[en] The purpose of this project is the hardware design of a portable medical device to measure electromyography (EMG) and localized bioimpedance (LBIA) signals, which will be used to evaluate the adaptability and progression of two knee prostheses (medial-pivot and ultra-congruent) in patients undergoing total knee arthroplasty at the Germans Trias i Pujol Hospital in Badalona. For this, the present work undercovers the relevant properties of the EMG and LBIA signals in order to define the characteristics of the medical equipment and thus optimize its electronic design. For the EMG measurements, a system made up of different stages has been designed and simulated. These phases work independently to acquire, amplify, filter, and adapt the EMG signal for its further digital processing. On the other hand, to obtain the bioimpedance values of different quadriceps muscles, a system composed of two large blocks has been designed; the first is the injection block, where a weak alternating current signal is generated and injected into the area to be measured, while the second block is the signal acquisition stage. The purpose of the latter is to acquire the voltage difference produced by the injection of current (mentioned above) and then obtain the bioimpedance from Ohm's law. All the signals are digitized from the STM32F407VG microcontroller, which will be in charge of processing and obtaining the key data to determine which of the two prostheses performs a better mechanical function and biological adaptation. It is important to note that the entire design, whether for EMG or LBIA, has been developed discreetly without using commercial Front-Ends or complex ICs other than the instrumentation amplifier or ADC. In addition, the thesis includes a first estimation of the production and manufacturing costs for a single unit, calculations of consumption and work operation (noise, CMRR of the system and bandwidth) and a complete simulation of EMG and LBIA to observe how it works on each stage for both circuits. Finally, as it is a medical device, the applicable regulations have also been reviewed and its environmental impact has been analysed. Additionally, different points have been proposed and defined for future work, such as the construction of the PCB and its respective validation, improving both the consumption calculations and the list of materials (BOM) for large component demands.

[es] El propósito de este proyecto es el diseño del Hardware de un dispositivo médico portátil para mediciones de electromiografía (EMG) y bioimpedancia localizada (LBIA), que se utilizará para estudiar la evolución de la adaptabilidad y funcionamiento de dos prótesis de rodilla (medial-pívot y ultracongruente) en pacientes operados de artroplastia total de rodilla en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Para ello, se ha realizado un estudio exhaustivo sobre las propiedades de las señales de EMG y LBIA con la finalidad de definir las características del equipo médico y de esta forma, optimizar el diseño electrónico del mismo. Para la lectura de mediciones EMG, se ha diseñado y simulado un sistema constituido por distintas etapas, que trabajan independientemente para adquirir, amplificar, filtrar, y adaptarla señal EMG para su posterior procesado digital. Por otro lado, para obtener los valores de bioimpedancia de distintos músculos del cuádriceps, se ha diseñado un sistema compuesto por dos grandes bloques; el primero es el bloque de inyección, donde se genera y se inyecta una señal débil de corriente alterna en la zona a medir, mientras que el segundo bloque es la etapa de adquisición de señales. Esta última tiene como finalidad adquirir la diferencia de voltaje producido por la inyección de corriente (anteriormente mencionada) para después obtener la bioimpedancia a partir de la ley de ohm. Todas las señales son digitalizadas a partir del microcontrolador STM32F407VG, que se encargará de procesar y obtener los datos claves para determinar cuál de las dos prótesis desempeña una mejor función mecánica y adaptación biológica. Es importante remarcar que todo el diseño, ya sea para EMG o LBIA, se ha desarrollado de manera discreta sin usar Front-Ends comerciales o integrados complejos más que el amplificador de instrumentación o ADC. En adición, la tesis incluye una primera estimación de los costes de producción y fabricación para una sola unidad, cálculos de consumos y funcionamiento (ruidos, CMRR del sistema y ancho de banda) y una simulación completa de EMG y LBIA para observar cómo funciona y se desarrolla cada etapa de los distintos circuitos. Finalmente, al tratarse de un equipo médico, también se ha revisado la normativa aplicable y se ha analizado el impacto ambiental del mismo. Por último, se han propuesto y definido distintos puntos para futuros trabajos, como es la construcción de la PCB y su respectiva validación, realizar cálculos más aproximados de consumos y perfilar la lista de materiales (BOM) para grandes demandas de componentes.