DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 4. 铼的测定 4.1. 电感耦合等离子质谱(ICP-MS) 电感耦合等离子体质谱法目前已经广泛应用于地质矿产的样品测试，是矿石中铼的主要分析测试手段，ICP-MS具有灵敏度高、线性范围宽、多元素同时测定等优越性。张然 [ 21 ] 等将样品经过氧化镁烧结处理后，采用ICP-MS来测定样品中铼的含量，线性范围可达0.05 ng/mL~100 ng/mL，线性相关系数为0.9999，以6倍标准偏差计算得到方法检出限为0.3 ng/g。于亚辉 [ 19 ] 选用氧化镁溶矿，聚氨酯泡沫塑料富集，ICP-MS测定钨矿石和钼矿石中的铼，方法检出限(3s)为0.005 μg/g。对钨钼矿石国家一级标准物质GBW07238，GBW07239，GBW07240平行测定6次，考察方法精密度和准确度，结果见表2。 任志海 [ 22 ] 以硝酸＋氢氟酸＋高氯酸消解钼矿石中的铼，不经分离富集，用电感耦合等离子体质谱法直接测定钼矿石样品中的铼。方法检出限(3s)可达0.012 μg/g，选取3个国家一级钼矿石标准样品（GBW07238，GBW07239，GBW07285）考察该方法的准确度，实验结果见表3。 朱晓贤 [ 23 ] 针对铼在酸性溶液中不稳定易挥发损失的缺点，采用硝酸、过氧化氢密闭中压消解处理， Table 2 Accuracy and precision tests of the method [19 样品 测定平均值(μg/g) 标准值(μg/g) RSD (%) ΔlgC GBW07238 0.354 0.35 3.02 0.004 GBW07239 0.124 0.12 4.42 0.014 GBW07240 0.119 0.12 2.77 −0.003 表2. 方法准确度和精密度 [ 19 ] Table 3 Determination results of rhenium in the standard samples [22 样品名称 测定值(μg/g) 标准值(μg/g) 相对误差(%) GBW07238 0.33 (0.35) 5.71 GBW07239 0.11 (0.12) 8.33 GBW07285 31.50 31.2 ± 3.7 0.96 表3. 标准样品测定结果 [ 22 ] 探讨了ICP-MS测量地质样品中铼的最佳条件，以3倍标准偏差计算仪器的检出限为1.60 ng/g，10倍标准偏差计算方法的检出限为5.32 ng/g；方法的加标回收率在95.8%~101.1%。选取6个不同含量级别的国家标准物质，按试验方法对6个样品进行中压消解处理，冷却、定容、分取稀释测定，与传统的烧结法测量结果比对，测量结果见表4。从表4中可以看出，采用硝酸+密闭中压消解处理样品，测定结果与传统的氧化钙+氧化镁烧结法溶矿的测定结果相吻合。 4.2. 同位素稀释——电感耦合等离子体质谱(ID-ICPMS) 同位素稀释法是应用放射性同位素(或稳定同位素)进行化学分析的一种方法。将一定量已知放射性比度(稳定同位素则用比丰度) 的同位素或标记化合物加入试样中，与被测物质均匀混和，待交换完全后，再用化学法分离出被测元素或化合物，提纯并测定其放射性比度(或比丰度)，按其放射性比度(或比丰度)的改变，根据一定的关系式，可计算该元素在试样中的含量。此方法主要优点在于，一旦加入的稀释剂与待测样品达到同位素交换平衡后，其最终结果将不受化学回收率的影响。杨胜洪 [ 24 ] 采用Carius管高温密闭溶样，丙酮萃取，743型强酸型阳离子交换树脂除钠盐后，采用同位素稀释——电感耦合等离子体质谱法对黄铁矿、岩石等地质样品中痕量铼进行了准确测定。对岩石样品中ng/g量级的Re进行分析，4次重复分析结果的RSD为3.89% (2s)。 邢智 [ 25 ] 将样品通过氢氟酸，硝酸分解后在2 mol/L的盐酸介质中用阴离子交换树脂进行振荡吸附，然后用硝酸(1+1)解脱，同位素稀释等离子体质谱法测定，方法检出限达到0.004 ng/g。使用USGS (United States Geological Survey)岩石标样作为标准参考物质，对BCR-1 (玄武岩)、BHVO-1 (玄武岩)、W-1 (辉绿岩)，以及辉钼矿国家一级标样JDC进行分析，其结果见表5。本方法测定结果与推荐值基本一致，完全能满足地质样品低含量Re的分析要求。 4.3. 多接收器等离子体质谱法(MC-ICPMS) 多接收器等离子体质谱仪在地球化学和放射性同位素化学有广泛的应用，具有高灵敏度、高分辨率、高精度和高准确度的特点。李杰 [ 26 ] 应用MC-ICPMS测定了天然镁铁-超镁铁质岩石样品中的Os同位素组成及Re、Os含量，采用Carius管溶样法对岩石样品中的Re和Os进行化学分离，结合四氯化碳萃取以及微蒸馏的方法分离纯化Os，利用阴离子交换树脂的方法分离纯化Re，获得了理想的分析结果。储著银 [ 27 ] 采用Carius管溶样、小型蒸馏法分离和微蒸馏法纯化提取Os以及阴离子树脂交换分离Re的方 Table 4 Accuracy tests of the method [23 样品名称 推荐值(μg/g) 氧化钙 + 氧化镁烧结法(μg/g) 相对误差(%) 密闭中压消解(μg/g) 相对误差(%) GBW070034 19.2 19.0 1.04 19.3 0.52 GBW07239 0.12 0.13 8.33 0.11 8.33 GBW07240 0.12 0.10 16.67 0.12 0.00 GBW07241 0.08 0.09 12.50 0.08 0.00 GBW07238 0.35 0.39 11.43 0.38 8.57 GBW07166 3.50 3.33 4.86 3.37 3.71 表4. 方法准确度 [ 23 ] Table 5 The determination results of the reference materials [25 标样 w B (ng/g) 标样 w B (ng/g) 推荐值 测定值 推荐值 测定值 BCR-1 0.84 0.82 W-1 0.49 0.50 BHVO-1 0.298 0.28 JDC 17，390 ± 320 17，500 表5. 标样测定结果 [ 25 ] 法对样品进行化学处理，采用MC-ICPMS测定了铂族元素橄榄岩标样(WPR-1)中Re、Os含量和Os同位素组成，测定结果与文献报道值在误差范围内吻合，测定结果见表6。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论与展望 目前铼的样品处理及测定方法多种多样，但或多或少都有些不足。比如氧化镁烧结法因其取样量大的特点，大大提高了样品的准确性，但过程复杂，不适合大批量的样品；密闭酸溶法取样量少，不适合低含量铼的测定；混酸敞开 + 强氧化剂法操作简单，溶样时间较短，但溶样效果不理想，对部分矿种分解不完全，并且采用了高沸点高氯酸，使得结果偏低。 随着精密仪器的出现，原有的样品分解、分离富集以及测试方法已经不能满足现代分析的要求。一些高效的分解和分离富集方法的出现以及大型精密仪器的开发，使铼的分析取得了长足发展。目前，痕量铼的测定主要依赖于催化极谱法、电感耦合等离子质谱法、电感耦合等离子原子发射光谱法、中子活化分析法等。催化极谱法测定铼，相对来说分析精度较低，全流程空白较高。中子活化法测定铼须对样品进行预富集与放化分离，克服测定中存在的背景干扰和谱线干扰。该法灵敏度和准确度都较高、精密度好、污染小，适合用于地质样品中超痕量铼的测定；但此分析方法的中子源通常为反应堆、放射核素或加速器，所使用的仪器设备昂贵，并且核辐射对人体有害，难以普及应用，常被用作仲裁分析方法。。电感耦合等离子体原子发射光谱法测定准确度和灵敏度高，线性宽，分析速度快，可同时测定多种元素；但测定精度和分析速度还不及电感耦合等离子体质谱法，因此电感耦合等离子体质谱法被公认为测定矿石样品中铼元素的最佳分析方法。 今后铼的分析测定将向着以下几个方面发展：1) 通常的分析测定方法都是与金属元素的分离富集紧密联系在一起的，如果分析方法抗干扰强，可以允许的共存离子多，那么分离富集方法就可以简单一点；2) 可以通过把已有的几种分析方法，或与新近出现的方法结合起来，减少由于分析方法本身所带来的缺点，将它们的优势互补；3) 从大量文献中可以看出，尽管科研人员研究出大量分析测定铼的方法，但是只有极少数用于实际的生产中。许多方法只能适用于实验室，今后铼的分析测定方法应该向着用于实际生产这个方向发展。 Table 6 Analytical results of Re-Os in peridotite standard sample WPR-1 [27 样品编号 w B (10 −9 ) m( 187 Re)/m( 188 Os) m( 187 Re)/m( 188 Os)(±2σ) Re Os 1 10.18 16.40 2.999 0.14483 ± 0.00006 2 11.03 16.41 3.245 0.14474 ± 0.00011 3 10.61 16.35 3.134 0.14464 ± 0.00009 4 10.66 16.92 3.041 0.14495 ± 0.00011 平均值 10.62 16.52 3.105 0.14479 ± 0.00026 参考值 10.83 16.72 3.267 0.14521 ± 0.00089 表6. 铂族元素橄榄岩标样WPR-1的分析 [ 27 ]
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 研究了新型乙二胺三乙酸盐(ED3A)类螯合性表面活性剂N-(3-十二烷氧基-2-羟基丙基)乙二胺三乙酸钠(C 12 -ED3A3Na)淋洗修复重金属污染农田土壤的淋洗效果。结果表明，C 12 -ED3A3Na在浓度为0.05 mol/L，pH值为11.48，淋洗时间为8 h时，可达到最佳淋洗效果；在最佳淋洗条件下C 12 -ED3A3Na溶液对土壤中Pb、Cu和Zn的去除率分别达到37.12%、32.60%和19.77%；C 12 -ED3A3Na不仅能有效去除土壤中可交换态、碳酸盐结合态和铁锰氧化态的Pb、Cu和Zn，对有机态的和残渣态的Pb、Cu和Zn也有一定去除作用。 关键词 :乙二胺三乙酸盐，螯合性表面活性剂，重金属，土壤修复，淋洗 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 土壤重金属污染因其污染的隐蔽性，长期性和不可逆性而备受世界的关注，它不仅退化了土壤的肥力，降低了作物产量和品质，而且引发水资源的污染，并通过食物链危害人类的生命和健康 [ 1 ] 。已有的研究表明土壤淋洗技术能够高效、彻底地去除污染土壤中的重金属 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 。 目前常用的淋洗剂的主要有人工螯合剂 [ 4 ] 、表面活性剂 [ 5 ] [ 6 ] 及复合淋洗剂 [ 7 ] [ 8 ] 等。人工螯合剂如EDTA能在较宽的pH范围内与重金属离子形成稳定的螯合体，对大部分重金属污染土壤都有较高的修复效果。但是这种淋洗剂回收利用难度较大 [ 9 ] 。表面活性剂是通过改变土壤表面性质，增强有机配体在水中的溶解性，或是发生离子交换，来促进金属阳离子或配合物从固相转移到液相中。目前，表面活性剂的回收技术已经有很大进步，如采用胶团强化超滤技术(MEUF)可实现绝大部分表面活性剂回收 [ 10 ] [ 11 ] ，但是使用普通表面活性剂的淋洗效果并不好 [ 8 ] 。 生物表面活性剂具有对土壤中一些重金属去除效果好、毒性低、生物可降解性和表面活性高等优点，并可回收利用，其在治理重金属污染土壤方面的应用已引起了研究者的关注 [ 12 ] 。但是，生物表面活性剂对土壤中重金属的去除效果总体上比螯合剂差，原因主要是生物表面活性剂无法对土壤中残渣态重金属产生较好的去除效果 [ 13 ] ；另外，现阶段部分生物表面活性剂的价格较高 [ 14 ] 。 复合淋洗剂是指多种淋洗剂复合应用，如黄川等利用草酸和EDTA混合液淋洗重金属污染土壤 [ 7 ] 以及蒋煜峰等 [ 8 ] 用表面活性剂强化EDTA络合洗脱污灌土壤中重金属等；复合淋洗剂能提高淋洗效果，但是也提高了回收淋洗剂的难度。 从各种淋洗剂的淋洗效果来看，具有一定螯合功能的淋洗剂明显比不具有螯合功能的淋洗剂的淋洗效果好，如有机酸、生物表面活性剂、人工螯合剂等优于普通表面活性剂；然而，就淋洗剂来源和回收利用来说，普通表面活性剂则优于上述具有一定螯合功能的淋洗剂。因此，我们有理由推断：如果用人工合成的具有螯合功能的表面活性剂(螯合性表面活性剂)为淋洗剂来治理重金属污染土壤，那么它也会有良好的淋洗效果，同时也易于回收利用，这样，化学淋洗治理重金属污染土壤就容易实现商业化。遗憾的是，目前很少有用螯合性表面活性剂作为淋洗剂修复重金属污染土壤的报道。 目前研究最多的螯合性表面活性剂是N-酰基ED3A (乙二胺三乙酸) [ 15 ] 和N-烷基ED3A表面活性剂 [ 16 ] 。为了提高ED3A表面活性剂分子的柔性，我们合成了一类新ED3A类螯合性表面活性剂 [ 17 ] 。本文以这类表面活性剂的其中一种螯合性表面活性剂N-(3-十二烷氧基-2-羟基丙基)乙二胺三乙酸钠(C 12 -ED3A3Na)为淋洗剂，研究淋洗剂溶液对重金属污染农田土壤的淋洗效果，着重研究淋洗条件对淋洗效果的影响，为实际淋洗工程提供数据。
system: [SYSTEM]

user: 2. 材料与方法 2.1. 材料 N-(3-十二烷氧-2-羟基丙基)乙二胺三乙酸钠(C 12 -ED3A3Na)，按照文献 [ 17 ] 所述方法自制，其结构见图示1；十二烷基硫酸钠(SDS)，分析纯，广东汕头市西陇化工厂；冰醋酸，硝酸，氢氟酸，高氯酸为优级纯(GR)试剂；其他化学试剂均为分析纯；所用土壤为重金属污染土壤，来自为广东省韶关市大宝山矿山附近的被酸性矿水污染的上坝村农田土壤；实验用水由FBZ2001-UP-P超纯水机(青岛富勒姆科技有限公司)制备，电阻率为18.25 MΩ∙cm。 2.2. 土壤样品的制备及土壤分析 将采集到的的农田土壤自然风干，挑出树枝，石头等杂物，人工将泥土混合均匀，用SHR系列快速混合机将泥土粉碎，搅拌使泥土充分混合均匀，再将其过100目尼龙筛，装样备用。 以水土比为2.5:1将土壤与水混合、搅拌均匀，用PHS-3C酸度计(上海虹益仪器仪表有限公司)测量土壤的pH值。土壤有机质含量用重铬酸钾容量法-外加热法测定；土壤阳离子交换量(CEC)用乙酸铵法测定；土壤颗粒分析用欧美克LS-POP(III)激光粒度分析仪测试。 以聚四氟乙烯坩埚为容器，用硝酸-氢氟酸-高氯酸消解土壤制备消解液，同时做试剂空白实验，用ICP-OES测定重金属全量。所有实验均重复三次。 2.3. 螯合性表面活性剂淋洗条件的选择 分别准确称取1.0000 g (±0.0005 g)过100目尼龙筛的土壤样品并分别装入若干50 mL塑料离心管中，加入一定体积一定浓度和一定pH值的C 12 -ED3A3Na溶液，同时做试剂空白试验。然后在一定温度下将离心管放置在摇床上振荡一定时间(150 r/min)，将所得样品以4000 r/min离心20 min，取上清液用ICP-OES Scheme 1. Structure of chelating surfactant C 12 -ED3A3Na 图示1. 螯合性表面活性剂C 12 -ED3A3Na结构式 测定重金属Pb、Cu和Zn的含量。其中，螯合性表面活性剂溶液的pH值用氢氧化钠溶液和硝酸溶液调节。 2.4. 较佳淋洗条件下的淋洗试验 根据2.3的实验结果确定C 12 -ED3A3Na的较佳淋洗条件。在最佳淋洗条件下，按照2.3所述方法测定重金属Pb、Cu和Zn的含量，同时也测试浓度为0.1 mol/L pH值为7.84的十二烷基硫酸钠(SDS)溶液(淋洗时间为8 h)的淋洗效果(供比较用)。将等量未经淋洗的重金属污染土壤和上述经淋洗、分离及用超纯水洗涤后的土壤残渣，按文献 [ 18 ] [ 19 ] 所述的提取法制备土壤金属各形态的待测溶液，用ICP-OES测定重金属各形态含量。 2.5. 数据处理与分析 采用Excel 2007和SPSS13.0软件对数据进行相关分析，用最小显著性差异法(LSD)进行显著差异检验(P < 0.05)。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 1) 在液固比、淋洗液浓度、淋洗液pH值、淋洗时间和淋洗温度分别为15:1、0.1 mol/L、11.48、8 h和35℃时，新型螯合性表面活性剂C 12 -ED3A3Na淋洗矿山附近农田土壤可达到最佳淋洗效果，对土壤中Pb、Cu和Zn的去除率分别达到37.12%、32.60%和19.77%。这种表面活性剂去除土壤重金属的能力远远高于SDS的金属去除能力(Pb、Cu和Zn的去除率仅仅分别1.30%、1.16%和3.71%)。 2) C 12 -ED3A3Na螯合性表面活性剂对土壤中各种形态的Pb、Cu和Zn都有一定的去除效果，基本能去除可交换态和碳酸盐结合态Pb、Cu和Zn。因此，C 12 -ED3A3Na适合用于重金属污染土壤的淋洗修复。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 换流站是高压直流输电工程的枢纽，对整个直流输电工程起关键作用，站内交、直流设备价格昂贵，对主设备的过电压保护离不开避雷器。为确保中性母线避雷器的安全稳定运行，本文综述了一种中性母线避雷器均流分布在线检测系统的设计。 关键词 :高压直流输电工程，中性线母线避雷器，均流分布，在线监测 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着我国电力系统“西电东送、南北互供、全国联网”战略的稳步推进，高压直流输电系统在电网中应用越来越多。相比于高压交流输电，高压直流输电具有输送容量大、距离远、损耗小等优点，且不存在同步运行的稳定问题，因而广泛应用于大容量长距离输电，以及连接两个非同步运行的电网。而换流站作为高压直流输电工程的枢纽，其对整个直流输电工程起关键作用，站内交、直流设备价格昂贵，对主设备的过电压保护离不开避雷器，换流站中过电压保护所用的避雷器种类比交流系统多，主要包括换流阀避雷器、直流母线避雷器、中性母线避雷器、直流滤波器避雷器、交流滤波器避雷器及平波电抗器避雷器等，其中运行工况最为复杂的是整流侧中性母线避雷器。 文献 [ 1 ] 在分析金属氧化物避雷器运行特性和故障特性的基础上，介绍了常用的四种信号处理方法，即传统信号处理方法、神经网络方法、小波分析和分形理论。文献 [ 2 ] 提出了一种串补电容器用避雷器在线监测装置，该装置通过对动作放电电流、持续电流的在线监测，有效地检测避雷器的内部故障，及时发现故障，从而降低事故发生率。文献 [ 3 ] 提出了一种综合阻性电流检测与红外热成像的避雷器故障诊断技术，并通过试验验证了该方案的有效性。而在目前已投运直流工程中，对于中性母线避雷器的在线监测主要是测量避雷器在持续运行电压下的泄漏电流及冲击动作次数，但中性母线避雷器可视为无显著持续运行电压避雷器，其正常运行时承受电压极低，避雷器泄漏电流为微安级，无法有效监测避雷器状态。 本文对避雷器动态均流性能及能量耐受等特征量的在线监测技术和评估方法开展研究，以期进一步规范多柱并联避雷器的运维和现场试验数据分析策略。进而改善直流输电系统的运行可靠性并有效降低系统因中性母线避雷器故障导致的闭锁和强迫停运次数，提高直流系统运行的安全稳定性。
system: [SYSTEM]

user: 2. 在线监测评估系统总体设计规范及基本功能概述 中性母线避雷器性能在线监测评估系统原理框图如图1所示。该系统由电流信号采集录波系统、中性母线电压光信号采集处理单元和后台监控系统组成。其中电流信号采集录波系统位于中性母线避雷器布置现场，用于采集多柱并联中性母线避雷器各单柱避雷器暂态电流并录波，母线电压信号采集单元和后台监控系统位于控制室内，从直流测量光纤配线架柜处通过中性母线分压器备用信号光纤获取两极中性母线电压信号，母线电压信号采集处理单元装在直流测量接口柜处，与直流电压测量装置远端模块匹配。电流信号采集录波系统和中性母线电压信号采集单元的录波数据均存储在本地数据库中供后台监控系统读取。后台监控系统提供直观易识别的图形化人机界面，对该柱避雷器动作次数、能量耐受情况及暂态电流波形进行查看分析，也可对实际监测避雷器组的各柱避雷器暂态电流、电压波形进行整组比较查看分析。 该系统涵盖下述几项功能： 图1. 中性母线避雷器性能在线监测评估系统原理框图 1) 具备实时高精度同步采集牛从直流单回各柱中性母线避雷器暂态电流、中性母线暂态电压并在避雷器动作时自动启动各通道同步录波功能； 2) 依据直流输电系统实际运行方式或手动选择有效接入避雷器，以对实际运行避雷器组的暂态数据进行自动分析，生成报表和波形； 3) 依据采集的各柱避雷器暂态电流、暂态电压及实际运行避雷器组自动完成各柱中性母线避雷器的动作次数自动统计、过电压耐受、能量耐受、均流特性计算分析，并依据监测判据对中性母线避雷器的性能做出评估； 4) 后台人机界面应采用直观易识别的图形化界面，例如依据实际运行方式自动显示最近一次实际运行的各柱避雷器，若某柱避雷器均流性能或能量耐受异常则应用颜色突出并提示告警。通过点击各柱避雷器图形模块可对该柱避雷器动作次数、能量耐受情况及暂态电流波形进行查看分析，也可对实际监测避雷器组的各柱避雷器暂态电流、电压波形进行整组比较查看分析； 5) 系统后台可导出所监测的避雷器组各柱历史动作次数、能量耐受水平、过电压耐受峰值、过电压持续时间、暂态电流峰值及均流系数等报表，同时可导出历史监测避雷器组暂态电流、电压波形数据文件。
system: [SYSTEM]

user: 3. 在线监测评估系统硬件平台及选型 3.1. 电流传感器选型 中性母线避雷器性能在线监测评估系统需测量中性母线避雷器动作过程中的暂态电流，要求传感器具有较好暂态电流测量响应特性。罗果夫斯基线圈是测量暂态电流的一种常用工具(简称罗氏线圈)，应用该线圈作为电流传感器具有许多优点： 1) 由于不含铁心，罗氏线圈在测量幅值较大的短路电流时，不会像带铁心的CT一样产生磁饱和，从而使输出波形畸变，因此线圈可以测量幅值极高的电流； 2) 柔性罗氏线圈线性度良好的优点还为标定带来了方便，采用较小的电流(几百安或更小进行标定)而在大电流(千安级甚至数兆安)下使用安全可靠； 3) 利用罗氏线圈测量暂态电流时，线圈和被测回路之间没有直接的电的联系，对被测回路的影响较小，也不会消耗被测回路的能量； 4) 由于罗氏线圈具有良好的电磁屏蔽特性，其与高压回路有良好的绝缘，同时还具有频带较宽，结构简单，无易燃易爆等危险，低压侧无开路、过电压危险，体积小，造价低，频率范围宽，安装方便，易于使用，易于加工等优点，因此罗氏线圈不仅被广泛应用于暂态电流的测量，而且越来越多地用于电力系统中电流测量，供计量和保护之用。 3.2. 电流传感器试验验证 在确定了电流传感器型号后，需要对其进行试验验证，以确保该传感器能满足在线检测评估系统的要求。利用Thermo Keytek公司的EMCPro (电磁兼容测试系统)对电流传感器进行性能测试，测试涵盖灵敏度、线性度和波形的真实度三个方面。其中灵敏度计算公式为 S = I / 1000 U (1) 式中：S为灵敏度，I为测试电流，U为线圈的输出电压。经过一组测试，罗氏线圈的平均灵敏度为4 kA/V，误差小于1%，满足系统要求。 受限于试验条件(EMCPro仅可以产生2500 A的最大电流，远远小于暂态电流的实际值)，考虑采用等安匝法，即通过增加线圈圈数增大电流值。分析线性度测试结果(如图2所示)可知，选择的电流传感器具有较好的线性度，满足系统要求。 3种标准冲击电流波形下电流测量系统与传感器测试结果的对比如图3所示。8/20 us，4/20 us和5~100 Hz振铃测试结果表明，该电流传感器具有很高的精确度和良好的频率响应特性，完全能够满足直流中性母线避雷器暂态电流的测量要求，可以应用到工程实践中。 图2. 电流探头线性度测试曲线 图3. 电流测量系统与传感器测试结果对比图 3.3. 直流分压器选型及录波实现方案 牛从直流中性母线电压测量装置采用南瑞继保公司生产的PCS-9250-EAVD_50型直流分压器，设备参数如表1、表2所示。 在线监测评估系统需分析计算避雷器组各柱中性母线避雷器的暂态过电压耐受、暂态均流特性、能 量耐受(通过暂态电压及电流计算)，因此要求该系统后台所采集到的各通道电压、电流信号必须进行同步对时处理。具电压备突变量自动启动各通道信号录波功能。 录波装置只能实现毫秒级的录波，高性能的示波器可以达到100 MHZ的带宽，可实现多通道的高速采集录波，单通道实时采样率可以达到1.25 GS/s，并可达到9位垂直分辨率，很适合用于多柱并联的中性母线避雷器暂态电流采集录波。同时可选择配置有以太网端口的示波器，通过通信远程控制实现对录波器采集录波的参数设置，并将录波数据导入到本地数据库中存储，供上位机调用。样机的多通道暂态电流录波采集原理图如图4所示，各柱避雷器上都采用两个电流探头对暂态电流进行采样，一个电流探 Table 1 System resulting data of standard experimen 遵循标准 GB/T 26217-2010 测量范围 0.1U pr ~1.5U pr 测量准确度 10%~110%U pr : ±0.2% 110%~150%U pr : ±0.5% 阶跃响应 最大过冲量：20% 最大上升时间(至阶跃的90%)：125 us 截止频率 4 kHz 表1. 标准试验系统结果数据 Table 2 System resulting data of standard experimen 采样率 10 kHz 传输介质 玻璃光纤 接口类型 ST 光缆类型 多模，62.5/125 μm 合并单元输出数据类型 数字量 模拟量 额定二次输出 3A98H (15000) 5 V 传输规约 TDM，IEC60044-8可选 — 表2. 标准试验系统结果数据 图4. 多通道暂态电流录波采集原理图 头用于电流数据的采集录波，4路电流采集信号分别接入示波器的通道1、通道2、通道3和通道4。另一个电流探头采集用于提供示波器的外部触发信号，外部触发信号由4路暂态电流采集信号通过加法器相加得到，即当任意一路电流超过设定阈值时，都会触发录波。 经过现场调研和合并单元的研究，确定站内为FT3标准协议，极1和极2的中性线电压信号均汇集在同一合并单元内。电压光信号处理单元内的协议库模块把合并单元中的数字信号从FT3数据格式转化为IEC61850格式，再按照标准IEC61850格式数据进行还原，提取关键状态量、录波、及计算。项目将故障时的电压信号及正常工作时的电压信号均作了处理。录波的数据包括稳态和暂态电压数据。稳态电压数据有效值(含纹波)、纹波、平均值，暂态数据包含秒级的高速采样数据的历史数据。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 高压直流系统中性母线避雷器在运行以及调试过程中时有故障情况发生，严重影响直流系统运行安全可靠性。因此，制定故障的预防措施，监测中性母线避雷器的运行状态，按照国家标准的要求进行系统调试和预防性试验，以保证中性母线避雷器可靠运行。本文所研发的中性母线避雷器均流分布在线监测系统研究，可实现对多柱并联避雷器组各柱历史动作次数、能量耐受水平、过电压耐受峰值、过电压持续时间、暂态电流峰值及均流系数等进行监测分析，进而解决现场无法开展中性母线避雷器均流特性等关键参数测试的难题。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 急性肾损伤，是一种临床常见危重病症，具有很高的致残率及死亡率，早期发现并及时干预可改善其临床预后。电子报警系统可在肌酐、尿量等必需数据被记录后发出警报而早期识别急性肾损伤的发生和进展，与临床决策支持系统整合后更可提供干预建议，具有很大发展前景。本文就目前国际上电子报警系统在急性肾损伤中的应用，包括工作模式、影响表现因素、效果评估、最佳临床实践等方面进行综述，并针对尚可改进之处提出了发展方向。 关键词 :急性肾损伤，电子报警系统，电子健康记录，临床决策支持系统 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 急性肾损伤(acute kidney injury， AKI)，是临床常见危重病症，具有很高的致残率及致死风险，且存活患者约50%最终可演变为慢性肾脏病(chronic kidney disease， CKD) [ 1 ] ，其危害性正日益受到重视。AKI定义采用改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)定义，包括血清肌酐值绝对或相对性升高或持续大于等于6个小时少尿 [ 2 ] 。该定义标准虽看似简单直接，然而要正确识别AKI需要了解基线肌酐水平、计算每小时尿量/体重及肌酐或尿量发生改变的时长，这使得评估AKI的发生及严重度分期更困难、费力 [ 3 ] 。电子健康记录(electronic health records， EHRs)或临床信息系统(clinical information system， CIS)可记录AKI诊断及分期所必需的个体数据 [ 4 ] ，因此电子报警系统可在数据被记录后可发出警报，有助于临床早期识别AKI。电子报警系统与临床决策支持系统(clinical decision support systems， CDSS)整合后更能指导临床干预，改善预后 [ 5 ] 。
system: [SYSTEM]

user: 2. 工作模式 2.1. 信息采集 AKI电子报警系统需结合电子健康记录(electronic health record， EHRs)或临床信息系统(clinical information system， CIS) [ 4 ] 。根据现有的AKI诊断及分期定义(如KDIGO，AKIN，RIFLE定义)，需要采集尿量及血清肌酐值的数据 [ 2 ] [ 6 ] [ 7 ] 。最准确测量尿量的方法需使用导尿管，且为符合AKI定义标准需每6小时至12小时记录一次，可通过电子医疗记录装置或频繁人工输入尿量数据至EHRs或CIS [ 8 ] 。人工记录可能会产生尿量测量错误或输入错误，且尿量记录在ICU较为可行，对大部分住院病人而言，仅为识别AKI而留置导尿不切实际。因此，对于目前的大多数基本型AKI报警系统，尿量数据并不是必需的。而血清肌酐值可从实验室信息系统中直接记录到EHRs或CIS中，电子警报可由以下情况触发：单一的异常血清肌酐值、血清肌酐值较基线估测值明显升高或已知基线水平情况下的血清肌酐值改变 [ 9 ] 。虽然血清肌酐值数据易获得，但仅依靠该数据的电子报警系统仍有明显不足：缺乏尿量数据，可能导致无法发现、延迟发现AKI或低估AKI严重度；以入院时血清肌酐值作为基线水平，则可能无法发现入院时已经存在的AKI [ 10 ] ；以估测值作为基线，则可能忽视原有的CKD，而造成假阳性 [ 11 ] 。 由于肌酐变化并不仅由肾功能不全而产生，分布容积、测量准确度、肌酐生成过程中的生物学变异等都会引起假阳性警报 [ 12 ] 。而过高的假阳性警报发生率则可能引起“警报疲劳”现象，这种情况下，临床医生易忽视所有警报包括正确的警报信息，而对患者造成伤害。其次，由于AKI病因可分为肾前性、肾性及肾后性，并且经常为多因素共同引起，仅仅警报AKI的发生，不提供针对病因的纠正性建议则对很多医护人员而言警报价值大大降低。因此，未来的电子报警系统除了可采集肌酐及尿量变化外，还可以输入患者的危险因素、易感性、暴露程度等个体信息(比如目前用药、血流动力学资料如低血压记录、合并症、历史临床资料及入院资料等)至EHRs或CIS中，识别可能有肾损伤风险的药物 [ 13 ] ，可降低假阳性报警发生率。 2.2. 传达警报 传达警报方式可分为中断式(interruptive)和非中断式(non-interruptive)，非中断式警报仅在EHRs或医嘱系统中被动显示出警报信息，而中断式则会询问相关警报接受医务人员是否调整处理方案或暂时关闭后延时再次警报 [ 14 ] 。如选择不调整处理方案，部分中断式警报还需填写忽视警报的理由 [ 15 ] 。警报还可与联络系统相连，如通过寻呼系统、电话、短信等方式发出 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 。如能根据AKI不同严程重度而采取不同信息传达方式将是未来电子报警系统的改进方向，比如探测到AKI 1期后仅在使用EHRs时被动显示出警报信息，而2期可通过院内寻呼系统或短信服务直接传达至相关负责医生。其次，AKI电子报警系统还能够在发现AKI后，根据CDSS提供可能有效的具体干预建议，比如停止用肾毒性药物或调整药物剂量或换用肾毒性小或无的药物，避免因药物副作用而产生的肾损伤 [ 13 ] [ 19 ] 。Roshanov等人还发现CDSS如能同时向患者及医务人员提供建议，更能提高系统的有效性 [ 20 ] 。图1总结了AKI电子报警系统工作原理。 图1. AKI电子报警系统工作原理
system: [SYSTEM]

user: 3. 影响电子报警系统表现的因素 3.1. 主要因素 在使用及评价AKI电子报警系统上，需要考虑科技及人为因素。科技因素包括电子报警系统准确性、临床相关性、与EHRs的整合度等，人为因素包括报警条件(即触发警报的不安全情况)、警报窗口定位(视野内还是视野外，警报具体信息是否相同窗口等)、优先级(用适当的词汇、视觉效果区分不同紧急程度，传达警报方式有无干扰性等)、可视度(亮度、背景对比度、字体格式等)、文字信息(包括警示语、风险描述、警报性能相关信息、建议及若忽视警报而产生不良后果的声明)、习惯化(警报时间越久，临床反应度越低)、改进措施(提供具体干预建议、能否监测后续患者反应)等 [ 21 ] 。 3.2. 次要因素 为了建立一个成功的电子报警系统，还需要考虑其他变量，包括患者背景(重症监护室患者已接受密切监护，而住院病人或门诊病人则数据很少)，中断分层(分层范围从无警报至硬停机)、警报频率(解决问题后警报结束vs只警报一次)、定时(实时vs设置时间全部警报)、对操作者确认警报的要求(不需反应vs无反应时采取惩罚措施)、电子报警系统的目标人群(内科医生、实习生、护士或患者)及警报内容(AKI诊断或风险预测，及临床决策支持)。其次，医院的种类(社区医院vs教学医院)、规模(小型vs大型医院)、地理位置(洲、国家、县)、科室(内科vs外科)都会影响到电子报警系统在改善患者护理及安全性方面的表现 [ 21 ] 。最后，对电子报警系统的期望会决定其成功与否。例如，如果期望改善住院患者的死亡率，则警报需非常精确、与尖端的CDSS相连接。如果研究目的为显示电子报警系统的有效性，则必须纳入大量的患者例数。相比之下，当电子报警系统用于管理目的，中断程度及所需精确度完全不同 [ 22 ] 。 Colpaert等在一个欧洲单中心前瞻性干预试验中，通过数字增强型无绳技术(DECT)将AKI警报电话通知重症监护室。此警报包括了肌酐和尿量的变化信息，并且每当AKI进展到RIFLE标准 [ 7 ] 的下一个阶段时就会生成警报。试验比较了警报系统应用前、中、后三个阶段的护理过程，发现应用警报系统后，早期治疗干预的数量和及时性显著增加 [ 16 ] 。相比之下，Wilson等人在美国进行了一项单中心随机对照试验，评估了使用寻呼机的警报系统对住院患者的影响。警报的生成仅基于肌酐水平的绝对或相对上升(采用KDIGO定义标准) [ 2 ] ，基线水平为过去48小时内或7天内测量的最低血清肌酐值。试验参与者包括了内科和外科的ICU及普通病房的成年患者、实习生、住院医师及执业护士。结果显示电子报警系统对于临床预后或住院患者的护理并没有任何改善。但该试验为单盲试验，医护人员可能提高了对所有病人的重视，而改善了无警报组的预后 [ 18 ] 。这些对比结果突出了电子报警系统的设计和人为因素对系统在临床中表现的影响的重要性。
system: [SYSTEM]

user: 4. 效果评估 4.1. 要求 在过去的几年中，扩展了适用于各种情况的电子警报，但这也给医务人员带来了新的负担，造成“警报疲劳” [ 18 ] [ 23 ] 。若应用得当，警报可以防止医疗错误的发生，或能使患者严重的情况得到及时和适当的治疗。但警报也可能会阻碍工作流程，分散医务人员注意，而间接地伤害病人。因此，电子报警系统不应该在没有对其利益和风险经过跨领域严格评估的情况下被采用，且评估应尽量进行随机对照试验。如果不能实施随机试验的情况下，在电子警报应用前和应用后对关键指标的关注也有助于效果评价 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 。 4.2. 内容 对电子报警系统的效果评价应从质量确保、医务人员反应度和临床预后等方面来评价。 4.2.1. 质量确保 AKI电子报警系统在广泛应用前，应当对系统进行仔细的测试。预测试应以系统化的方式确定电子警报是否捕捉到了所有的目标患者(无论采用何种AKI定义)，而不是错误地将无AKI患者报警。这可能对接受透析治疗的终末期肾病患者而言是个特定的问题，透析期间肌酐的波动可能会触发警报。此外，Lin等人的研究表明，对CKD患者采用电子监控肌酐水平时，AKI假阳性报警发生率会显著升高 [ 12 ] 。在对电子报警系统进行校准后，开发人员必须确保电子报警系统能识别合适的警报目标并与相关操作者建立联系，包括确定哪个或哪些医务人员应当收到警报，以及确定能联系到他们的方式。 4.2.2. 医务人员反应度 根据电子报警系统运行环境的不同，需要评估医务人员的不同医疗行为 [ 24 ] 。医务人员启动AKI的电子记录，并对后续肌酐和尿量变化进行评估，是评估警报效果的重要指标。其他的医疗行为(如进行某些诊断性测试，研究，调整药物剂量和避免使用肾毒性药物)在某些临床环境下也许可以作为合适的效果评估指标。 4.2.3. 临床预后 所有的电子报警系统都应评估临床预后，有证据表明，电子警报可能会在患者没有得到切实的好处的情况下提高资源利用率 [ 18 ] 。电子报警系统用于AKI的临床预后可包括透析、死亡率、转至ICU、肌酐浓度的改变、再入院率等 [ 25 ] 。 4.2.4. 其他 除了上述三者外，还可以开展衡量医务人员对电子报警系统接受度的研究 [ 23 ] 。这些研究可以是定量或定性的，只有医务人员认可并接受电子报警系统作为常规医疗一部分时，其才可能显示出持续效益。
system: [SYSTEM]

user: 5. 最佳临床实践方法 在AKI警报之后，临床医生应进行确认后在EHR或病程录中记录AKI风险或诊断，且应当监测后续尿量和肌酐，并考虑使用其他的诊断方法，再根据CDSS或肾内科会诊提出的合理建议进行预防或治疗，并且应当对CDSS的有效性进行评估。 AKI严重性的增加伴随着死亡和其他严重并发症增加的风险。因此，AKI早期识别和管理的重要性日益得到重视，目的是给为预防和治疗提供广泛治疗窗。利用电子报警系统加强了与AKI相关的临床实践指南的依从性，减少了AKI所造成不良预后的可能 [ 2 ] [ 16 ] 。然而，仅通过电子警报不足以确保医生对可能的AKI患者做出最佳反应 [ 18 ] 。警报应与临床实践指南或者与明确描述了针对不同警报级别应做出不同反应的集束化管理(care bundle)相结合。 对AKI患者的临床稽查已经发现了一些识别、记录和干预疾病的不足。这其中就包括没有诊断和记录AKI，没有充分评估病人的临床状态，没有监测尿量和连续肌酐水平，没有停止使用肾毒性药物或调整剂量 [ 26 ] 。 为了识别和管理AKI患者，KDIGO、英国国家临床指南中心和其他团体已经制定出综合临床实践指南 [ 2 ] [ 27 ] 。此外，一些医疗中心已经列出AKI管理清单，以便及早识别AKI患者并对其进行适当的管理。Tsui等人设计了一个AKI集束化管理，包括分析病史及体格检查、进行尿液检查、诊断AKI病因、进行合理的后续检查、开始基本治疗(如输液管理和用药回顾)及肾内科会诊等，以便指导医护人员对AKI患者的临床反应，并进行了集束化管理对新发AKI患者的影响的研究。虽然没有使用电子报警系统，但对全医院进行了健康宣教。结果显示适当的诊察和相应的初步治疗得到了改善，有助于降低ICU转入需求和减少住院时间 [ 28 ] 。 Kohle等将AKI集束化管理与电子报警系统相结合，以通知医师其患者可能已发生AKI。该研究对那些在24小时内进行了AKI警报集束化管理的患者和没有进行的患者的治疗结果进行了比较。在8小时内进行过集束化管理的患者有较低可能性发展到高阶AKI。这些患者在出院时和出院后4个月内有较低的死亡率 [ 15 ] 。 不少医师常漏记录肾病发生的病程录，这说明不少医师对管理数据库和住院报销的诊断编码缺乏认识和理解 [ 29 ] 。因此，在收到AKI电子警报并对病人进行诊察后，被通知的医师应当在病历、问题列表和EHR中记录下相应的AKI阶段。对警报最起码的临床反应应该对临床和实验室指标进行全面重新评估，并对所有用药进行回顾。如果电子报警系统未与CDSS相关联，可及时进行肾内科会诊。韩国一项单中心前后对照研究研究了1884例应用报警系统前的AKI患者及1309例应用后的AKI患者，其电子报警系统可在发生AKI的次日在EMR弹出报警及选择是否自动向肾内科请求会诊的对话框，研究结论示死亡率无明显差异，但应用电子报警系统组肾功能恢复提高 [ 30 ] 。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 旨在早期发现并及时干预急性肾损伤的电子报警系统正成为研究热点。电子报警系统通过与电子健康记录及临床决策支持系统整合后，不仅可以发出警报并能提供具体干预建议。科技及人为因素等对于此类工具的未来研究及应用具有重要影响。需要从质量、临床反应度及预后等方面来评估电子报警系统的有效性。未来的电子报警系统与临床决策系统结合后应能整合患者所有门诊及住院的临床信息、进行适当的AKI记录、根据不同AKI程度决定警报优先级、结合临床环境进行检验检查、病因评估、提供具体的管理及治疗建议、自主更新及改进等。医护工作者需与科技人员密切合作共同设计并开展更多关于电子报警系统的研究以推进这一领域的发展。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 心脏瓣膜病伴有显著的发病率和死亡率，并且常是由于先天性畸形引起心脏瓣膜结构和功能异常，导致瓣口狭窄或关闭不全所致的。然而，成年人心脏瓣膜病患病率日益增加，不仅是因为老龄化日益严重，而且还因为先天性心脏瓣膜缺陷儿童的医疗和外科护理的改善。人类基因组计划的成功和遗传技术的重大进展，加上我们对心脏瓣膜发育的了解越来越多，导致人们发现许多心脏瓣膜疾病的遗传因素。这些发现使用各种方法，包括家族性瓣膜病的检查和全基因组关联研究，以调查散发病例。本综述将讨论这些发现及其在瓣膜性心脏病治疗中的意义。 关键词 :心脏瓣膜，心脏瓣膜发育，遗传学，瓣膜性心脏病 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 心脏瓣膜病(VHD)，包括先天性和后天性两种形式，主动脉瓣狭是最常见的先天性心脏瓣膜病，后天性心脏瓣膜病以钙化性主动脉瓣疾病(CAVD)最常见 [ 1 ] ，导致显著的发病率和死亡率。在过去的几十年里，由于抗生素的广泛应用，风湿性心脏病引起的心脏瓣膜病减少，随着人口寿命的增加，钙化型(或退化性心脏瓣膜病)的发病率显著增 [ 2 ] 。先天性瓣膜缺陷的发生率保持相对稳定，占所有先天性心脏病(CHD)的10%，50%以上先天性心脏病的患者可以被发现 [ 3 ] [ 4 ] 。不论什么病因引起的心脏瓣膜病，因为生物瓣膜的耐久性差，需要经常更换以及机械瓣膜要求抗凝治疗 [ 5 ] ，因此只有严重的功能障碍的心脏瓣膜病患者才进行机械或生物瓣膜置换手术。随着人们对人类基因组测序的研究的深入及对心脏瓣膜发育机制的了解不断增加，先天性心脏瓣膜畸形的遗传病因将不断被证实。 这篇综述重点是先天性心脏瓣膜畸形的遗传因素，包括心脏瓣膜发育的简要概述。心脏瓣膜最常见的4种瓣膜先天性畸形分别是二叶式主动脉瓣、二尖瓣脱垂，肺动脉瓣狭窄，和三尖瓣的埃布斯坦综合征。对于这些病变，已经发现了它们的遗传基础，人类遗传基因突变的病因仍在探索中。此外，这篇综述还将讨论最近模仿人类疾病表型的突变小鼠模型，因为这些模型提供了与疾病发病相关的进一步的遗传联系。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结论与研究展望 遗传因素在人类心脏瓣膜病中的重要作用越来越明显。尽管只有少数基因突变被确定为致病因素，但这些发现使得先天性瓣膜病和人类遗传学之间可以建立联系。小鼠模型也是非常重要的，因为阐述人类疾病的能力将允许分子途径的分析。另外，鼠模型可以阐明疾病机制，并鉴定不同细胞类型在瓣膜发育和疾病进展中所起的作用。筛选整个外显子组/基因组的新基因技术的可用性和阵列比较基因组杂交以鉴定微妙的染色体缺失/重复应允许检测与人类瓣膜疾病有关的其他基因。但迄今为止，尚不清楚为什么二尖瓣和主动脉瓣容易参与不同的病理过程，进一步研究心脏瓣膜病与遗传、血流动力学因素和环境因素的相关性。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 以桃源大叶种茶鲜叶为原料，按照经典红条茶加工工艺将其加工成红条茶，采用同时蒸馏萃取法(SDE)制备精油及GC-MS分析方法，研究其加工过程中香气物质的动态变化，以期为高香红条茶的加工提供参考。结果表明，加工成的红条茶共有110种香气组分，相对含量较高有22种，其中醇类9种，脂肪酸类3种，醛类5种，脂类3种，酮类2种；萎凋期间，醇类、脂类香气组分的相对含量逐渐增加，醛类、酮类、烃类、酸类香气组分的相对含量则逐渐下降；揉捻期间，醇类、酯类、醛类、酮类香气组分的相对含量递增，酸类、烃类香气组分的相对含量下降；发酵期间，醇类、醛类、酮类香气组分的相对含量持续增加，而酯类香气组分的相对含量先增后降，烃类和酸类香气组分的相对含量小幅下降；干燥期间，各类香气物质相对含量均下降。总体而言，从萎凋开始到发酵中后期，红条茶特征香气组分的相对含量呈逐渐增加趋势，而从发酵后期至干燥结束则呈逐渐降低趋势，在生产实际中，可通过适当延长萎凋时间、缩短发酵后期时间及干燥时间，有利于加工高香红条茶。 关键词 :红条茶，加工，香气组分，动态变化 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 红茶是国际茶叶市场的主销茶类，其香气品质一直是茶叶研究者关注的焦点 [ 1 ] 。红茶香气研究于20世纪50年代中后期开始起步，迄今已从红茶中鉴定出四百多种的香气化合物 [ 2 ] 。Takeo研究发现香叶醇、橙花叔醇等在中国红茶中含量较高，且因产地不同而香气组分含量及比例存在较大差异 [ 3 ] [ 4 ] 。竹尾忠一研究认为云南、广东、广西的红茶香气特征与印度大吉岭红茶的香气特征有很大相似度，其中云南红茶与印度、斯里兰卡高香红茶含量接近 [ 5 ] 。Aissaka H等 [ 6 ] 发现祁门红茶在芳樟醇及其氧化物含量方面不及斯里兰卡乌瓦红茶，而叶醇、2-苯乙醇、香叶酸和苯甲醇等含量则明显高于乌瓦红茶。王华夫等研究提出了“祁门香”的主要物质基础 [ 7 ] 。王秋霜等 [ 8 ] 研究认为芳樟醇、水杨酸甲酯、氧化芳樟醇、橙花醇、壬醛是广东红茶最主要的五种香气物质。研究表明，红茶香气感官品质与其含有的挥发性香气物质具有较好的关联性，如Wickremashinghe等提出的Wickremashinghe-Yamanishi比值 [ 9 ] 以及Owuor等提出的Owuor风味指数(FI) [ 10 ] 。夏涛等 [ 11 ] 初步研究了红茶芳香物质的前体以及转化路径。邹勋等的研究发现经冷冻工艺所制红茶在汤色、滋味较好，且在耐泡性上优于其他工艺红茶，但香气不高 [ 12 ] 。徐元骏等研究发现不同地区、品种红茶香气存在差异，并认为花香型红茶特征香气组分中橙花叔醇、α-法尼烯、吲哚等较多，且高氨基酸红茶中含氮化合物较高 [ 13 ] 。任洪涛 [ 14 ] 等通过比较不同等级云南工夫红茶，发现各等级红茶具有香气馥郁、香高味浓的特征，高等级红茶香气品质更好。这些研究对红茶香气品质的提升产生了重要作用，然而上述研究大多是检测分析成品红茶的香气物质或组分，而鲜见红茶于加工过程中香气物质或组分的动态变化。为此，本研究以桃源大叶茶鲜叶为原料，采用传统红条茶加工工艺，将其加工成红条茶，然后通过SDE改良香气装置提取香精油 [ 15 ] ，对其香精油进行GC/MS分析，以探讨红条茶加工过程中主要香气品质成分的动态变化，为进一步提高我国红条茶香气品质、调控红条茶加工工艺参数提供参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 材料和方法 2.1. 材料 2.1.1. 原料 茶鲜叶为1芽2叶的桃源大叶春季新梢，采于湖南农业大学长安实践教学基地。 2.1.2. 主要试剂与仪器设备 实验试剂：无水硫酸钠(分析纯，天津市恒兴化学制造有限公司)、己酸乙酯(分析纯，国药集团化学公司)、乙醚(分析纯，国药集团化学公司)。 实验仪器：SDE香气提取装置(型号定做、浙江镇海华飞世尔实验器材公司)、恒温水浴加热锅(HV.W22-700A、金坛市金城国胜试验仪器厂)、气相质谱联用仪(GC/MS-QP2010，日本岛津公司)。 2.2. 实验方法 2.2.1. 红条茶加工 采摘桃源大叶1芽2叶春梢，薄摊于23℃~26℃ (空调控制)条件下萎凋14 h左右；萎凋叶在揉捻机上以轻重轻方式揉捻60 min；揉捻叶解块后摊放于竹盘，用湿润的纱布盖住，在28℃、90%相对湿度的发酵机中发酵4~5 h，通过观察叶色、闻香气确定是否发酵适度；而后将发酵叶放于恒温干燥箱中，于130℃下毛火烘0.25 h至6成干，摊凉，最后在70℃下烘至足干 [ 2 ] 。 2.2.2. 样品制备 分别在萎凋0 h、3.5 h、7 h、10.5 h、14 h时各取样1次，样品分别编号为W1、W2、W3、W4、W5；在揉捻20 min、40 min、60 min时各取样1次，样品分别编号为R1、R2、R3；在发酵1 h、3 h、4 h、5 h时各取样1次，样品分别编号为F1、F2、F3、F4；在毛火下烘0.25 h至6成干，取样1次，在足干1 h、1.75 h时各取样1次，样品分别编号为G1、G2、G3。取样以后，各个样品迅速用锡箔纸包裹并标号，并于液氮罐中低温处理1~2 min，取出后通过冷冻干燥机脱水成干燥样，放−40℃低温冰箱里，备用。 2.2.3. 香精油制备 采用同时蒸馏萃取法(SDE法)：在1000ml圆底烧瓶中精确加入25.000 g样品→加入2.5 ml己酸乙酯内标溶液以及500 ml沸蒸馏水→25 ml乙醚萃取→微沸连续萃取45分钟后→收集乙醚相→适量无水硫酸钠脱水，4℃下静置过夜→乙醚部分经氮气吹扫浓缩→GC/MS分析 [ 15 ] 。 2.3. 分析方法 2.3.1. 水分含量分析 参照国家标准测定 [ 16 ] 。 2.3.2. 香气品质成分GC/MS分析 气相色谱分析条件：HP-5 30 m × 0.25；载气：1 mL/min He；程序升温：50℃ (5 min，3℃/min)→160℃(5 min，12℃/min)→250℃/min。 质谱条件：电离源：EI；电离能量：70 eV；扫描范围：25~250 Amu；辅助温度：280℃ [ 7 ] 。 2.3.3. 红条茶游离态香气成分分析 参考王华夫的分析定量方法 [ 7 ] 。
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 红条茶加工过程中香气成分变化以醇类、脂肪酸类、醛类为主，其特征性香气成分是芳香醇及其氧化物、脂肪酸类降解产物和橙花醇、香叶醇等单萜烯醇 [ 21 ] [ 22 ] 。萎凋工艺是红条茶香气形成的基础，主要特征香气在萎凋工艺大部分含量呈增加趋势，糖苷酶活性在萎凋工艺中快速增加，以键合态形式存在的糖苷被大量水解生成游离态香气成分，尤其是叶绿醇、苯乙醛、橙花叔醇等萜烯醇类含量明显增加，游离态香气成分总量大幅增长；通过适当延长萎凋时间，保持一定的鲜叶含水量，能够有效作用萎凋叶的各个酶体系活性，对香气形成大有助益。萎凋叶经揉捻发酵，细胞破碎，酶性氧化还原强烈，各香气组分在此过程都有不同程度的变化，苯甲醇、苯乙醛、棕榈酸甲酯经揉捻后生成，苯乙醛、香叶醇、全顺式-7，10，13-十六碳三烯醛在揉捻、发酵工艺期间相对于萎凋工艺期间含量大幅增加；4种主要醛类香气成分相对于萎凋工艺都有明显增加；主要脂肪酸类含量都有所下降，说明高级脂肪酸在大量邻醌类存在条件下的揉捻、发酵工艺被降解生成小分子醇、酮、醛类；从香气成分变化情况可看出，随着发酵时间的延长，对香气品质有利的芳樟醇明显下降，其他主要特征香气成分增长趋缓，而对香气品质形成不利的(E)-2-己烯醛含量表现出明显增加趋势，故发酵时间的缩短对红条茶香气品质形成具有重要作用。从红条茶香气分析数据来看，在干燥阶段，除β-紫罗兰酮、苯乙醛、全顺式-7，10，13-十六碳三烯醛因高温加热而增加外，其他主要香气成分含量相对发酵末期F4时都出现了不同程度的下降，说明高温对红茶香气具有强烈挥发性，特别是低沸点香气成分 [ 23 ] ，所以红茶干燥毛火需高温短时，足火需低温慢烘，才能使发酵叶的香气成分有效保留，提高红茶的香气品质。因此，在实际生产中，在控温控湿条件下，通过适当延长萎凋时间、缩短发酵时间及毛火干燥与足火干燥时间，有利于红条茶香气品质的提高。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 物理实验是使得物理规律和抽象的物理概念得以形象化、具体化的直接途径。本文以“探究安培力”创新实验设计为例，依据物理学的学科特点、物理规律的特点、学生的心理、生理特征制作相应创新型物理演示实验，并进一步探讨创新型物理实验设计对培养学生独立思考、抽象思维、动手能力、创新意识和团队意识能力的作用。 关键词 :实验创新，能力培养，安培力实验 Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 物理学是研究物质的基本结构、最普遍的相互作用、最一般的运动规律。物理教学的特点是概念教学，由于物理概念较抽象，无形，学生理解相对困难。物理实验恰好是可以将抽象的、无形的知识转化为具体、形象化知识的桥梁。目前，大学物理实验多数是验证性实验，而且实验仪器本身的集成化程度很高 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 。这导致学生自己动手亲自搭建的实验的机会越来越少，进而导致学生对实验原理和实验方法理解不深刻，对实验中可能出现的反常现象不知道原因所在，甚至将实验中出现的反常现象当成误差而被忽略掉。这样一来，学生做实验纯粹是为了完成学习任务，对实验原理缺乏深刻探究，对实验思路及方法的合理性缺乏主动分析。这严重阻碍了学生独立思考、抽象思维、动手能力、创新意识和团队意识能力的培养。目前，如何改进实验手段和如何引导学生进行创新型实验设计是我们急待解决的科学问题。本文以“探究安培力”创新实验设计为例，进一步探讨创新型物理实验设计对培养学生独立思考、抽象思维、动手能力、创新意识和团队意识的作用。