prop · H30391 · 2016-02-04 00:00:00 — 15.2Om strömförsörjningen till en taxameter kopplas bort, ska de ackumulerade värdena kunna lagras så att värdena från taxametern kan avläsas till ett annat medium. 15.3Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra att de ackumulerade värdena visas för att vilseleda passagerarna. 16.Taxorna får ändras automatiskt med beaktande av —färdens längd, —färdens varaktighet, 17.Om taxins utrustning är viktig för att taxametern ska fungera korrekt, ska taxametern vara försedd med anord ningar som skyddar taxameterns anslutning till den taxi som den är installerad i. 18.För att taxametern ska kunna testas efter installationen ska den vara utrustad med möjligheten att separat testa med vilken noggrannhet tiden och sträckan kan mätas och beräkningarna kan ske. 19.Taxametern och tillverkarens installationsanvisningar ska vara så utformade att det, om taxametern installerats enligt tillverkarens anvisningar, är näst intill omöjligt att i bedrägerisyfte göra ändringar i den mätsignal som representerar den tillryggalagda sträckan. L 96/234 Europeiska unionens officiella tidning 20.Det allmänna väsentliga kravet som behandlar bedräglig användning ska uppfyllas på ett sådant sätt att kundens, förarens och hans arbetsgivares samt skattemyndigheternas intressen skyddas. 21.En taxameter ska vara konstruerad så att den utan justering håller sig inom det största tillåtna felet under ett års normal användning. 22.Taxametern ska vara utrustad med en realtidsklocka som visar tid och datum, och där den ena eller båda angivelserna kan användas för automatisk ändring av taxorna. Kraven på en realtidsklocka är följande: —Tidsangivelserna ska ha en noggrannhet på . —Det ska inte vara möjligt att korrigera klockan . Korrigering för sommar- och ska utföras automatiskt. —Korrigering, automatiskt eller manuellt, under en färd ska inte kunna göras. 23.När värdena på tillryggalagd sträcka och den tid som förlupit visas eller skrivs ut i enlighet med detta direktiv, ska följande måttenheter användas: —, i de medlemsstater där artikel 1 b i direktiv /181/EEG är tillämplig. Tid som förflutit: —Sekunder, minuter eller timmar som det kan vara lämpligt att beakta med hänsyn till den upplösning som krävs och behovet av att undvika missförstånd. De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17 och som tillverkaren kan välja mellan är följande: B + F eller B + D eller H1. Europeiska unionens officiella tidning L 96/235 LÄNGDMÅTT (MI-008) De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i detta kapitel och de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i det, gäller för de längdmått som definieras nedan. Kravet på tillhandahållande av ett exemplar av försäkran om överensstämmelse kan dock tolkas som gällande ett parti eller en sändning i stället för varje enskilt instrument. Ett mätinstrument försett med skalmärken vars inbördes avstånd anges i en författningsreglerad måttenhet för längd. 1.1För måttband lika med eller längre än får de största tillåtna felen inte överskridas, när måttbanden utsätts för en dragkraft av 50 N eller andra kraftvärden som angetts av tillverkaren och markerats på måttbandet i enlighet därmed, eller i fallet med styva och halvstyva måttband där det inte krävs någon dragkraft. 1.2Referenstemperaturen är , om inte tillverkaren angett något annat och märkt bandet i enlighet därmed. 2.Det största tillåtna felet, positivt eller negativt i mm, mellan två icke på varandra följande skalmärken är (a + bL), där —L är värdet på längden avrundat uppåt till helt metervärde, samt —a och b, som anges i tabell 1 nedan. När ett avslutande skalintervall (skaldelsvärde) har en yta som gräns, ska det största tillåtna felet för varje avstånd som börjar i denna punkt ökas med det värde som anges i tabell 1. a (mm) c (mm) särskild klass för pejlingsmåttband (1) Upp till och med 30 m (2) särskild klass för spännband för tankar. För varje 30 m-längd när bandet ligger på ett plant underlag (1) Tillämpas på viktkombinationer måttband/. (2) Om den nominella längden överstiger ska det största tillåtna felet ökas Pejlingsmåttband kan också vara av klasserna I eller II, varvid det största tillåtna felet är ± för varje längd mellan två skalmärken, varav det ena på lodet och det andra på måttbandet, när formeln ger ett värde på mindre än . Det största tillåtna felet för längden mellan två på varandra följande skalmärken och den största tillåtna skillnaden mellan två på varandra följande skalintervall anges i tabell 2 nedan. L 96/236 Europeiska unionens officiella tidning Intervallängden (skaldelsvärde), Största tillåtna fel eller skillnad i millimeter i respektive noggrannhetsklass i ≤ 1 mm På ett ledat mått ska leden vara sådan att den inte förorsakar några fel, förutom de ovan nämnda, som överstiger för klass II och för klass III. 3.1De material som används i längdmått ska vara sådana att variationer i längd på grund av temperaturskillnader upp till ± i förhållande till referenstemperaturen inte överstiger det största tillåtna felet. Detta gäller inte för längd mått i klass S och klass D där korrigering för värmeexpansion ska tillämpas vid avläsning när så erfordras. 3.2Mått som tillverkats av material vars dimensioner kan förändras när de utsätts för hög relativ fuktighet får endast inbegripas i klasserna II eller III. 4.Måttet ska vara märkt med det nominella värdet. Millimeterskalor ska vara numrerade varje centimeter och mått med ett skalintervall som är större än ska ha samtliga skalor numrerade. De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17 och som tillverkaren kan välja mellan är följande: F1 eller D1 eller B + D eller H eller G. De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i detta kapitel och de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i det, gäller för volymmått för utskänkning som definieras nedan. Kravet på till handahållande av ett exemplar av försäkran om överensstämmelse kan dock tolkas som gällande ett parti eller en sändning i stället för varje enskilt instrument. Kravet på att instrumentet ska vara försett med information om dess noggrannhet ska inte heller tillämpas. Ett volymmått (till exempel dricksglas, kanna eller fingerborgsmått), konstruerat för bestämning av en angiven volym av en vätska (med undantag för farmaceu tiska produkter) som säljs för omedelbar förbrukning. Ett volymmått för utskänkning försett med en streckmärkning för nominell vo Ett volymmått för utskänkning för vilket innervolymen är lika med den nominella Ett volymmått för utskänkning från vilket vätskan är avsedd att hällas upp innan Innervolymen för bräddmått eller innervolymen upp till ett fyllnadsmärke för 1.1Temperatur: referenstemperaturen för volymmätning är . 1.2Läge för korrekt avläsning: stående fritt på en plan yta. Europeiska unionens officiella tidning L 96/237 ± (+ ) Volymmått för utskänkning ska tillverkas av material som är tillräckligt styva och dimensionsstabila för att volymen ska hålla sig inom det största tillåtna felet. 4.1Volymmått för utskänkning ska utformas så att en ändring av innehållet motsvarande det största tillåtna felet orsakar en nivåförändring av vid brädden eller fyllnadsmärket. 4.2Volymmått för utskänkning ska utformas så att uthällandet av hela mängden uppmätt vätska inte hindras. 5.1Nominell volym ska anges tydligt och outplånligt genom märkning på måttet. 5.2Volymmått för utskänkning kan även märkas för upp till tre klart urskiljbara volymer, som inte ska kunna förväxlas med varandra. 5.3Alla måttstreck ska vara tillräckligt tydliga och beständiga så att största tillåtna fel inte överskrids vid användning. De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17 och som tillverkaren kan välja mellan är följande: A2 eller F1 eller D1 eller E1 eller B + E eller B + D eller H. L 96/238 Europeiska unionens officiella tidning DIMENSIONSMÄTINSTRUMENT (MI-009) De relevanta kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i denna bilaga och de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i den, gäller för dimensionsmätinstrument av nedan definierade typer. Bestämmer längden på löpande material (till exempel textilier, band, kablar) under den uppmätta produktens matningsrörelse. Bestämmer ytan på oregelbundet formade objekt, t.ex. av läder. Mätinstrument för flera dimensioner Bestämmer kantlängderna (längd, bredd och höjd) för den minsta rätvinkliga parallellepiped som innesluter en produkt. Gemensamma krav på samtliga dimensionsmätinstrument 1.Effekten av elektromagnetiska störningar på ett dimensionsmätinstrument ska vara sådan att —förändringen i mätresultat inte är större än det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 2, eller —en mätning inte är möjlig att genomföra, eller —det uppstår momentana variationer i mätresultatet som inte kan tolkas, registreras eller överföras som ett mätresultat, eller —det uppstår variationer i mätresultatet som är såpass uppseendeväckande att alla med intresse av mätresultatet lägger märke till dem. 2.Det kritiska avvikelsevärdet är lika med ett skaldelsvärde. De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17 och som tillverkaren kan välja mellan är följande: För mekaniska eller elektromekaniska instrument: F1 eller E1 eller D1 eller B + F eller B + E eller B + D eller H eller H1 eller G. För elektroniska instrument eller instrument som innehåller programvara: B + F eller B + D eller H1 eller G. Egenskaper hos den produkt som ska mätas 1.Textilier kännetecknas av den s.k. K-faktorn, som är baserad på töjbarheten och ytkraften hos den uppmätta produkten. Den definieras med följande formel: K= ε · (GA + 2,2 N/m2), där εär den relativa förlängningen hos ett tygprov av en meters bredd vid en dragkraft av 10 N, GA är ytkraften hos ett tygprov i N/m2. Europeiska unionens officiella tidning L 96/239 Dimensioner och K-faktor, där så är tillämpligt, för instrumentet, inom det område som anges av tillverkaren. Områdena för K-faktorn anges i tabell 1: < K < 2 × 10–2 N/m2 × 10–2 N/m2 < K < 8 × 10–2 N/m2 × 10–2 N/m2 < K < 24 × 10–2 N/m2 24 × 10–2 N/m2 < K 2.2Då det uppmätta objektet inte transporteras av själva mätinstrumentet, måste det uppmätta objektets hastighet begränsas till det område som tillverkaren anger för instrumentet. 2.3Om mätresultatet är beroende av tjocklek, ytbeskaffenhet och typ av matning (t.ex. från en stor rulle eller från en bal), ska motsvarande begränsningar anges av tillverkaren. , men inte mindre än 0,005 Lm , men inte mindre än 0,01 Lm , men inte mindre än 0,02 Lm Där Lm är den minsta tillåtna uppmätta längden, det vill säga den minsta längd för vilken instrumentet är avsett att användas enligt tillverkarens specifikation. Vid mätningen av de olika materialens sanna längd ska lämpliga instrument användas (till exempel måttband). Materialet ska vid mätningen läggas på ett lämpligt underlag (till exempel ett lämpligt bord) plant och utan töjning. 4.Mätinstrumentet måste vara sådant att produkten mäts utan töjning enligt den avsedda töjbarhet som instrumentet är konstruerat för. Dimensioner inom det område som angetts av instrumenttillverkaren. Tillverkaren ska specificera instrumentets begränsningar med avseende på den uppmätta produktens hastighet och i tillämpliga fall tjockleksrelaterad ytbeskaffenhet. Det största tillåtna felet är , dock lägst 1 dm2. L 96/240 Europeiska unionens officiella tidning Om produkten matas tillbaka eller stoppas, ska instrumentet vara sådant att mätfel inte indikeras. Alternativt ska visningsanordningen visa tomt. Instrumentet ska ha ett skaldelsvärde av 1,0 dm2. Dessutom ska det vara möjligt att erhålla ett skaldelsvärde av 0,1 dm2 för provningsändamål. Mätinstrument för flera dimensioner Dimensioner inom det område som angetts av instrumenttillverkaren. Den undre gränsen för den minsta dimensionen för skalintervallets samtliga värden anges i tabell 1. Skalintervall (d) Minsta dimension (min) (undre gräns) Hastigheten får inte överskrida det område som angetts av instrumenttillverkaren. Största tillåtna fel är ± 1,0 d. Europeiska unionens officiella tidning L 96/241 AVGASMÄTARE (MI-010) De tillämpliga kraven i bilaga I, tillsammans med de särskilda kraven i denna bilaga och de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är upptagna i den, gäller för nedan definierade avgasmätare avsedda för kontroll och yrkesmässigt underhåll av motorfordon i bruk. En avgasmätare är ett mätinstrument som fastställer halterna av vissa ämnen som ingår i avgaserna från motorfordon med gnisttändning vid det analyserade provets Dessa ämnen är kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), syre (O2), kolväten (HC). Mängden kolväten ska uttryckas som koncentration av n-hexan (C6 H14), mätt med nära-infraröda absorptionstekniker. Gasfraktionen uttrycks i procent (volymprocent) för CO, CO2 och O2 och i delar per miljon (ppm vol) för HC. En avgasmätare beräknar dessutom lambdavärdet, med utgångspunkt från avgas är ett dimensionslöst värde som anger en motors förbränningseffekt genom förhållandet luft/bränsle i avgaserna. Det fastställs genom en standardise 1.Två klasser 0 och I är definierade för avgasmätare. De relevanta minsta mätområdena för dessa klasser framgår av tabell 1. Klasserna 0 och I 0–2 000 ppm vol 0,8–1,2 Nominella värden på driftsförhållandena ska anges av tillverkaren enligt följande: 2.1För klimatmässiga och mekaniska influensstorheter: —Ett minsta temperaturområde på för den klimatmässiga miljön. —Tillämplig mekanisk miljöklass är klass M1. 2.2För influensstorheter som härrör från elkraftförsörjningen: —Spännings- och frekvensområden för växelströmsförsörjningen. —Gränser för likströmsförsörjningen. L 96/242 Europeiska unionens officiella tidning — Största och minsta värde på omgivningstrycket är för båda klasserna: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa. Största tillåtna fel definieras enligt följande: 3.1För var och en av de uppmätta fraktionerna utgörs det största tillåtna felet, vid specificerade driftsförhållanden enligt punkt 1.1 i bilaga I, av det större av de två värden som anges i tabell 2 nedan. Absolutvärden uttrycks i % vol eller i ppm vol varvid procentandelarna är procent av det sanna värdet. ± 10 ppm vol ± 12 ppm vol 3.2 Största tillåtna fel i lambdaberäkningen är . Det konventionella sanna värdet beräknas med hjälp av den formel som anges i punkt 5.3.7.3 i föreskrifter nr 83 från ekonomiska kommission för (FN(ECE) (1). I detta syfte används de värden som visas av instrumentet för beräkning. Tillåten påverkan av störningar 4.För var och en av de volymfraktioner som instrumentet mäter ska det kritiska avvikelsevärdet vara lika med det största tillåtna felet för respektive parameter. 5.Påverkan av elektromagnetiska störningar ska vara sådan att —förändringen i mätresultatet håller sig inom det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 4, eller —mätresultatets presentation är sådan att det inte kan tolkas som ett giltigt mätresultat. 6.Upplösningen ska vara lika med eller en storleksordning högre än de värden som anges i tabell 3. Klasserna 0 och I (1) vol för mätstorheter under eller lika vol, annars vol. Lambdavärdet ska visas med en upplösning av 0,001. (1) EUT L 42, , s. 1. Europeiska unionens officiella tidning L 96/243 7.Standardavvikelsen för 20 mätningar får inte överskrida en tredjedel av modulen för det största tillåtna felet för varje tillämplig gasfraktion. 8.Vid mätning av CO, CO2 och HC måste det instrument som inbegriper det särskilda gashanteringssystemet visa av slutvärdet enligt kalibreringsgaserna efter byte från en gas med nollinnehåll, det vill säga För mätning av O2 måste instrumentet under likartade förhållanden visa ett värde som avviker vol från noll efter byte från friskluft till en syrefri gas. 9.Andra ingående ämnen i avgaserna än de som ska mätas får inte påverka mätresultatet med mer än halva modulen av det största tillåtna felet, när sådana ämnen förekommer i nedanstående största volymfraktioner: 2 000 ppm vol HC (som n-hexan), vattenånga upp till mättning. 10.En avgasmätare ska vara försedd med en inställningsanordning som möjliggör nollställning, gaskalibrering och internjustering. Inställningsanordningen för nollställning och internjustering ska vara automatisk. 11.Med en automatisk eller halvautomatisk inställningsanordning ska instrumentet inte kunna göra någon mätning så länge inställning inte är genomförd. 12.En avgasmätare ska detektera kvarvarande kolväterester i instrumentets gassystem. Det får inte vara möjligt att genomföra en mätning om kvarvarande kolväten före en mätning överskrider 20 ppm vol. 13.En avgasmätare ska ha en anordning för automatisk upptäckt av varje fel i syrekanalens sensor som beror på slitage eller ett brott i anslutningsledningen. 14.Om avgasmätaren kan fungera med olika bränslen (t.ex. bensin eller flytande gas) ska det finnas möjlighet att välja lämpliga koefficienter för lambdaberäkning utan osäkerhet om att rätt metod tillämpas. De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17 och som tillverkaren kan välja mellan är följande: B + F eller B + D eller H1. L 96/244 Europeiska unionens officiella tidning EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (No XXXX) (1) 1.Instrumentmodell/instrument (produkt-, typ-, parti- eller serienummer): 2.Namn och adress på tillverkaren och i förekommande fall dennes representant, 3.Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 4.Föremål för försäkran (identifiering av mätinstrumentet så att det kan spåras; en bild kan vid behov inkluderas för att möjliggöra identifiering av mätinstrumentet): 5.Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: 6.Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder eller normerande dokument som använts eller hänvisningar till de andra normerande dokument eller andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras. 7.I tillämpliga fall, det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört … (beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyg: 8.Ytterligare information: Undertecknat för: (ort och datum) (namn, befattning) (namnteckning) (1) Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse. Europeiska unionens officiella tidning L 96/245 Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar (se artikel 52) och rådets direktiv /22/EG (EUT L 135, 30.4.2004, s. 1) Rådets direktiv /96/EG Endast punkt B.3 i bilagan (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81) och rådets förordning (EG) Endast punkt 3.8 i bilagan nr 1137/2008 (EUT L 311, 21.11.2008, s. 1) Kommissionens direktiv /137/EG (EUT L 294, 11.11.2009, s. 7) och rådets förordning (EU) Endast artikel 26.1 g nr 1025/2012 (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12) Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningsdatum (se artikel 52) 2004/22/EG 2006/96/EG 2009/137/EG L 96/246 Europeiska unionens officiella tidning Direktiv /22/EG Artikel 3 första stycket Artikel 3 andra stycket Artikel 4.1–4.4, 4.6–4.9 Artikel 4.5 och 4.10–4.22 Artikel 11.2 första stycket Artikel 11.2 andra stycket Europeiska unionens officiella tidning L 96/247 Direktiv /22/EG Artikel 17.4 första stycket Artikel 17.4 andra stycket Artikel 22.5 andra stycket Artikel 22.5 tredje stycket L 96/248 Europeiska unionens officiella tidning Direktiv /22/EG Artikel 19.2 a första stycket Artikel 19.2 a andra stycket Artikel 19.2 a tredje stycket Artikel 53 första stycket Artikel 53 andra stycket Bilaga II punkt 1 Bilaga II punkt 2 Bilaga II punkt 3 Bilaga II punkt 4 Bilaga II punkt 5 Bilaga II punkt 6 Bilaga II punkt 7 Bilaga II punkt 8 Bilaga II punkt 9 Bilaga II punkt 10 Bilaga II punkt 11 Europeiska unionens officiella tidning L 96/249 Direktiv /22/EG Bilaga II punkt 12 Bilaga II punkt 13 Bilaga II punkt 14 L 96/250 Europeiska unionens officiella tidning anser att endast om och när genomförandeakter i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 diskuteras vid möten med kommittéer kan de sistnämnda anses vara kommittéer inom ramen för kommittéförfarandet i den mening som avses i bilaga I till ramavtalet om förbindelserna mellan och kommissionen. Möten med kommittéer omfattas således av punkt 15 i ramavtalet om och när andra frågor diskuteras. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon Härmed föreskrivs1 att det i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätning- ar och mätdon ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om aktören eller någon som handlar eller av oaktsamhet har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett för- bud eller en underlåtelse att följa ett I övrigt ska i fråga om sank- tionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Denna lag träder i kraft . 1 Jfr och rådets direktiv /31/EU av om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, i den ursprungliga lydelsen, och och rådets direktiv /32/EU av om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument, i den ursprungliga lydelsen. Efter remiss har yttrande över promemorian Genomförande av mätinstru- mentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar lämnats av Kam- marrätten i , Förvaltningsrätten i , , , Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Bo- verket, Transportstyrelsen, , B , , Värmek, , Structab, . SP , Kommuner och Landsting, , , Svensk Fjärrvärme, Teknik- företagen, , , , , Euro- mekanik AB, , , , , , , har getts tillfälle att yttra sig men har avstått från detta. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon Härigenom föreskrivs1 att det i lagen (1992:1514) om måttenheter, mät- ningar och mätdon ska införas en ny paragraf, 6 a §, och närmast före 6 a § en ny rubrik av följande lydelse. En ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift om aktören, eller någon som handlar på aktörens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett för- bud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats I övrigt ska i fråga om sank- tionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Denna lag träder i kraft . 1 Jfr och rådets direktiv /31/EU av om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar, i den ursprungliga lydelsen, och och rådets direktiv /32/EU av om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument, i den ursprungliga lydelsen. Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden och Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke- Enligt en lagrådsremiss () har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet . Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: Den föreslagna ändringen innebär att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen. Ändringen är ett led i genomförandet av omarbetade EU- direktiv om icke-automatiska vågar och om tillhandahållande på markna- den av mätinstrument. I paragrafen föreskrivs sålunda att en ekonomisk aktör ska åläggas att betala en sanktionsavgift vid överträdelse av föreskrifter som har medde- lats med stöd av lagen. Enligt likalydande definitioner i direktiven ska med ekonomisk aktör avses tillverkaren, tillverkarens representant, im- portören och distributören. Uttrycket ”ekonomisk aktör” är oklart och rent av vilseledande.