[ca] L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament i validació d'un circuit capaç d'estimar la impedància de contacte dels elèctrodes durant l'adquisició simultània del senyal electroencefalogràfica (EEG). El projecte s'ha realitzat en col·laboració amb l'empresa Neuroelectrics®, per la qual cosa gran part del desenvolupament s'ha centrat en garantir la compatibilitat amb Enobio®, el seu dispositiu comercial dissenyat per a la realització d'EEG clínics. D'entre les solucions existents per a l'Impedance Check (circuit d'estimació de la impedància dels elèctrodes), s'ha optat per un mètode innovador que presenta com a principal avantatge l'eliminació de corrents actives. Això permet mantenir el procés de validació del dispositiu com a Classe A, reduir el consum energètic de la circuiteria i evitar el risc d'abrasió cutània. Aquest mètode, publicat originalment a la revista Nature, ha servit d'inspiració per dissenyar un circuit totalment compatible amb el maquinari d'Enobio®. Les simulacions realitzades han mostrat una millora significativa en precisió, repetibilitat i velocitat de càlcul en comparació amb versions anteriors. Per validar els resultats obtinguts en les simulacions, s'ha dissenyat i fabricat una PCB. Les proves realitzades amb el prototip físic han demostrat que els resultats són consistents amb les simulacions, assolint un error inferior al 10% en pràcticament tot el rang d'interès (100 - 50kΩ), una velocitat d'estimació de la impedància de 36 ms, i una repetibilitat que garanteix que les pertorbacions en el senyal EEG no alteraran el valor de la impedància estimada

[es] El objetivo de este proyecto es el desarrollo y validación de un circuito capaz de estimar la impedancia de contacto de los electrodos durante la adquisición simultánea de la señal electroencefalográfica (EEG). El proyecto se ha realizado en colaboración con la empresa Neuroelectrics®, por lo que gran parte del desarrollo se ha centrado en garantizar la compatibilidad con Enobio®, su dispositivo comercial diseñado para la realización de EEG clínicos. De entre las soluciones existentes para el Impedance Check (circuito estimación de la impedancia de los electrodos), se ha optado por un método innovador que presenta como principal ventaja la eliminación de corrientes activas. Esto permite mantener el proceso de validación del dispositivo como Clase A, reducir el consumo energético de la circuitería y evitar el riesgo de abrasión cutánea. Este método, publicado originalmente en la revista Nature, ha servido de inspiración para diseñar un circuito totalmente compatible con el hardware de Enobio®. Las simulaciones realizadas han mostrado una mejora significativa en precisión, repetibilidad y velocidad de cálculo en comparación con versiones anteriores. Para validar los resultados obtenidos en las simulaciones, se ha diseñado y fabricado una PCB. Las pruebas realizadas con el prototipo físico han demostrado que los resultados son consistentes con las simulaciones, logrando un error inferior al 10% en prácticamente todo el rango de interés (100 - 50kΩ), una velocidad de estimación de impedancia de 36 ms, y una repetibilidad que garantiza que las perturbaciones en la señal EEG no alteraran el valor de la impedancia estimada.