[en] For certain musculoskeletal complex rupture injuries, the only treatment available is the use of immobilization splints. This type of treatment usually causes discomfort and certain setbacks in patients. In addition, other complications are usually generated at the vascular, muscular, or articular level. Currently, there is a really possible alternative that would solve these problems and even allows a faster and better recovery. This is possible thanks to the application of engineering on additive manufacturing techniques and the use of biocompatible materials available in the market. This study proposes the use of these materials and techniques, including sensor integration inside the splints. The main parameters considered to be studied are pressure, humidity, and temperature. These aspects are combined and analyzed to determine any kind of unexpected evolution of the treatment. This way, it will be possible to monitor some signals that would be studied to detect problems that are associated to the very initial stage of the treatment. The goal of this study is to generate a smart splint by using biomaterials and engineering techniques based on the advanced manufacturing and sensor system, for clinical purposes. The results show that the prototype of the smart splint allows to get data when it is placed over the arm of a patient. Two temperatures are read during the treatment: in contact with the skin and between skin and splint. The humidity variations due to sweat inside the splint are also read by a humidity sensor. A pressure sensor detects slight changes of pressure inside the splint. In addition, an infrared sensor has been included as a presence detector.

[es] Para determinadas lesiones musculoesquel?ticas por rotura compleja, el ?nico tratamiento disponible es el uso de f?rulas de inmovilizaci?n. Este tipo de tratamiento suele provocar molestias y ciertos contratiempos en los pacientes. Adem?s, suelen generarse otras complicaciones a nivel vascular, muscular o articular. Actualmente, existe una alternativa realmente posible que solucionar?a estos problemas e incluso permitir?a una recuperaci?n m?s r?pida y mejor. Esto es posible gracias a la aplicaci?n de la ingenier?a en t?cnicas de fabricaci?n aditiva y al uso de materiales biocompatibles disponibles en el mercado. Este estudio propone el uso de estos materiales y t?cnicas, incluyendo la integraci?n de sensores en el interior de las f?rulas.Los principales par?metros considerados a estudiar son la presi?n, la humedad y la temperatura. Estos aspectos se combinan y analizan para determinar cualquier tipo de evoluci?n inesperada del tratamiento. De esta forma, ser? posible monitorizar algunas se?ales que se estudiar?an para detectar problemas asociados a la propia fase inicial del tratamiento. El objetivo de este estudio es generar una f?rula inteligente mediante el uso de biomateriales y t?cnicas de ingenier?a basadas en la fabricaci?n avanzada y el sistema de sensores, con fines cl?nicos. Los resultados muestran que el prototipo de la f?rula inteligente permite obtener datos cuando se coloca sobre el brazo de un paciente. Durante el tratamiento se leen dos temperaturas: en contacto con la piel y entre la piel y la f?rula. Las variaciones de humedad debidas al sudor dentro de la f?rula tambi?n se leen mediante un sensor de humedad. Un sensor de presi?n detecta ligeros cambios de presi?n en el interior de la f?rula. Adem?s, se ha incluido un sensor de infrarrojos como detector de presencia.