[ca] El propòsit d'aquest projecte és el disseny del hardware d'un dispositiu mèdic portàtil per a mesurar senyals d'electromiografia (EMG) i bioimpedància localitzada (LBIA), que s'utilitzarà per avaluar la progressió de dues pròtesis de genoll (Medial-Pivot i Ultra- Congruent) en pacients operats d'una artroplàstia total de genoll per a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Per això, s'ha realitzat un estudi complet sobre els senyals d'EMG i LBIA, per tal de definir les característiques necessàries de l'equip mèdic i poder optimitzar el disseny electrònic. Per l'adquisició de senyals EMG, s'ha dissenyat i simulat un sistema compost per diferents fases, que treballen independentment per adquirir, amplificar, filtrar i adaptar el senyal EMG pel seu futur processament digital. D'altra banda, per obtenir valors de la bioimpedància localitzada dels diferents músculs que conformen el quàdriceps, s'ha dissenyat un sistema compost per dos grans blocs; el primer bloc és l'etapa d'injecció, on es genera i s'injecta un senyal feble de corrent altern a la zona a mesurar, mentre que el segon bloc, és l'etapa d'adquisició de senyals. Aquest últim s'encarrega d'adquirir la diferència de voltatge produïda per la injecció de corrent al múscul (anteriorment mencionat) per després calcular la bioimpedància a partir de la llei d'ohm. Tots els senyals són digitalitzats mitjançant el microcontrolador STM32F407VG, que s'encarregarà de processar i aconseguir les dades claus per determinar quina de les deus pròtesis desenvolupa una millor funció mecànica i una millor adaptació biològica. És important remarcar que tot el disseny, sigui per a EMG o LBIA s'ha dut a terme de manera discreta sense fer servir Front-Ends comercials o integrats complexos més que l'amplificador d'instrumentació o ADC. En addició, el present treball inclou una primera estimació dels costos de producció i fabricació per a una sola unitat, càlculs de consums i funcionament (sorolls, CMRR del sistema i amplada de banda) i una simulació completa d'EMG i LBIA per observar com funciona i es du a terme cada etapa del circuit. Finalment, en tractar-se d'un equip mèdic, també s'ha revisat la normativa aplicable i se n'ha analitzat l'impacte ambiental, s'ha proposat i definit diferents punts per a futurs treballs, com podria ser la validació i testatge de l'equip, càlculs més aproximats de consums i perfilar la bill of materials (BOM) per a grans demandes de components.

[es] El propósito de este proyecto es el diseño del Hardware de un dispositivo médico portátil para mediciones de electromiografía (EMG) y bioimpedancia localizada (LBIA), que se utilizará para estudiar la evolución de la adaptabilidad y funcionamiento de dos prótesis de rodilla (medial-pívot y ultracongruente) en pacientes operados de artroplastia total de rodilla en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Para ello, se ha realizado un estudio exhaustivo sobre las propiedades de las señales de EMG y LBIA con la finalidad de definir las características del equipo médico y de esta forma, optimizar el diseño electrónico del mismo. Para la lectura de mediciones EMG, se ha diseñado y simulado un sistema constituido por distintas etapas, que trabajan independientemente para adquirir, amplificar, filtrar, y adaptarla señal EMG para su posterior procesado digital. Por otro lado, para obtener los valores de bioimpedancia de distintos músculos del cuádriceps, se ha diseñado un sistema compuesto por dos grandes bloques; el primero es el bloque de inyección, donde se genera y se inyecta una señal débil de corriente alterna en la zona a medir, mientras que el segundo bloque es la etapa de adquisición de señales. Esta última tiene como finalidad adquirir la diferencia de voltaje producido por la inyección de corriente (anteriormente mencionada) para después obtener la bioimpedancia a partir de la ley de ohm. Todas las señales son digitalizadas a partir del microcontrolador STM32F407VG, que se encargará de procesar y obtener los datos claves para determinar cuál de las dos prótesis desempeña una mejor función mecánica y adaptación biológica. Es importante remarcar que todo el diseño, ya sea para EMG o LBIA, se ha desarrollado de manera discreta sin usar Front-Ends comerciales o integrados complejos más que el amplificador de instrumentación o ADC. En adición, la tesis incluye una primera estimación de los costes de producción y fabricación para una sola unidad, cálculos de consumos y funcionamiento (ruidos, CMRR del sistema y ancho de banda) y una simulación completa de EMG y LBIA para observar cómo funciona y se desarrolla cada etapa de los distintos circuitos. Finalmente, al tratarse de un equipo médico, también se ha revisado la normativa aplicable y se ha analizado el impacto ambiental del mismo. Por último, se han propuesto y definido distintos puntos para futuros trabajos, como es la construcción de la PCB y su respectiva validación, realizar cálculos más aproximados de consumos y perfilar la lista de materiales (BOM) para grandes demandas de componentes.