Hướng dẫn cách dùng máy đo huyết áp omron nhật bản
Máy đo huyết áp điện tử đang ngày càng được nhiều người lựa chọn bởi tính tiện lợi cũng như sự chính xác. Trong các dòng máy đo huyết áp được tin dùng thì máy đo huyết áp Omron Nhật Bản đang là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay.  Chúng ta cùng tìm hiểu một vài thông tin về máy đo huyết áp omron Nhật Bản và cách sử dụng nhé!  1. Tìm hiểu một số thông tin về máy đo huyết áp omron Nhật Bản  Máy đo huyết áp cổ tay là gì?  Máy đo huyết áp cổ tay là thiết bị y tế dùng để kiểm soát lượng huyết áp hàng ngày của con người ở cổ tay. Thiết bị được tích hợp công nghệ Intellisense hiện đại, đẩy mạnh quá trình đo diễn ra nhanh hơn nhưng kết quả lại cực kì chính xác.  Với thiết kế tinh tế, gọn gàng, thích hợp trang bị cho hộp y tế gia đình, dù đi đến bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể mang máy đi kèm để kiểm tra huyết áp mọi lúc mọi nơi.  Thông tin máy đo huyết áp omron Nhật Bản  Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp omron trước khi sử dụng máy. Tốt nhất, banjn nên hỏi ý kiến bác sỹ nếu ở trong các trường hợp sau: mang thai, bị loạn nhịp tim, bị chứng xơ cứng động mạch hoặc có vấn đề về lưu lượng máu xấu hoặc rối loạn tuần hoàn máu
Máy đo huyết áp omron Nhật Bản vừa hiển thị kết quả chính xác lại rất dễ sử dụng  Không để cho trẻ em hoặc người không có khả năng biểu cảm tự sử dụng máy  đo.  Không tự sử dụng máy đo cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đo huyết áp.  Không tháo rời máy hoặc vòng bít.  Không bơm hơi vòng bít quá 299Hg.  Không sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị khác phát ra điện từ trường gần máy. Điều này có thể làm cho máy hoạt động không đúng.  Không sử dụng máy đo này trong khi đang ngồi trên xe hơi (hoặc máy bay).  Sử dụng bộ đổi điện AC:  Không được sử dụng bộ đổi điện nếu máy hoặc thấy dây điện bị hư.  Không cắm hoặc rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi tay đang ướt.  Chỉ được phép dùng bộ đổi điện chính hãng được thiết kế cho máy này. Nếu dùng bộ đổi điện không phù hợp. Không dùng nguồn điện đa chiều.  Nếu dung dịch pin chảy bị dính vào da hoặc quần áo, rửa ngay với nhiều nước sạch.  Chỉ sử dụng pin 4 kiềm (alkaline) “AA” hoặc mangan với máy. Không sử dụng các loại pin khác.  Không lắp sai các điện cực pin.  Ngay khi pin cũ đã hết điện. Thay cả 4 pin cùng lúc. Không sử dụng pin mới và cũ cùng lúc.  Tháo pin nếu không sử dụng máy trong thời gian 3 tháng hoặc hơn.  2
Thay cả 4 pin cùng lúc. Không sử dụng pin mới và cũ cùng lúc.  Tháo pin nếu không sử dụng máy trong thời gian 3 tháng hoặc hơn.  2. Hướng dẫn cách sử dụng máy đo huyết áp bắp tay Omron  Những điểm cần lưu ý trước khi đo huyết áp  Không cử động người và nói chuyện trong khi đo máy đo huyết áp omron.  Tránh đo huyết áp khi đang căng thẳng.  Nên quấn vòng bít sát da tay hoặc chỉ trên lớp áo mỏng.  Hít thở sâu khoảng 5 tới 6 lần trước khi bắt đầu đo.  Tốt nhất, bạn nên tránh ăn no hay tập thể dục ít nhất 30 phút trước khi đo huyết áp.  Nghỉ 15 phút trước khi đo.  Không nên đo huyết áp liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn.  Nên đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày, với cùng với một máy đo và lưu lại kết quả đo.  Ngồi trên ghế với bàn chân đặt trên mặt nền phẳng và đặt cánh tay lên bàn sao cho vòng bít ở ngang với tầm tim bạn.  Không nên đo huyết áp khi đang căng thẳng, lo lắng  Lưu ý khi dùng máy đo huyết áp omron của Nhật Bản: Hãy cởi áo bó ở phần cánh tay bạn.  Cách sử dụng máy đo huyết áp omron của Nhật Bản  Bạn hãy lắp pin AA vào khoang (ổ) chứa pin, rồi đóng nắp đậy pin lại.  Nếu biểu tượng báo pin yếu xuất hiện trên màn hình, thay tất cả 4 pin cùng lúc
Nếu biểu tượng báo pin yếu xuất hiện trên màn hình, thay tất cả 4 pin cùng lúc.  Kết quả của máy đo huyết áp omron liên tục được lưu trong bộ nhớ thậm chí sau khi thay pin.  Pin đã thay có thể có tuổi thọ ngắn hơn.  Bỏ pin đã sử dụng vào đúng nơi quy định.  Xắn phần áo ở cánh tay cần đo. Không quấn vòng bít trên lớp áo dầy.  Lồng tay vào vòng bít.  Mép cuối của vòng bít phải cách khuỷu tay từ 1 tới 2 cm. Phần có đánh dấu (biểu tượng mũi tên ở dưới ống dẫn khí) nằm ở chính giữa mặt trong cánh tay.  Dán miếng dính để cố định vòng bít.  Khi đo ở cánh tay phải, ống dẫn khí sẽ nằm ở bên cạnh khuỷu tay. Do đó, bạn nên chú ý không đặt tay lên trên ống dẫn khí.  Huyết áp giữa tay phải và tay trái có thể khác nhau và vì kết quả đo huyết áp tay phải và tay trái cũng khác nhau nhiều. Hãy hỏi ý kiến bác sỹ của bạn nên đo tay nào với tình trạng thể lý của mình.  Tư thế đo máy đo huyết áp omron Nhật Bản đúng  Bạn nên dùng máy đo huyết áp omron Nhật Bản ở nơi yên tĩnh, tư thế ngồi thư giãn, nhiệt độ phòng đo thoải mái, không quá nóng hoặc quá lạnh.  Ngồi trên ghế với bàn chân được để trên nền nhà phẳng.  Vòng bít ở vị trí ngang tim
Ngồi trên ghế với bàn chân được để trên nền nhà phẳng.  Vòng bít ở vị trí ngang tim.  Khi đo huyết áp với máy đo huyết áp omron Nhật Bản, bạn phải ngồi đúng tư thế, quấn vòng bít đúng cách  Cách đo huyết áp với máy đo huyết áp omron Nhật Bản  Sau khi vòng bít bắt đầu bơm hơi, bạn hãy ấn và giữ phím START/STOP cho tới khi máy bơm hơi cao hơn huyết áp âm thu dự kiến của bạn từ 30 - 40 mmHg.  Máy sẽ không bơm hơi quá 299 mmHg.  Không nên bơm hơi quá mức cần thiết.  Để dừng lại hoặc hủy quá trình đo ngay mà hãy ấn phím START/STOP để tắt máy và xả khí trong vòng bít.  Giữ nguyên tư thế trong suốt quá trình đo, không cử động, nói chuyện.  Đợi 2-3 phút trước khi tiếp tục đo huyết áp. Thời gian đợi giữa các lần đo để mạch máu trở lại trạng thái bình thường trước khi tiến hành đo.  Bạn không nên tự chẩn đoán kết quả đo của mình và điều trị. Hãy báo cho bác sĩ và làm theo chỉ dẫn.  Chỉ dẫn quấn vòng bít  máy đo huyết áp omron  Biểu tượng “chỉ dẫn quấn vòng bít đúng” sẽ xuất hiện khi vòng bít bị quấn lỏng. Ngay cả khi biểu tượng này hiển thị, kết quả đo huyết áp vẫn được thực hiện, nhưng sẽ KHÔNG chính xác vì vòng bít đã quấn không đúng. Bạn hãy quấn lại vòng bít cho đúng và đo lại
Bạn hãy quấn lại vòng bít cho đúng và đo lại. Khi biểu tượng OK hiển thị là vòng bít đã được quấn đúng, kết quả đo chính xác và đáng tin cậy.  Sau khi đo xong, bạn từ từ tháo vòng bít ra, ấn vào phím START/STOP để tắt máy. Máy đo huyết áp omron Nhật Bản sẽ tự động lưu kết quả đo vào bộ nhớ và tắt sau 2 phút.  Máy đo huyết áp omron Nhật Bản sẽ tự động lưu kết quả đo của bạn vào bộ nhớ  Thông tin quan trọng:  Nếu huyết áp tâm thu hoặc tâm trương của bạn cao nằm ngoài phạm vi cho phép, biểu tượng nhịp tim sẽ nhấp nháy khi kết quả đo được hiển thị. Nghiên cứu gần đây cho thấy các giá trị dưới đây được xem là huyết áp cao khi đo huyết áp tại nhà:  Huyết áp tâm thu (HA tối đa): thường là trên 135 mmHg  Huyết áp tâm trương (HA tối thiểu):  kết quả trên 85 mmHg  Máy đo huyết áp này cũng có tính năng phát hiện nhịp tim không đều. Bởi nhịp tim không đều có thể ảnh hưởng tới kết quả đo.  Do đó, nếu kết quả đo bị ảnh hưởng bởi nhịp tim không đều nhưng kết quả có giá trị thì kết quả sẽ hiển thị cùng với biểu tượng báo cho bạn biết nhịp tim không đều. Nếu nhịp tim không đều làm cho kết quả đo không có giá trị thì kết quả không hiển thị
Nếu nhịp tim không đều làm cho kết quả đo không có giá trị thì kết quả không hiển thị.  Nếu biểu tượng nhịp tim không đều xuất hiện quá thường xuyên, hãy hỏi bác sĩ để biết thêm thông tin về nhịp tim của bạn.  Nếu bạn không may cử động trong quá trình đo, biểu tượng báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Hãy giữ nguyên tư thế và đo lại nhé.  Khi bạn đo đúng thao tác, biểu tượng trái tim sẽ ngừng nhấp nháy. Các con số trên màn hình sẽ cho bạn biết huyết áp và nhịp mạch của mình. Bạn cũng nên ghi lại ngày giờ và kết quả đo vào một cuốn sổ nhỏ để tiện theo dõi.  Việc sử dụng máy đo huyết áp omron Nhật Bản đúng theo hướng dẫn có vai trò rất quan trọng, vì từ đó kết quả đo huyết áp mới hiển thị chính xác được.