[ca] El propòsit d'aquest projecte és el disseny del hardware d'un dispositiu mèdic portàtil per a mesurar senyals d'electromiografia (EMG) i bioimpedància localitzada (LBIA), que s'utilitzarà per avaluar la progressió de dues pròtesis de genoll (Medial-Pivot i Ultra- Congruent) en pacients operats d'una artroplàstia total de genoll per a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Per això, s'ha realitzat un estudi complet sobre els senyals d'EMG i LBIA, per tal de definir les característiques necessàries de l'equip mèdic i poder optimitzar el disseny electrònic. Per l'adquisició de senyals EMG, s'ha dissenyat i simulat un sistema compost per diferents fases, que treballen independentment per adquirir, amplificar, filtrar i adaptar el senyal EMG pel seu futur processament digital. D'altra banda, per obtenir valors de la bioimpedància localitzada dels diferents músculs que conformen el quàdriceps, s'ha dissenyat un sistema compost per dos grans blocs; el primer bloc és l'etapa d'injecció, on es genera i s'injecta un senyal feble de corrent altern a la zona a mesurar, mentre que el segon bloc, és l'etapa d'adquisició de senyals. Aquest últim s'encarrega d'adquirir la diferència de voltatge produïda per la injecció de corrent al múscul (anteriorment mencionat) per després calcular la bioimpedància a partir de la llei d'ohm. Tots els senyals són digitalitzats mitjançant el microcontrolador STM32F407VG, que s'encarregarà de processar i aconseguir les dades claus per determinar quina de les deus pròtesis desenvolupa una millor funció mecànica i una millor adaptació biològica. És important remarcar que tot el disseny, sigui per a EMG o LBIA s'ha dut a terme de manera discreta sense fer servir Front-Ends comercials o integrats complexos més que l'amplificador d'instrumentació o ADC. En addició, el present treball inclou una primera estimació dels costos de producció i fabricació per a una sola unitat, càlculs de consums i funcionament (sorolls, CMRR del sistema i amplada de banda) i una simulació completa d'EMG i LBIA per observar com funciona i es du a terme cada etapa del circuit. Finalment, en tractar-se d'un equip mèdic, també s'ha revisat la normativa aplicable i se n'ha analitzat l'impacte ambiental, s'ha proposat i definit diferents punts per a futurs treballs, com podria ser la validació i testatge de l'equip, càlculs més aproximats de consums i perfilar la bill of materials (BOM) per a grans demandes de components.

[en] The purpose of this project is the hardware design of a portable medical device to measure electromyography (EMG) and localized bioimpedance (LBIA) signals, which will be used to evaluate the adaptability and progression of two knee prostheses (medial-pivot and ultra-congruent) in patients undergoing total knee arthroplasty at the Germans Trias i Pujol Hospital in Badalona. For this, the present work undercovers the relevant properties of the EMG and LBIA signals in order to define the characteristics of the medical equipment and thus optimize its electronic design. For the EMG measurements, a system made up of different stages has been designed and simulated. These phases work independently to acquire, amplify, filter, and adapt the EMG signal for its further digital processing. On the other hand, to obtain the bioimpedance values of different quadriceps muscles, a system composed of two large blocks has been designed; the first is the injection block, where a weak alternating current signal is generated and injected into the area to be measured, while the second block is the signal acquisition stage. The purpose of the latter is to acquire the voltage difference produced by the injection of current (mentioned above) and then obtain the bioimpedance from Ohm's law. All the signals are digitized from the STM32F407VG microcontroller, which will be in charge of processing and obtaining the key data to determine which of the two prostheses performs a better mechanical function and biological adaptation. It is important to note that the entire design, whether for EMG or LBIA, has been developed discreetly without using commercial Front-Ends or complex ICs other than the instrumentation amplifier or ADC. In addition, the thesis includes a first estimation of the production and manufacturing costs for a single unit, calculations of consumption and work operation (noise, CMRR of the system and bandwidth) and a complete simulation of EMG and LBIA to observe how it works on each stage for both circuits. Finally, as it is a medical device, the applicable regulations have also been reviewed and its environmental impact has been analysed. Additionally, different points have been proposed and defined for future work, such as the construction of the PCB and its respective validation, improving both the consumption calculations and the list of materials (BOM) for large component demands.