1 试验次数氯离子分析仪
每项测定的试验次数规定为两次，用两次试验平均值表示测定结果。
3.2 质量、体积、滴定度和结果的表示
用“克(g) ”表示质量，至0.0001g。滴定管体积用“毫升(ml)”表示，至0.05ml。滴定度单位用“毫克每毫升(mg/ml)”表示，滴定度修约后保留有效数字三位。
3.3 空白试验
使用相同量的试剂，不加入试样，按照相同的测定步骤进行试验，计算时从测定结果中扣除空白试验值。
4氯离子分析仪 方法提要
用规定的蒸馏装置在250℃～260℃温度条件下，以过氧化氢和磷分解试样，以净化空气做载体，进行蒸馏分离氯离子，用稀硝作
15min后，用乙醇吹洗冷凝管及其下端于锥形瓶
1水泥砂石氯离子分析仪 内，乙醇的加入量占75%(体积分数)以上。在PH3.5左右，以二苯偶氮碳酰肼为指示剂，用标准滴定溶液进行滴定。
5 试剂和材料
除另有说明外，所用试剂应不低于分析纯。用于标定与配制标准溶液的试剂应为基准试剂。所用水应符合GB/T6682中规定的三级水要求。
本标准所列市售浓液体试剂的密度指20℃的密度，单位为克每立方厘米(g/cm3)。
5.1硝(HNO３)，ρ=1.39g/cm３～1.41g/cm３，65%～68%(质量分数)。
5.2 磷(H３PO４)，85%(质量分数)。
5.3 乙醇(C２H５OH)，95%(体积分数)或无水乙醇。
5.4 过氧化氢(H２O２)，30%(质量分数)。
5.5 氢氧化纳(NaOH)溶液 [C(NaOH) =0.5mol/L]
将2g氢氧化钠溶于100mL水中。氯离子分析仪
5.6 硝溶液[C(HNO3)= 0.5mol/L]
取3mL硝(5.1)，用水稀释至100mL。
5.7水泥砂石氯离子分析仪 氯离子标准溶液
110℃烘过2h的氯化钠，溶于少量水中，然后移入1L容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。此溶液1mL含0.2mg氯离子。
吸取上述溶液50.00ml，注入250ml容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。此溶液1mL含0.04mg氯离子。
5.8 标准滴定溶液[C(Hg(NO3)2)=0.001mol/L]
5.8.1 标准滴定溶液[C(Hg(NO3)2)=0.001mol/L]的配制
1/2H2O]，溶于10ml硝(5.6)中，移入1L溶量瓶内，用水稀释至标线，摇匀。
5.8.2 水泥砂石氯离子分析仪 氯离子分析仪标准滴定溶液[C(Hg(NO3)2)=0.001mol/L]的标定
用微量滴定管准确加入5.00mL0.04mg/mL氯离子标准溶液(5.7)
于50mL锥形瓶中，加入20mL乙醇(5.3)及1～2滴溴酚蓝指示剂(5.11)，用氢氧化钠溶液(5.5)调至溶液呈蓝色，然后用(5.6)调至溶液刚好变黄，再过量1滴(PH约为3.5)，加入10滴二苯偶氮碳酰肼指示剂(5.12)，用标准滴定溶液滴定至樱桃红色出现。
同时进行空白试验。使用相同量的试剂，不加入氯离子标准溶液，按照相同的测定步骤进行试验。
标准滴定溶液对氯离子的滴定度，按式(1)计算：
水泥砂石氯离子分析仪 TC1= = …………………… (1) 氯离子分析仪
标准滴定溶液对氯离子的滴定度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；
标定时消耗标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；
空白试验消耗标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；
0.04—氯离子标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；
5.00—加入氯离子标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。