[ca] En aquest projecte, s'han mesurat velocitats locals d'aigua dins d'un Perfusion Phantom mitjançant polsos d'ultrasò i la mesura del temps que triguen a recórrer l'aigua en sentit contrari i a favor de la corrent. La diferència en el temps de propagació, el ∆Time of Flight, segueix teòricament una relació lineal amb el flux a través del tub. El sistema de mesura s'ha construït utilitzant una placa Red Pitaya Stemlab 125-14, que s'utilitza per generar els polsos de 200 ms i una freqüència de 975 kHz, llegir la senyal rebuda i processar-la digitalment a la FPGA. Els polsos del DAC s'amplifiquen amb un Differential Line Driver MAX4147 i després s'emeten acústicament amb un transductor US-0014 Audiowell amb una amplitud de 5V pic a pic. La senyal transmesa es rep amb un transductor idèntic i s'amplifica mitjançant un amplificador diferencial amb un guany de 38. A continuació, es prenen mostres amb un ADC de 14 bits. El programari que controla la Red Pitaya té una arquitectura Server-Client amb un PC enviant les ordres i rebent i processant les dades. El ∆ToF es calcula mitjançant un algorisme d'estimació de fase que utilitza els components en fase i quadratura de les senyals rebudes. S'ha trobat una relació lineal entre la diferència de fase mesurada i el flux de referència, en concordança amb l'estimació teòrica utilitzant una secció transversal rectangular i un flux laminar unidimensional en la direcció vertical. S'ha trobat una variància inferior a 0,05 cm/s per a velocitats en el rang de 0 a 1 cm/s, que són els valors possibles amb la bomba d'aigua. S'han investigat i caracteritzat les característiques i limitacions del mètode. A causa de les no idealitats del Phantom de flux utilitzat i la falta d'un flor-meter de referència, els resultats de les mesures encara s'han d'interpretar amb precaució. No obstant això, s'ha establert amb èxit un prototip funcionant.

[en] In this project, local velocities of water inside a perfusion phantom have been measured by sending Ultrasound pulses and measuring the time it takes them to travel upstream and downstream. The difference in their propagation time, the ∆ Time of Flight, theoretically follows a linear relationship with the flow through the pipe. The measurement system has been built using a Red Pitaya Stemlab 125-14 board, which is used to generate the pulses of 200 ms long and frequency 975 kHz, read the received signal and process it digitally in the FPGA. The pulses from the DAC are amplified with a MAX4147 differential line driver and then emitted acoustically with a US-0014 Audiowell transducer with 5V peak to peak. The transmitted signal is received with an identical transducer and amplified via a Differential Amplifier with gain 38. It is then sampled with a 14 bit ADC. The software controlling the Red Pitaya has a Server-Client architecture with a PC sending the orders and receiving and processing the data. The ∆ToF is calculated by means of a phase estimation algorithm that uses the In Phase and Quadrature components of the received signals. The linearity between the measured phase difference and reference flow has been found, in agreement with the theoretical estimation using a rectangular cross section and a 1D laminar flow in the vertical direction. A variance of less than 0.05 cm/s has been found for velocities in the range of 0 to 1 cm/s, which are the values possible with the pump. Features and limitations of the method have been investigated and characterized. Due to non-idealities of the used flow phantom and the lack of a reference flow-meter the measurement results must still be interpreted with caution. However, a working prototype has been established successfully.