system: [SYSTEM]

user: 4. 毒品的快速检验方法 一线的执法人员在判断违法、犯罪嫌疑人所携带的可疑物品是否为毒品，或者该类人员是否摄入了毒品，需要对这些情况进行定性分析，与实验室的定性或定量检测相比，速度是一大优势，所以毒品的快速检验方法也是一个重要的研究方向。毒品的快速检验主要针对的是各种检材，一般毒品检验的检材是各种颜色、形态的毒品或疑似物，和生物检材 [ 13 ] 。当然，快速检验方法的缺点就是精度较低，精确分析还需要进一步进行实验室检测方法。 4.1. 针对语言、行为特征的判断 该方法是唯一一个不针对检材，而是针对可能摄入毒品的人的方法。美国关于“毒驾”的确认有一套完整而成熟程序，形成了标准化、统化的检验流程。这个药物识别、评估程序分为12步骤，除了第一步酒精呼吸测试和最后一步毒理学检验之外，其他都由受过专业训练的药物识别专家对被测试者通过谈话、检查生理反应、心理测试，根据不同药品对人身体的生理反应，来对被测试者的醉酒或者服药情况进行快速检验 [ 14 ] 。该方法相对于其他快速检验方法，优点在于无需使用精密、昂贵的专门检测仪器或者消耗大量一次性试剂，成本较为低；但是缺点也很明显，需要受过专业训练的专家进行，对人员素质要求较高，大规模地推广有一定难度。 4.2. 化学显色法 化学显色法是使用某种试剂与不同毒品产生相应的颜色变化或沉淀等化学反应来鉴定毒品种类的方法。化学显色法的主要特点是操作相对简单快捷，但灵敏度较低，需要浓度较高的毒品溶液或者质量较大的固体毒品，且对于混合物也无法做出较好的判断，只能做出大致的排除，最后还是需要使用实验室进行定性检验。在法庭上，快速检测结果不得单独作为证据使用，还需其他证据印证。Detect 4 Druds(D4D)毒品快速检测喷剂 [ 15 ] 是现有的一种可以快速识别多种毒品的试剂，已经被不少基层部门装备。以下是几种常见、效果良好的试剂。 4.2.1. 马改试剂法 马改试剂(Marquis Test)又称浓硫酸—甲醛试剂，能与大部分的吗啡类毒品和安非他明类毒品以及其一些原料发生显色反应，颜色鲜艳容易区别，但不与大麻类与可卡因类毒品发生反应。鸦片与马改试剂反应现象为：颜色在紫色到蓝紫色的色段之间；吗啡、可待因或海洛因与马改试剂反应现象为：颜色在紫色到红紫色的色段之间；杜冷丁与马改试剂反应现象为：颜色缓慢变成粉红色；美沙酮与马改试剂反应现象为：颜色由粉色缓慢变成蓝紫色；麻黄素与马改试剂反应现象为：颜色缓慢变成黄色；氯胺酮与马改试剂反应现象为：颜色变成橘黄色；苯丙胺、甲基苯丙胺与马改试剂反应现象为：颜色变成橘红色；MDA、MDMA、MDEA、N—OHMOA与马改试剂反应现象为：颜色变成黑色；DOET、STP、DOM与马改试剂反应现象为：颜色在黄色到黄棕色的色段之间；苯丙酮与马改试剂反应现象为：颜色变成橘黄色。孙静 [ 16 ] 等认为甲基苯丙胺针对马改试剂的最低检测质量在1 μg左右。 4.2.2. 没食子酸试剂法 没食子酸试剂是将没食子酸溶解在浓硫酸中，浓度约为5 mg∙mL− 1 。MDA、MDMA和MMDA等环取代苯丙胺类化合物中含有亚甲二氧基环状，其与没食子酸试剂反应现象为：颜色在亮绿到暗绿色的色段之间 [ 17 ] 。 4.2.3. 西门试剂法 西门试验(Simon’s Test)所用试剂依次为20%碳酸钠溶液、1%亚硝基铁氰化钠(硝普钠)溶液、50%乙醛乙醇溶液，在检验仲胺类化合物方面属于重要试剂，可区分伯胺和仲胺 [ 16 ] 。含有仲胺基的安非他明类如甲基苯丙胺、MDMA、MDEA、DMMA等，及氯安酮毒品，与西门试剂反应产生现象为：颜色变为深蓝色。 4.2.4. 快蓝B盐法 快蓝B盐试剂经过多次改良，现多将快蓝B溶解于香草醛、浓盐酸、氯仿等配成的溶剂中。大麻与快蓝B试剂反应产生现象为：底部氯仿层颜色变为红色 [ 18 ] 。大麻酚与快蓝B试剂反应产生现象为：底部氯仿层颜色变为紫色。四氢大麻酚与快蓝B试剂反应产生现象为：底部氯仿层颜色变为红色。大麻二酚与快蓝B试剂反应产生现象为：底部氯仿层颜色变成橘红色。 4.2.5. 硫氰酸钴试验法 硫氰酸钴试剂检验由硫氰酸钴和甘油组成，主要用于检验可卡因、哌替啶、美沙酮和氯胺酮等。可卡因与硫氰酸钴试剂反应产生现象为：产生蓝色的片状沉淀物；哌替啶与硫氰酸钴试剂反应产生现象为：颜色变成蓝色，且含有非结晶体残余物；美沙酮与硫氰酸钴试剂反应产生现象为：溶液的颜色变成蓝色，且含有蓝色残余物 [ 19 ] 。氯胺酮在碱性条件下与硫氰酸钴试剂反应产生现象为：产生紫色沉淀 [ 20 ] 。 4.3. 免疫学分析法 免疫学分析法是利用毒品或者其代谢物的抗体来检测体液(常见如尿液和唾液等)中的抗原(即毒品或其代谢物)。免疫学法的特点是选择性好、灵敏度高，具有良好的发展前途。免疫学中分有标记和无标记，有标记免疫分析是研究主流。常见的有：放射免疫分析法(RIA)，酶联免疫吸附分析法(ELISA)，酶扩大免疫分析法(EMIT)，荧光免疫分析法(FIA)，金标免疫分析法(GSIA)。金标免疫分析法现在广泛运用于基层执法的药物检验，优点是操作简便，不需对使用人员培训，价格相对低廉，分析速度快，可大规模推广；缺点是容易出现假阳性和假阴性，有过多因素影响检测结果。GA1333-2017 《车辆驾驶人员体内毒品含量阈值与检验》中初步检查就是以“尿检板”和“唾液板”为工具，阈值以“尿检板”和“唾液板”的阈值为依据。 4.3.1. 毒品胶体金尿液检测法 毒品胶体金尿液检测俗称“尿检板”，由于价格低廉，5分钟内即出检验结果，而广泛运用于各种基层部门。“尿检板”其实本身也可以检测唾液、汗液、血液等体液或者其他生物检测，也能检测毒品本身。不过由于其他生物检测提取方式较为复杂，也就主要检测尿液。魏春生 [ 21 ] 等学者研究总结认为“尿检板”的检测结果除了检材浓度、酸碱度和检测时间以外，还受检材中氧化性物质、硝酸纤维素膜以及温度、湿度等多种因素影响。而不同厂家的“尿检板”由于浓度、配方会有差异，所以浓度的工作区间也不同。 卢秋菊 [ 22 ] 等调查研究发现不仅某些药物在一定浓度下会造成假阳性的结果，还有饮食也会对检测结果的产生影响。因为如快克、速效感冒胶囊和复方甘草片等均含有与MOR/MAMP有相似或类似结构的物质 [ 23 ] 从而导致假阳性的结果；而且茶叶、可乐、红牛等饮料和巧克力等食品中均含有咖啡因，根据艾博生物医药(杭州)有限公司生产的“尿检板”产品说明书，当可卡因、乳糖、咖啡因等化合物浓度高于100 μg/mL时，尿检板的检测结果可能会产生假阳性。 崔国文 [ 24 ] 调查总结了导致“尿检板”假阴性的原因：1) 在检测前摄入少量“黄皮”的行为或者摄入大量“小丸船”、安定类药物的行为可能与假阴性的结果有关。2) 个体的差异也可能与假阴性的结果有关，但尿液的新鲜程度不会导致假阴性。3) 如果扩大了“尿检板”的使用价值，随意检测其他天然以及人工毒品，超出其作用范围，就可能出现错误结果。 4.3.2. 毒品胶体金唾液检测法 毒品胶体金唾液检测目前已经初步发展，有了分别用于检测吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、复合毒品等多种毒品，采样后3~5分钟内即有检验结果。已经在欧美等发达国家广泛使用的Drug Wipe 5+毒品快速检测器 [ 15 ] 就是一种典型便携式微型快速检测仪器。由于提取唾液与尿液相比，提取唾液对环境要求比较低。因为尿检更需要私密性，还有需要女性工作人员检查女性，但是基层单位不能保证女性工作人员总是在岗，所以唾液检测板的出现填补了“尿检板”的空白区域。且唾液无法像尿液那样易于收集，而唾液检测板的收集装置更容易收集唾液。李瑾 [ 25 ] 等研究认为唾液检测板比“尿检板”的灵敏度更高，与血药浓度相关度更高，但是有效检测时间更短。 4.4. 拉曼光谱分析法 拉曼光谱分析法是通过分析入射光频率不同的散射光谱，得到分子振动、转动的数据信息，从而进一步研究分子结构的分析方法。因为常见的毒品均有丰富的拉曼特征位移峰，所以拉曼光谱对多数毒品一般有良好的检测效果。便携式的小型拉曼光谱检测仪小成为毒品快速检测的利器。 拉曼光谱分析法的优点主要是对样品的要求较低，质量较小的样品也无须制备处理，在不接触、不破坏的情况下，可以快速识别粉末或溶液中的毒品。缺点在于无法探测分析结构相近的混合物，无法分析低浓度溶液，检测有色物品不够准确。 目前我国建立自身的拉曼数据库，这对摆脱进口仪器所相应携带的数据库是具有重要意义的。王继芬 [ 26 ] 等利用激光共聚焦显微拉曼光谱技术对三种常见毒品海洛因、甲基苯丙胺和氯胺酮，并将三种毒品分别按不同比例添加咖啡因、葡萄糖、淀粉等混合后进行分析，发现毒品含量或者添加物含量低至10%时，可准确检测出毒品或者添加物。董荣录 [ 27 ] 利用组装的金纳米棒和动态表面增强拉曼光谱的采集方法，通过对模拟的4种吸毒者尿样的检验实验，可以检测出含冰毒50 μg/mL的尿液、含摇头丸50 μg/mL的尿液以及含两种毒品的吸毒者的尿液，所以能够在实际现场执法中快速检测出人体尿液中所含的毒品。但由于拉曼光谱仪设备价格昂贵且需要一定的操作专业知识，使其在国内一线的公安基层难以得到广泛的采用。