生态环境状况，支持监测网络中不同用地类型之间生态环境状况的横向对比。 4) 客观性 监测点位应结合公园的周边用地情况，全面布点，客观反映公园的局地情况。例如，监测点原则上20 m范围内应没有局地排放源，在公园环境中监测点位在有植被隔离的情况下至少远离机动车道路10 m。避免因局地边缘效应带来的非客观监测、不能客观反映公园总体生态环境状况。 4.3.2. 布点方法 基于以上公园生态监测综合站的布点原则，公园生态监测综合站的布点将采用遥感影像识别及选点的方式，具体步骤如下： 1) 建立选点的地理信息系统：基于Google高分辨率遥感影像空间地图的数据为数据源，在ArcGIS中进行空间分析操作； 2) 划定缓冲区：公园内，在机动车道路等受人为生产活动干扰频繁的区域划定10 m缓冲区，缓冲区以内区域为有效布点区域； 3) 识别典型群落：在有效布点区域内，结合公园群落结构分布，识别出有代表性的典型群落，设置样地，样地中放置设备； 4) 监测点位现场确认：保证所选择监测点位具有能源供应，且信号覆盖良好；如果不满足，可以在群落样地中进行微调。 4.3.3. 监测布点建设 依据公园生态环境监测综合站的布点原则，结合上海辰山植物园的生境特征，选择了2个监测点(见图1)。在园区中心植物专类园选择典型生态样地，了解人工环境周边与自然环境的养护差异或者植物生长状态的本底生态环境状况。选取矿坑花园附近区域作为一个监测点位，矿坑花园具有优良观赏特征的乔木、低矮灌木和草本植物，群落结构特征明显。两个点位的生态环境监测能很好的反映上海辰山植物园内的生态环境变化趋势以及上海辰山植物园典型山体–矿坑城市内陆高地生态环境状况。 图1. 上海辰山植物园陆域生态监测布点 4.4. 公园水域监测布点 4.4.1. 布点原则 按照环保地表水监测要求，水质监测断面监测来实现。水质监测断面考虑如下因素：1) 监测区域的两端布设监测断面；2) 重点保护水域、重点保护对象附近水域应布设监测断面；3) 水文特征突变处(如支流汇入处等)、水质急剧变化处(如雨污水排入处等)、重点构筑物(如取水口、桥梁涵洞等)附近、水文站附近等重要水流节点处应该布设监测断面；4) 同一水体功能区至少要设置1个监测断面。 对于公园景观水体，水质不是环保考核指标，所以监测断面的选择重点不是监测区域的两端，而是结合公园的实际情况，重点关注旅游敏感区域及水质易恶化区域。具体如下：1)重要景点、重要保护区及游客休息区附近等敏感区域；2) 支流汇入处、桥梁涵洞下等水质易恶化区域；3) 一片独立的水体至少1个监测断面。 假定公园水体断面形状为矩形或近似于矩形，监测垂线设置和监测水深要求如下(见表3和表4)。 Table 3 Setting of vertical line number in waters monitorin 水面宽 垂线数 说明 ≤50 m 1条(中泓) 1、避开污染带； 2、一般仅设中泓垂线； 3、本监测仅用于表征水质情况，不计算污染物通量； 50 m~100 m 2条(近两岸有明显水流处) 表3. 水域监测垂线数的设置 Table 4 Water depth monitorin 水深 监测点数 说明 ≤50 m 上层一点 1、上层指水面下0.5 m处，水深不到0.5 m时，在水深1/2处； 2、下层指河底以上0.5 m处； 3、封冻时在冰下0.5m处，水深不到0.5 m处时，在水深1/2处。 50 m~100 m 上、下层两点 表4. 水域监测水深 4.4.2. 布点方法 基于以上公园水体水质监测站的布点原则，公园水体水质自动监测站的布点将采用遥感影像识别选点的方式，具体步骤如下： 1) 识别监测断面 基于Google高分辨率遥感影像空间地图数据源，在ArcGIS中进行空间分析操作，识别监测断面。考虑要素包含：重要景点、重要保护区及游客休息区附近等敏感区域；支流汇入处、桥梁涵洞下等水质易恶化区域；一片独立的水体至少1个监测断面(见表5)。 2) 单个监测断面上的监测点位 单个监测断面上按照水深分别设置2个监测点位(见表5)。 Table 5 Waters monitoring site 水面宽/m 垂线数 水深/m 监测点位数 备注 ≤50 1条(中泓) ≤5 1 上层 5～10 2 上层、下层 50~100 2条(近两岸有明显水流处) ≤5 2 2条线的上层 5~10 4 2条垂线的上层和下层 表5. 水域监测点位 4.4.3. 监测布点建设 依据公园水体水质监测布点原则，在上海辰山植物园内，选择园内河流桥梁涵洞处的凌波桥附近设置水质监测点，该处与外界河流相汇通；并在园区南部水生植物水动力较差的水域设置一个水质监测点位。2处水质状况监测结果，能很好的反映上海辰山植物园内的水体水质基本变化趋势。共布设2套公园水体水质自动监测站，监测区域及现场布点示意图如下所示(见图2)。 图2. 上海辰山植物园水体水质监测布点