system: [SYSTEM]

user: 2. 应用 2.1. 碱性氮的测定 传统化石能源产品例如汽油、柴油等轻质油的重要获取方式是催化裂化技术 [ 14 ]，由于我国原油的氮含量较高在0.3%以上，掺炼的渣油、蜡油等成分中氮含量则更高，因此控制石油产品中的碱性氮十分必要 [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]。 我国于1992年发布了SH/T 0162石油产品中碱性氮测定法 [ 18 ]，该方法使用苯–冰乙酸溶剂体系，通过显色反应来测定样品中的碱性氮，但该方法无法测定如渣油、焦化蜡油等深色样品，而且反应体系中使用苯为溶剂，易造成操作人员中毒等伤害。陆克平 [ 19 ] 提出使用电位滴定法测定油品中的碱性氮含量，由于不依赖显色反应而是通过电位突跃来确定滴定终点，可以应用于深色或较为浑浊的油品分析，还使用低毒性二甲苯代替苯为溶剂。徐元德 [ 20 ] 等人使用这一方法考察了柴油、渣油、蜡油等不同样品的精密度及重复性，结果令人满意。国家能源局也于2019年发布了相关的检测标准NB/SH/T 0980，使用二甲苯–冰乙酸溶剂体系，高氯酸–冰乙酸为滴定剂，进一步证明电位滴定法为碱性氮高精度检测的重要方法。 2.2. 酸值的测定 酸值是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准，也是控制油品腐蚀性能和使用性能的重要指标之一。原油或轻质油中的酸值在一定程度上表示了其中含有的酸性物质的量，会影响原油及轻质油在加工、贮存和实际使用过程中对仪器及设备的腐蚀性，直接影响油品贸易，加工以及资源的调配运输等各个方面。 目前对于酸值测定的国标方法主要有GB/T 264、GB/T 258 (酸度)、GB/T 7304、GB/T 4945、GB/T 12574、GB/T 18609等，根据滴定终点大致分为两类，即显色滴定和电位滴定。国外相关标准有ASTM D974、ASTM D3242、ASTM D664等，各标准间的对比见表2。各类方法都有实际适用的范围，其中电位滴定法不需要使用染色剂，依靠电极电位突越来判定终点，可以应用于各类有色，粘稠的原油及石油产品，能够测定绝大多数样品的酸值 [ 21 ] [ 22 ]。在实际的滴定检测过程中，杂质酸的存在会影响滴定结果，在检测前应做好相应的除杂前处理工作 [ 23 ]。为解决当样品量较大时滴定终点电位突跃不明显的问题，陆克平 [ 24 ] 提出使用预设pH11滴定终点和电位突跃两者共同判定滴定终点，可以使原本检测时突越不明显的样品准确的判定滴定终点。王家兴、张雁玲等 [ 25 ] 对GB/T 7304的不确定度进行了测试，并列出了影响原油酸值不确定度的因素。 近些年来随着新能源的兴起，微藻生物柴油越来越受人们的关注，可以在“不与人争粮、不与粮争地”的前提下通过稳定产出大量的微藻藻油来获得生物柴油 [ 26 ] [ 27 ]。然而，微藻中存在的脂肪酶会水解微藻中的脂类生成游离脂肪酸，导致微藻藻油酸值升高，影响微藻藻油的品质，进而影响微藻藻油的下游炼制工艺，所以可以通过检测并监控其酸值来判断微藻生产生物柴油的能力与品质。 Table 2 Comparison of acid value detection standard 标准名称 GB/T 264石油产品酸值测定法 [ 28 ] GB/T 258汽油、煤油、柴油酸度测定法 [ 29 ] GB/T 7304石油产品酸值的测定电位滴定法 [ 30 ] GB/T 4945石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法) [ 31 ] GB/T 12574喷气燃料总酸值测定法 [ 32 ] GB/T 18609原油酸值的测定电位滴定法 [ 33 ] 适用范围 测定石油产品的酸值 测定未加乙基液的汽油、煤油、柴油的酸度 石油产品、润滑剂、生物柴油以及生物柴油调和燃料 能够溶解于甲苯和异丙醇混合溶剂中水解常数大于10 −9 的酸性或碱性组分 酸值范围在0~0.1 mgKOH/g的喷气燃料 能够溶解于甲苯和异丙醇混合溶剂中水解常数大于10 −9 的酸性组分及水的质量分数小于5%的原油 溶剂 95%乙醇 95%乙醇 甲苯 + 异丙醇 + 水 甲苯 + 异丙醇 + 水 甲苯 + 异丙醇 + 水 甲苯 + 异丙醇 + 水 滴定终点 碱性蓝6B (或甲酚红)由蓝色变成浅红色(或由黄色变成紫红色) 碱性蓝6B (或甲酚红)由蓝色变成浅红色(或由黄色变成紫红色) 电极电位发生突跃 对萘酚苯由橙色变成绿色 对萘酚苯由橙色变成绿色 电极电位发生突跃 对应ASTM方法 无 无 ASTM D664 [ 34 ] ASTM D974 [ 35 ] ASTM D3242 [ 36 ] ASTM D664 表2. 酸值检测标准对比 2.3. 硫的测定 硫含量是各类原油及轻质油等石油产品较为重要的参数之一。例如汽油燃烧产生硫的氧化物，会对空气产生严重的污染，同时在生产、贮存和运输中也体现了较强的腐蚀性。通常说的总硫一般包括两种，即活性硫和非活性硫。非活性硫在一般条件下比较稳定，不会与金属发生反应，所以早期的总硫测定方法有时会导致总硫含量高而油品腐蚀性反而较低的情况。活性硫是指原油或燃料油中能直接与金属发生化学反应产生腐蚀的硫化物中的硫，例如元素硫、硫化氢、硫醇等，而二硫化物在较低的温度下就能分解为元素硫和硫化氢，所以也将其归类为活性硫 [ 9 ]。硫对油品的影响除腐蚀性外，还主要体现在抗氧性、稳定性、润滑性等，在某些情况下，硫的存在又是对油品性质有利的，因此也会将一些非活性硫化物作为添加剂加入到油品中来改善油品的某些性质，例如润滑油中添加的含硫抗磨剂、含硫极压剂。所以如何精确测量油品中的活性硫含量是十分重要的。 关于硫的测定目前国内主要的方法有电位滴定法、燃灯法、紫外荧光法、管式炉法以及博士实验法等 [ 37 ]，电位滴定法由于精确度高且操作相对便捷，被广泛应用于油品中活性硫的检测，国家也先后颁布了两项相关标准，即GB/T 1792-2015 [ 38 ] 和NB/SH/T 0915-2015 [ 39 ]。兰淑慧 [ 40 ] 针对电位滴定法测定油品中硫醇硫含量进行了不确定度评估，提出该方法的不确定性主要来源于滴定溶液的配置、标定、称量等，可以通过提高试验次数来降低测量的不确定度。 2.4. 氯离子的测定 对于原油及各类轻质油来说，氯离子会对生产、贮存和运输过程中的仪器设备造成腐蚀，也会使生产过程中的催化剂中毒失活，严重影响产品的质量。对于煤炭来说，氯更是常见的有害元素之一，主要以KCl、NaCl、MgCl 2 ∙6H 2 O等无机物形式存在 [ 41 ]。煤作为能源，主要的供能方式是直接燃烧，我国每年有超过80%的煤炭通过直接燃烧的方式为各行各业提供能量来源。在煤燃烧或热解的过程中，很大一部分的氯会以HCl气体的形式排放，造成严重的大气污染。在新能源领域，木质素通过先快速热解再进行生物油提取的方法转化为燃料 [ 42 ]。全世界每年由植物生长可产生1500亿吨木质素，具有很大的发展潜力。然而，木质素一般都含有氯离子，如果氯离子浓度过高则会对土壤环境造成严重且很难缓解的影响，且会危害人体健康，所以严格把控木质素中氯的含量也非常必要 [ 43 ]。 目前能源领域中氯的主要分析方法有艾士卡混合剂熔样–硫氰酸钾滴定法；高温水解–电位滴定法；氧弹燃烧–电位滴定法；氧弹燃烧–离子色谱法等。通常是先通过热解或燃烧，使氯变成易被吸收的气体化合物，然后通过配制好的溶液从燃烧产生的气体中提取出相应的氯化物进行分析检测。上述的测定方法中，前两种是国标GB/T 3558 [ 44 ] 中的方法，但这两种方法都有一定的弊端 [ 45 ]：高温水解方法虽然检测周期较短，但需要一套专用的设备；艾士卡混合剂熔样方法检测结果准确度和精密度高，但检验时间长，每个样品需要1~2天时间，不适合大批量样品的检测。为了提高检测效率，李权斌 [ 46 ] 提出了氧弹燃烧–电位滴定法，由于具有较高的灵敏度，更适合氯含量较低的样品检测，检出限可达到0.007 mg。对于检测时终点附近电位突越不明显的样品，可以通过加入适量的甲醇来使滴定终点的电位突越更加明显 [ 47 ]。在使用甘汞电极滴定氯离子时，电极中的氯化钾可能有轻微的逸散情况，导致结果出现微量正偏差 [ 48 ]。林盼盼等 [ 49 ] 提出用直接电位法来辅助检测，在使用电位滴定法检测前，先通过直接电位法快速判断出样品中氯含量的大致范围，优化电位滴定法操作步骤，再通过溶解–稀释法制备检测溶液，减少了调整滴定液浓度的繁琐程度。 2.5. 溴值的测定 在石油产品中，溴值通常作为不饱和烃含量(主要是烯烃的含量)的量度方法，溴值越高则烯烃含量越多，反之则烯烃含量越少。不饱和烃的存在会影响石油产品的稳定性，对生产、运输、贮存及使用带来不利影响 [ 50 ]。 目前针对溴值的测定方法主要有电量法和电位滴定法，其中电位滴定法根据终点判断方式的不同分成显色指示剂法、电位法和死停终点法。樊丽英 [ 13 ] 使用冰醋酸、三氯甲烷、甲醇和硫酸的溶剂体系，考察了电位滴定法测石油产品溴值的相关影响因素，沈桃英，马琳等人 [ 51 ] 则针对死停终点法在实际操作中重复性差、准确性低的问题进行了相关探讨，并给出了相关的包括溴值范围、试样量、滴定速度等滴定参数的推荐值。王华 [ 52 ] 依据SH/T 0236标准 [ 53 ]，对石脑油中溴值测定结果的影响参数进行了针对性的平行试验，并得出控制石脑油测定结果的条件。同时，在测量样品中的总溴含量时，如果样品中存在溴酸根和次溴酸根等高价态的溴会影响检测结果，可以考虑用Na 2 S 2 O 8 -NaOH体系对样品进行消解后再进行测试 [ 54 ]。 2.6. 其他检测值应用 1) 甲醇：在低温条件下长距离管输天然气时，管内天然气易发生相变阻塞管路，添加甲醇可以有效地解决这个问题。检测气井采出污水中的甲醇浓度可以迅速确定甲醇的循环回收效率并且防止甲醇污染环境。薄玉华、张保利等人 [ 55 ] 针对这一测量对比了色谱法和电位滴定法的检测结果，结果显示电位滴定法在检测成本、准确度和检测时间等方面均优于色谱法。 2) 碘值：表示有机化合物中不饱和程度的一种指标，指100 g物质中所能吸收的碘的克数，是轻柴油的一个重要质量指标。早先国内测量碘值主要应用SH/T 0234-92 [ 56 ] 中的碘–乙醇方法，但此方法在实际滴定过程，溶液中易出现碘沉淀，导致反应缓慢，测定时间较长，而电位滴定法则可以极大的避免由于碘沉淀带来的影响。经试验证实，电位滴定法测量碘值具有准确、迅速、操作方便的优点 [ 57 ]。 3) 碱值：碱值也是油品的一项重要指标，指在规定的滴定条件下，中和1 g试样中全部碱性组分所需高氯酸的量，以当量氢氧化钾毫克数表示。电位滴定法可以快速、准确的测定油品中的碱值，并可通过氮气吹脱的方式消除二氧化碳对滴定结果的影响，获得更准确的检测结果 [ 58 ]。