Categoría: Administración

1. La resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, autorizó, para su uso e instalación en la red, los transformadores de medida de intensidad en baja tensión modelos TRMC 210-100/5, TRMC 210-150/5, TRMC 210-200/5, TRMC 210-300/5, TRMC 210-400/5, TRMC 210-500/5 y TRMC 210-600/5.
2. En fecha 22 de febrero de 2022, la empresa Circutor, SAU (NIF A-08513178), domiciliada en Vial Sant Jordi, s/n, 08232 Viladecavalls (Barcelona), presentó una solicitud de renovación de la autorización, para su uso e instalación en la red eléctrica, del transformador de medida de intensidad en baja tensión modelo TRMC 210, versiones TRMC 210-100/5, TRMC 210-150/5, TRMC 210-200/5, TRMC 210-300/5, TRMC 210-400/5, TRMC 210-500/5 y TRMC 210-600/5.
3. En fecha 28 de marzo de 2022, la entidad Circutor, SAU, aportó documentación complementaria a su solicitud.
1. El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE 224, de 18 de septiembre de 2007).
2. El Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña (DOGC 8418, de 26 de mayo de 2021) y el Decreto 199/1991, de 30 de julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
Autorizar para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de intensidad en baja tensión modelo TRMC 210, versiones TRMC 210-100/5, TRMC 210-150/5, TRMC 210-200/5, TRMC 210-300/5, TRMC 210-400/5, TRMC 210-500/5 y TRMC 210-600/5, a favor de la entidad Circutor, SAU, con las características siguientes:
Tensión máxima de servicio: 0,72 kV.
Nivel de aislamiento nominal: 0,72/3/- kV.
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Relación de transformación: 100 A, 150 A, 200 A, 300 A, 400 A, 500 A, 600 A / 5 A.
Intensidad secundaria asignada: 5 A.
Clase de precisión: 0,5 S.
Factor de seguridad: 5.
Intensidad térmica de cortocircuito Itn: 60 In– 1s.
Intensidad dinámica asignada Idyn: 2,5 Ith.
Clase térmica: B.
Gama extendida de intensidad: 150 %.
Marcado de los bornes secundarios: S1 – S2.
Potencia de precisión: 10 V.A.
Este modelo puede ser comercializado con las marcas comerciales CIRCUTOR o ZURC.
El contenido y el alcance de la presente autorización está sujeta a las condiciones siguientes:
1. La presente autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la energía eléctrica.
Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Industria.
2. Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas eléctricas oficialmente autorizado.
3. Los instrumentos a los que se refieren la presente resolución deberán cumplir todas las condiciones contenidas en el anexo que acompaña la documentación presentada para su autorización.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 1 de abril de 2022.–La Directora General de Industria, P.D. (Resolución EMT/3164/2021, de 20 octubre), el Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci Gil Jiménez.