[ca] Aquest projecte s'inclou en el marc del grup de recerca de micro i nano tecnologies de la UPC, que està desenvolupant un nou enfocament de biosensors 'label-free', basat en la fabricació de nanoestructures utilitzant la tècnica d'electrospray. Els sensors 'label-free' tenen l'avantatge de valer-se de propietats físiques, com la resposta elèctrica o òptica, per detectar el contaminant; de manera que es pot reutilitzar (aplicant un procés tèrmic de fins a 400 °C), així com proporcionar informació en temps real de manera que es redueix el temps d'anàlisi. Tots els esforços estan dirigits a desenvolupar un biosensor barat, fiable, efectiu i ràpid de produir, que pot ser crucial per combatre situacions d'emergència sanitària com la pandèmia causada pel Covid-19. El projecte se centra en estudiar el comportament de l' 'inverse opal nanostructure sensing device', que consisteix en una estructura nanocerámica farcida de nanoespais d'aire, col·locada en dos elèctrodes estampats per a realitzar l'excitació i la detecció de la mostra. Com a pas secundari, el dispositiu ha estat fabricat a la sala blanca de la UPC i el procés ha estat documentat. No obstant això, l'objectiu principal és simular la resposta elèctrica i tèrmica de models a petita escala i reals de el dispositiu fabricat per estudiar el seu comportament ideal, així com l'efecte d'alguns paràmetres, com la quantitat d'espais d'aire, el gruix i la configuració de l'elèctrode. Els resultats mostren que com més gran és el nombre d'espais d'aire, menor és el corrent i la potència requerida per escalfar el dispositiu fins a 400 °C. A més, el sistema consumeix poc, ja que la potència elèctrica requerida va de 8 mW a 56 mW i el corrent de 17 nA a 84 nA, depenent de les condicions i la temperatura assolides.

[en] This project is included in the framework of the UPC micro and nano technologies research group, who are developing a new approach of label-free biosensors, based on the fabrication of nanostructures using electrospray technique. The label free sensors have the advantage of utilizing physical properties, such as electrical or optical, to detect the analyte; which allows to reutilize it (by applicating a thermal step up to 400 °C), as well as provide real time information reducing the analyzing time. All the efforts are directed to develop a cheap, reliable, effective and fast to produce biosensor, that can be crucial in combating sanitary emergency situations such as the pandemic caused by the Covid-19. The project is focused in studying the behaviour of the inverse opal nanostructure sensing device, which consists of a nanoceramic structure filled with air gaps, placed on two patterned electrodes in order to perform the excitement and sensing of the sample. As a secondary step, the device has been fabricated in the UPC Clean Room and the process has been documented. Nevertheless, the main objective is to simulate the electrical and thermal response of small scale and real scale models of the fabricated device, in order to study its ideal behaviour, as well as the effect of some parameters such as the amount of air gaps, the thickness and the electrode configuration. The results show that the greater is the number of air gaps, the lower is the current and power required to heat the device up to 400 °C. In addition, the system is low consuming as the required electric power goes from 8 mW to 56 mW and the current from 17 nA to 84 nA depending on the conditions and the temperature reached.