如果泵房中连起码的一点直管段也没有，迪纳声也无能为力；另外超声波流量计，电磁流量计都是速度式流量计，直管段短显然扰动大，流量计测得流速是否代表平均流速，需要经验值来修正。因此希望设计泵房或挖井的时候，还是要考虑泵房或阀后流量计安装点有直管段，超声波增强型多普勒相位差超声波流量计可以测量的直管段只是比常规仪表短罢了。
三、超声波流量计为什么易于安装？
答：超声波流量计的传感器是管外夹装式，您只需在传感器上涂上提供的耦合剂，用专用的钢带缚在管道上，接好连接器与变送器之间的电缆，流量计就可以工作了。
四、超声波流量计操作简单吗？
答：超声波流量计仪表虽然技术复杂，应用却是“傻瓜型"的。它提供给使用者一种简单的操作方法，只需在面板上输入管道的内径即可完成仪表的投运。我们专门为您配备了简易的操作菜单并可以提供现场指导，使您在很短的时间内完成仪表的设定。
五、单位有一管线部分埋地，超声波流量计能否对该管线进行测量？
答：经过多次测量过程埋地的管线经验。例如某大型国有钢铁企业，该管线埋在墙角，仅露出1/4不到的圆管周长，我们能用超声波进行测量，测量点数据也得到该企业的认可。超声波采用增强型相位差原理设计，它的要求没有传统多普勒式流量计严格，只要将探头在圆管通以截面上分开50mm～100mm距离安装即可进行测量。
六、水泵额定流量与检测结果出入较大，如何判定检测意义？
答：水泵其额定流量的出厂检测，一般没有严格进行流量标定的做法，相差20～30%是很正常的。另外水泵生产厂家参数不齐，有的可能出入更大。我们曾对在常州某新建水厂安装的某跨国进口公司的水泵进行测量，结 果与用户根据额定流量和压力，扬程等计算的流量值也相差25%（超声波流量计与已有的进口电磁流量计检测数据一致）。因此，水泵的额定流量有参考意义，但不能勉强要求检测的数据与它一致。另外如果我们隔一段时间再次测量，发现流量计读数小了，就可以判断水泵的出水量小了。因此，超声波流量计对水泵出水率检测， 如果从纵向时间上看，意义更加直观。
七、我们污水行业的管段一般在泵房或者井下安装，如何判定仪表可以正常工作？
答：超声波仪表面板上有信号强度、频谱分析、读数及出错指示灯。一般情况下，信号强度灯处于黄色或绿色区，读数灯显示绿色，仪表即可正常运行；如信号强度灯处于红色区，则显示安装地点有问题，因此判断仪表是否工作正常一目了然。