Avometer

AvoMeter 8型的最后版本，本型生产年份自1951至2008年，图为8型7代(Model 8 Mk7)，
AvoMeter的早期版本
AvoMeter万用表中常见的15伏特BLR121电池
AVOMETER（AvoMeter, AVOmeter）是英国万用表和电子测量仪器的商标，用在英国的自动绕线机暨电气设备公司（Automatic Coil Winder and Electrical Equipment Co.）于1923年开始生产的最早兼具电流、电压、与电阻测量功能的多用途电表。该公司在1957年更名为 AVO Ltd.。现今该品牌由 Megger Group Limited 公司所拥有。 这一系列三用电表中最有名的可能是8型，该型从1951年5月开始生产，直到2008年止，8型生产了许多代的版本，最后一个版本是8型7代（Model 8 Mark 7）。
AvoMeter三用电表也常被简称为 AVO，因为AVO公司的识别标识由三个字母所组成，分别是A(代表安培)、V(代表伏特)、与O(代表欧姆)。设计概念源于邮局工程师 Donald MacAdie，在1923年AvoMeter三用电表推出当时，他是伦敦邮政局工厂部的高级职员。

**技术特色与历史**
原始的AvoMeter设计只能测量直流电流（3个档位：0.12，1.2和12A），直流电压（3个档位：12，120和600V）和电阻（单一档位：0-10,000Ω，表尺中间值为225Ω）。 所有的范围可以通过单一的旋钮进行功能和档位的切换。 第二个旋钮则是一个可变电阻器，成电路系列中的仪器，可用于控制电流通过一个测设备和仪表。 采用的电表表头是满刻度偏转电流为12mA的，同时并联了一组＂通用分流器＂（"universal shunt"）而使表头组的满刻度偏转电流增加到16.6mA，对应的电压档位内阻为60Ω/V。它的指针为刀缘形，刻度上附加有防视差的镜面。
其他获得的专利有捷克斯洛伐克（1923年），奥地利、法国、德国、与瑞士（1924），随后是美国专利（1926）。
原始AvoMeter三用电表的外箱是梳接橡木制成，面板下方为硬橡胶，面板上部则是铸造铝材。
经历了约三年的生产后、销售量已足以支持重新设计，于是改用了满刻度偏转电流为6mA的电表表头，重新设计后的三用电表外壳由一块酚醛树脂塑成型量程而成，面板上方指针观察窗口为独特的肾形设计，测量选择范围具有13个档位。后壳是深绘制铝箱，并在后侧钉有操作说明概要，后背的操作说明是 AvoMeter 全系列的特色之一。 表头的接线经一条简短的细导线作为保护用，此一焊接在表头后方的细线可作为一个保险丝。 以后的版本会在前面板设有一个校准的、螺丝旋入式的保险丝或断路器。
仪表用氧化铜整流器在1920年代末期面市后、20档位的"通用"版AvoMeter在1931年推出可以测量直流与交流电压电流的三用电表。 与许多类似的万用表设计不同的是，几乎所有的AvoMeter都可以测量交流电流到10A或12A(依机型而异)，仅短暂推出过的"高阻(HR)AvoMeter"（约1948-1951年）除外。
1933年起，AvoMeter加入了一组双灵敏度的电路，使实际可用的电压和电流档位加倍。 按下"÷2"（除以2）按钮时为双倍的高灵敏度，此时的真实测量值为读数的一半。在AvoMeter 8型中没有双倍高灵敏度按钮，原按钮改作偏转方向的正负逆转使用。
AvoMeter的设计特色之一是使用简易，为此目的，所有的量测一般只使用仅有的两个输入端子。 然而，AvoMeter HR 具有的 2500V（AC和DC）档位，则需在1000V档位上，通过连接前面板上方角落的两个2500V专用端子进行量测。 这样的设计在8型中继续沿用，但电压增加到3000V以匹配它们的1 - 3 - 10 档位范围，这也在9型的二代和四代，8型五代（model 8 mark V）。在8型六代和七代为符合当代的安全标准，考虑安全的问题而删除了3000V档位，这也可以免用高压电阻因而显着的节省了成本。
8型二代作为一个电阻表(欧姆计)使用时有三个档位，可量测范围由1Ω达到20MΩ。 仪器精确度在直流电流档位为满刻度范围（FSD）的±1%，直流电压档位为满刻度范围的±2％，交流档位为满刻度的±2.25％，电阻档位为读数的±5％（在量尺中心读值上）。 它在满刻度全偏向时的汲取的50 μA最大电流（对应于电压档内阻 20,000 Ω/V）可以在大多数情况下，充分的减少电路负载造成的电压测量误差到一个可接受的水平。
AvoMeter万用表采用了一个交流直流互锁的的设计，这防止了交流和直流档位同时进行选择。  例如，除非该AC选择开关置于"直流"的位置，否则无法进行任何直流电流或电压的测量与连接。 在8型中，这个位置是与交流选择开关箭头垂直的。 同样的，要使用交流的档位，DC选择开关必须指向"AC"的位置。
将DC开关设置在"AC"位置，AC开关设置在"DC"位置，没有电流可流过仪表。 然而，表头的移动线圈会受到运输过程中的可能的重大冲击所影响，较好的做法是将电表两端子短路以给予移动线圈最大的阻尼。 在早期AvoMeter中，可以通过短路输入端并选择最灵敏的直流档位来达成。 该模型，8型的五代、六代、和七代在DC开关提供了一个OFF的位置，可以断开两个测量端子并短路表头的移动线圈。
自1936年起，AvoMeter加入了过载断路的的设计，配备了一个由可动线圈框向前或反弹到底停止的装置。 7型是第一个使用底停断路的机型，它还具有加速动作，在重过载事件时，可以在指针已经达到满刻度三分之二前令断路器开路。 加速断路在8型中并没有使用。自8型三代开始，加入保险丝使电阻档位也得到进一步的防护；在8型六代与七代中，保险丝提供了所有档位的防护。
AVO万用表在英国的制造业和服务业、研究与发展和高等与进阶教育中几乎无处不在，在公用事业、政府机构和英国武装部队中也受到广泛使用。一些特别的版本依照英国海军部和空军部或其他客户的规范生产供应。 8型五代、六代、七代的设计旨在符合北约规格，并成为北约的标准配备。 许多商业上和军事上的服务手册中会标示，电流或电压测量值系由AvoMeter 7型或8型所量得。1930年代后期的广告中，将AvoMeter的应用与计算尺相比。 即使在今天，仍然可以发现它的正常使用。
早期版本的7型、8型和9型有一设计缺陷，导致易受运送途中的移动造成表头损坏。因为用户经常在关掉仪器时，将DC开关设置在AC位置，AC开关设置在DC位置，但在这样的设置下，表针运动完全无阻尼，因此易在移动时过度晃动。 虽然受影响机型的操作手册中提到选择开关不应被切换到AC和DC位置(或旁边空白的位置)，但未能解释为什幺。 在后来的机型中，通过提供直流开关一个OFF的位置，令这个问题得到解决。

**现在**
尽管有持续的客户需求，生产在2008年已停止。据报道，由于机械零部件供应商的许多问题。. 最后离开工厂的电表是 AvoMeter 8 Mk7 (序列号6110-610/081208/5166)，并在2010年二月赠与 Megger 公司所举办竞赛的获奖者。

**主要机型**

**一般用途型**
"The AvoMeter" - 1923至1928年，可测量直流电流、直流电压、电阻，共7个档位
(DC) AvoMeter - 1928至1939年，最初是13个档位，后来通过使用"÷2"按钮开关扩展到22个档位
Universal AvoMeter - 1931至1939年，最初20个档位，后来通过使用"÷2"按钮开关扩充到34及36个档位。被 model 40 所取代。
Universal AvoMeter Model 40 - 1939至大约1986年。 发展为36档位的通用型万用表，并纳入自动断路，内部结构与7型相类似，(基本范围至12A和1200V，电流档可配合附属分流器进行扩展)。电压档位内阻 167 Ω/V。

**高灵敏度型，主要用于收音机和电子产品**
50档位的 Universal AvoMeter 后来被称为7型(model 7)(1936至约1986年)：用于收音机维修的"高灵敏度"万用表。 (基本档位范围到10A和1000V，前者可配合分流器作扩展。另有功率因数和瓦特测量单元可用)。 电压档位内阻 500 Ω/V, "÷2"按钮按下时为 1000 Ω/V。
AvoMeter 8：1951年5月至2008年11月（本型共有七代），直流电压档内阻为 20,000 Ω/V，交流电压档内阻为 1,000 Ω/V。（依代别不同，基本量测档位到10A与1000、2500、或3000V)
AvoMeter 9：基本上与8型相似，除了直流和交流开关原有字母标记外，也具有国际通用符号。直流电压档内阻为 20,000 Ω/V，交流电压档内阻为 1,000 Ω/V。(基本量测档位到10A与3000V)
1972年 AvoMeter 8型五代（model 8 mark V）起合并了８型与９型的功能特色，自此9型停产。

**特殊用途型**
 AVOmeter model 12：汽车用（档位： 3.6 A 与 36 A, 9 V, 18 V 与 36 V DC, 电流档可藉外部分流器扩充, 9 V, 18 V, 90 V 与 360 V AC）.- 耐用型（Heavy Duty）AVOmeter：较小的结实型万用表，一个选择旋钮。原系依照大西部铁路公司的请求，设计给铁路号志检测用，但直到1948年大西部铁路成为不列颠铁路西部地区后才开始供货。后来不同档位的机也在商业市场出售 （基本档位至 10 A 与 1000 V）

**小型**
 AVOminor(1935年至1952年)：仅有用直流电流，直流电压，及电阻测量档位的小型仪表。通过将测棒插入不同的插孔来选择所需档位。- Universal AVOminor(1936年至1952年)：具有直流与交流测量功能的小型仪表。通过将测棒插入不同的插孔来选择所需档位。- AVO Multiminor：先前 Minor 的后续替换机型，所有功能和档位由单一的旋钮切换。没有自动保护。(基本档位1A 仅DC，和1000伏，均可使用外接倍数器和分流器进行扩展)。直流电压档内阻为 10,000 Ω/V，交流电压档内阻为 1,000 Ω/V。- 钳表：主要为高电流用(档位: 交流 300A、600A、1200A, 交流 150V、300V、和600V)。 无直流量测。 灵敏度不详。

**其他产品**
AVO Meter Survey Radiac Mk.6 盖革计数器

**盖革计数器**
 该公司制造的盖革计数器在1950和60年代使用于英国民防部门。

**真空管测试仪**
 自动绕线机暨电气设备公司或AVO公司还推出了许多其他类型的仪器，其中知名的包括真空管(电子管)测试仪系列。

**参考文献**

**外部链结**
  AvoMeter 7 型三用表(英文)date=20200221111552 -  AvoMeter 8 型三用表(英文)date=20191201061843