质谱法

质谱的一个例子。一种肽(缩氨酸)的质谱，显示其同位素分布。横轴是m/z，纵轴是相对离子强度。
Orbitrap 质谱仪
质谱（Massenspektrometrie，mass spectrometry，缩写：MS）是一种电离化学物质并根据其质荷比（质量-电荷比）对其进行排序的分析技术。简单来说，质谱测量样品内化学物质的质量。 质谱法被用于许多不同领域，并被用于纯样品和复杂混合物的检测。
质谱是离子讯号作为质荷比的函数的曲线图。这些频谱被用于确定样品的元素或Isotopic signature，颗粒和分子的质量，并阐明分子的化学结构，如肽和其他化合物。
在典型的质谱法中，可以是固体，液体或气体的样品被电离，例如用电子轰击它。 这可能导致一些样品的分子破碎成带电的碎片。 然后，这些离子根据其质荷比被分离，通常通过加速它们并使其经受电场或磁场：相同质荷比的离子将经历相同数量的偏转。离子通过能够探测带电粒子的机制被探测到，例如一个电子倍增管。 结果被显示为作为质荷比的函数的已经探测离子的相对丰度的频谱。 样品中的原子或分子可以通过将已知质量与鉴定的质量相关联或通过特征分解模式来鉴定。

**历史**
J.J. 汤姆森第三台）质谱仪的复制品。
在1886年，欧根·戈尔德斯坦（Eugen Goldstein）观察到在低压下排放的气体中的光线，该离子从阳极出发，通过穿孔阴极中的通道，与负电荷的阴极射线（从阴极到阳极的方向）相反。 戈尔德斯坦称这些带正电的阳极射线为“Kanalstrahlen”; 将这个术语的标准翻译成英文是“阳极射线（canal rays）”。威廉·维恩（Wilhelm Wien）发现强电场或磁场使阳极射线偏转，并于1899年建成了一个具有平行电场和磁场的装置，根据电荷-质量比（Q / m）将阳极射线分离。 维恩发现电荷与质量比取决于放电管中气体的性质。 英国科学家J.J. 汤姆森后来通过降低生成质谱仪的压力来改进了维恩的工作。
在曼哈顿项目中，电磁型同位素分离器(Calutron)质谱仪被用于铀的浓缩。
第一台质谱仪是英国科学家弗朗西斯·阿斯顿于1919年制成的。阿斯顿用这台装置发现了多种元素同位素，研究了53个非放射性元素，发现了天然存在的287种核素中的212种，第一次证明原子质量亏损。阿斯顿为此荣获1922年诺贝尔化学奖。
为人所知的扇形质谱仪电磁型同位素分离器(Calutron)是由物理学家欧内斯特·劳伦斯(Ernest O. Lawrence)开发，用于在曼哈顿项目中分离铀的同位素。Calutron质谱仪用于第二次世界大战期间建立的田纳西州橡树岭的Y-12工厂的铀浓缩。
1989年，诺贝尔物理学奖的一半被授予汉斯·德默尔特（Hans Dehmelt）和沃尔夫冈·保罗（Wolfgang Paul）在1950年代与1960年代开发离子阱技术。
2002年，诺贝尔化学奖被授予约翰·贝内特·芬恩（John Bennett Fenn），由于他开发的Electrospray ionization（ESI），和田中耕一（Koichi Tanaka），由于他开发的Soft laser desorption（Soft laser desorption，SLD）及其在生物大分子，特别是蛋白质的电离中的应用。

**原理**
用来测量质谱的仪器称为质谱仪，可以分成三个部分：离子化器（离子化源）、质量分析器与侦测器。其基本原理是使试样中的成分在离子化器中发生电离，生成不同荷质比的带正电荷离子，经加速电场的作用，形成离子束，进入质量分析器。在质量分析器中，再利用电场或磁场使不同荷质比的离子在空间上或时间上分离，或是通过过滤的方式，将它们分别聚焦到侦测器而得到质谱图，从而获得质量与浓度(或分压)相关的图谱。
质谱仪由工作原理的不同可区分如下：

**按电离方式区分**
电子碰撞质谱
*化学电离质谱
*光电离质谱
*阈值电离质谱

**按质量分析方式区分**
从质谱仪所用的质量分析器的不同，把质谱仪分为双聚焦质谱仪、四极柱质谱仪、飞行时间质谱仪、离子阱质谱仪、傅立叶变换质谱仪、傅里叶变换离子回旋共振质谱仪等。
*静电磁扇区质谱
*四极质谱
*飞行时间质谱
飞行时间分析器使用电场以在相同的势下加速离子，进而测量离子到达检测器所需时间。如果所有粒子都具有相同的电荷，则它们的动能将会是相同的，其速度仅同质量相关。质量较低的离子会率先到达检测器。然而，实际上，即便具有相同质荷比的粒子也会在不同时间到达检测器，其原因是初始速度不尽相同。初始速度往往和粒子的质量无关，并且会最终转变为终速度的差异。因此，具有相同质荷比的离子会在一小段时间范围内抵达检测器，从而导致粒子数-质荷比图中峰的增宽，但通常而言不会改变峰中心线的位置，因为对初速度的平均会得到零（相对一同分析的其他粒子）。为解决这一问题，人们提出了用延时聚焦/延时提取和飞行时间质谱耦合使用。
*离子阱质谱
*傅里叶变换离子回旋共振质谱法

**质谱仪的种类**
质谱仪种类非常多，从应用角度，质谱仪可以分为下面几类：

**有机质谱仪**
由于应用特点不同又分为：- 气相层析-质谱联用仪（GC-MS）在这类仪器中，由于质谱仪工作原理不同，又有气相层析-四极质谱仪，气相层析-飞行时间质谱仪，气相层析-离子阱质谱仪等。- 液相层析-质谱联用仪（LC-MS）同样，有液相层析-四极质谱仪，液相层析-离子阱质谱仪，液相层析-飞行时间质谱仪，以及各种各样的液相层析-质谱-质谱联用仪。- 其他有机质谱仪，主要有：基质辅助雷射解析飞行时间质谱仪（MALDI-TOFMS），傅立叶变换质谱仪（FT-MS）

**无机质谱仪**
 火花源双聚焦质谱仪。- 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）。- 二次离子质谱仪（SIMS）- 辉光放电质谱仪（GDMS）
但以上的分类并不十分严谨。因为有些仪器带有不同附件，具有不同功能。例如，一台气相层析-双聚焦质谱仪，如果改用快原子轰击电离源，就不再是气相层析-质谱联用仪，而称为快原子轰击质谱仪（FAB MS）。另外，有的质谱仪既可以和气相层析相连，又可以和液相层析相连，因此也不好归于某一类。在以上各类质谱仪中，数量最多，用途最广的是有机质谱仪。

**生物质谱分析**
生物质谱分析（Biological mass spectrometry）是以质谱分析技术用于精确测量生物大分子，如蛋白质，核苷酸和糖类等的分子量，并提供分子结构讯息。对存在于生命复杂体系中的微量或痕量小分子生物活性物质进行定性或定量分析。
一般的方法有：- 电洒电离质谱，- 基质辅助雷射解析电离质谱，- 快原子轰击质谱，- 离子喷雾电离质谱，- 大气压电离质谱。

**侦测器**
一个连续倍增极的粒子倍增检测器。
质谱仪的最后元件是侦测器。当离子经过或击中侦测器表面时，侦测器记录感应电荷或者产生的电流。
质谱仪的侦测器依质量分析器的种类而有所不同。传统上，离子数量较多或者分析区真空度低时可使用法拉第杯，而当离子数量低且真空度高时可使用电子倍增管或微通道板来侦测。在现代质谱仪中，电子倍增管常搭配静电磁扇分析器、四极分析器、离子阱分析器使用，而微通道板则搭配飞行时间分析器使用。比较特别的是，傅立叶转换质量分析器因为必须侦测离子周期性运动的频率，所以必须采取非破坏性的感应电荷侦测器。

**与质谱联用的分离技术**
一个重要的增强质量解析和质谱测定质谱能力使用它亦随色谱和其他分离技术。

**气相色谱法**
气相层析仪（右）直接耦合到质谱仪（左）
一种常见的组合是气相层析 - 质谱（GC/MS，或GC-MS）。在该技术中，气相层析仪用于分隔不同的化合物。

**液相色谱法**
与气相色谱MS（GC-MS）类似，液相色谱-质谱（LC/MS, 或LC-MS）在将化合物引入离子源和质谱仪之前进行色谱分离。

**毛细管电泳－质谱法**
（CE-MS）是一种将毛细管电泳的液体分离过程与质谱联用的技术。 CE-MS通常与电喷雾电离相结合。

**离子迁移谱**
（IMS/MS，或IMMS）是一种技术，在引入质谱仪之前，离子首先通过一些中性气体在施加的电势梯度下通过漂移时间分离 。漂移时间是相对于离子电荷的半径的量度。 IMS的工作周期（实验发生的时间）比大多数质谱技术的更长，使得质谱仪可以沿IMS分离的过程进行采样。 这以类似于液相色谱法-质谱联用(LC-MS)的方式产生关于IMS分离和离子的质荷比的数据。

**应用**
NOAA粒子分析通过激光质谱Aerosol mass spectrometry搭乘NASAWB-57高空研究飞机.
质谱分析法具有定性的和定量的用途。这些包括鉴定未知的化合物；确定在一个分子元素的同位素组成，和通过观察其碎片确定化合物的结构。其他用途包括量化样品中化合物的量或研究Gas-phase ion chemistry的基本原理（离子和中性原子在真空中的化学性质）。 质谱法现在在研究多种化合物的物理的，化学的，或生物学特性的分析实验室中是非常常见的。
作为一种分析技术，它具有明显的优势，例如：比大多数其他分析技术更高的灵敏度，因为分析仪作为质量电荷过滤器，可减少背景干扰，从特征碎片模式中获得出色的特异性，以识别未知物或确认可疑化合物的存在， 有关分子量的信息，有关元素同位素丰度的信息，时间分辨化学数据（Temporally resolved chemical data）。
该方法的一些缺点是它经常无法区分光学和几何异构体以及取代基在芳环中的o-，m- 和p- 位置的位置。 此外，其范围仅限于识别产生类似碎片离子的烃。

**原子探针**
是一种结合Time of flight质谱和场蒸发显微镜来绘制单个原子位置的仪器。

**药物代谢动力学**
由于基质（通常是血液或尿液）的复杂性质和需要高灵敏度以观察低剂量和长时间的点数据，因此通常使用质谱法研究药代动力学。 在本应用中使用的最常见的仪器是具有三重四极杆质谱仪的液相色谱法-质谱联用（LC-MS）。 通常采用串联质谱来增加特异性（added specificity）。标准曲线和内标用于样品中通常单一药物的定量。 当药物被给药，然后代谢或从体内清除的时候，样品代表不同的时间点。

**蛋白质表征**
质谱法是蛋白质表征和测序的重要方法。电离全蛋白的两种主要方法是Electrospray ionization（ESI）和基质辅助激光解吸/电离（MALDI）。 为了与现有质谱仪的性能和质量范围保持一致，有两种方法用于表征蛋白质。

**聚糖分析**
质谱法（MS）以其低样品需求和高灵敏度，主要用于糖生物学，用于表征和阐明多糖(glycan)结构。质谱法为高效液相色谱法(HPLC)分析多糖提供了一种补充方法。

**太空探险**
NASA 的凤凰号火星探测器使用 TEGA 质谱仪分析「玫瑰红」沟渠的土壤样本。
作为分析的标准方法，质谱仪已经到达其他行星和卫星。 其中两台被海盗号（Viking program）带到了火星。 2005年初，卡西尼-惠更斯号任务通过最大卫星土卫六的大气层，在惠更斯号登陆探测器上递送了一种专门的GC-MS仪器。 该仪器沿其下降轨迹分析了大气样本，并且一旦探测器着陆，就能够蒸发和分析土卫六的冷冻碳氢化合物覆盖表面的样本。 这些测量结果比较了每个粒子的同位素丰度与地球自然丰度的比较。卡西尼-惠更斯号太空船上还有一台离子和中质谱仪，它一直在测量土卫六的大气成分以及土卫二羽流的成分。 2007 年发射的凤凰号火星探测器携带了热释气分析仪(TEGA)质谱仪。
质谱仪也广泛用于太空任务中测量等离子体的成分。 例如，卡西尼号太空船携带卡西尼等离子体光谱仪（CAPS），用于测量土星磁层中离子的质量。

**呼吸气体监测仪**
从1975年左右到本世纪末，医院使用质谱仪进行呼吸气体分析。 有些可能仍在使用，但目前已经没有被生产。
它们主要出现在手术室中，是一个复杂系统的一部分，在该系统中，接受麻醉的患者的呼吸气体样本通过阀门机构吸入仪器中，阀门机构旨在按顺序将多达32 个房间连接到质谱仪。 计算机指挥系统的所有操作。 从质谱仪收集的资料被传送到各个房间供麻醉师使用。

**参看**
 Mass spectrometry imaging- 药物代谢动力学

**参考资料**

**外部链接**
  Interactive tutorial on mass spectra National High Magnetic Field Laboratory-  Mass spectrometer simulation date=20180630083728  An interactive application simulating the console of a mass spectrometer-  Simulation Massenspektrometer date=20220215001452  Ein virtuelles Werkzeug zur Simulation eines Massenspektrometrie-Experiments (质谱模拟)-  Espectrometría de Masas Técnicas de espectrometría de masas (质谱技术)-  Realtime Mass Spectra simulation Tool to simulate mass spectra in the browser