分压电路参数的检测电路及电能计量芯片的制作方法[br]在常规的电压测量中,一般都是经过电阻分压器或者是电压互感器来将待测量电压衰减到ADC的输入电压安全范围以内,经过ADC转换后的数字输出进入MCU(Microcontroller Unit,微控制单元)进行电压幅度和相位的处理。[br]进一步地,所述第二频率的信号分量的相位发生变化确定所述第二分压器异常,所述第二频率的信号分量的幅值发生变化确定所述第一分压器异常。[br]进一步地,所述第二信号源为交流电流源。[br]进一步地,所述第一分压器和所述第二分压器均为由电阻、电感、电容中的至少一种组成的电路。[br]进一步地,所述第二分压器包括一采样电阻和一与所述采样电阻并联的采样电容。[br]进一步地,所述第二频率的信号分量的相位和幅值同时发生变化确定所述采样电阻异常,所述第二频率的信号分量的相位发生变化、幅值不变确定所述采样电容异常。[br]进一步地,所述第二频率为所述第一频率的非整数倍。[br]本实用新型的另一目的还在于提供一种电能计量芯片,所述电能计量芯片包括上述的检测电路;所述分压电路设置于所述电能计量芯片外部。[br]本实用新型的另一目的还在于提供一种电能计量芯片,包括分压电路,所述电能计量芯片还包括上述的检测电路。[br]上述分压电路参数的检测电路和方法通过施加不干扰被测量电压的源信号,经过电压采样网络的分流,在电压测量模块的输入端产生含有电压采样网络各元件参数信息的检测信号,经过信号处理,借助信号源的已知信息来定位片外组件是否发生故障,以达到精确定位故障源的功能,完成对电压采样网络的检测,检测精度高,可以检测出分压阻抗的微小变化。[br]图1为本实用新型第一实施例提供的分压电路参数的检测电路的示意图;[br]图2为本实用新型实施例提供的分压电路参数的检测电路中第二电流源的示例原理图;[br]所述第一分压器202和所述第二分压器203均为由电阻、电感、电容中的至少一种组成的电路。[br]在另一个实施例中,第一分压器202包括第一电阻R1,第二分压器203包括一采样电阻R0和一与所述采样电阻R0并联的采样电容C0。[br]在本实施例中,第一信号源100提供被测量电压(线电压)Vs,第二信号源404为高精度的交流电流源Itest,被测量电压Vs与交流电流源Itest的频率不同,所述第二频率为所述第一频率的非整数倍。[br]电压测量模块300包括模数转换单元305和数字信号处理单元306。[br]第一开关S1为MOS管,主要是用来控制交流电流源Itest的接入,通过开关信号发生器进行合理控制的时序来保证第一开关S1的状态。[br]参考图2,作为一优选实施例,第二信号源404包括一运算放大器Amp、第一开关管Q1、第二开关管Q2及第三电阻Rext2。[br]运算放大器Amp的反相输入端接基准电压VREF,输出端接所述第一开关管Q1和所述第二开关管Q2的控制端,同相输入端接所述第一开关管Q1的低电位端并通过第三电阻Rext2接地,所述第一开关管Q1和所述第二开关管Q2的高电位端接电源电压VCC,所述第二开关管Q2的低电位端作为所述第二信号源404的输出端。[br]引入交流电流源Itest不会给正常电压测量带来任何影响,交流电流源Itest需要是高精度的基准电压除以电阻来产生,而在电压测量模块300中模数转换单元305的存在本身就需要高精度电压源,所以这会大大减小电路设计复杂度,只需要共用此高精度电压源即可。[br]将分压电路参数的检测电路应用于电子仪表时,工作原理如下:[br]标定阶段:[br]下面从数学上更为详细更为严谨论述这个技术。[br]图3为简化后的计算电路。[br]交流电流源Itest到检测电压Vtest的传输函数是:[br]将其转化为幅值和相位的形式,为:[br]利用高等数学中的全微分原理,对上式中各个参数做微小扰动分析,可得:[br]如果将典型参数值代入(R0=1KΩ,R1=1MΩ,C0=33nF,频率f=432Hz,ω=2πf),则上式可以简化为:[br]1.采样电阻R0的变化,可通过或者检测出来;[br]3.采样电容C0的变化,可通过检测出来;[br]在只发生一个故障的假设前提下,我们不仅可以检测出故障,而且还可以进一步定位到故障源,其机理如下表:[br]此外,公开了一种分压电路参数的检测方法,包括:[br]步骤一:在分压电路的两端加载具有第一频率的第一信号源;其中,所述分压电路包括串联的第一分压器和第二分压器;[br]步骤二:在所述第一分压器与所述第二分压器的连接端由开关接入具有第二频率的第二信号源;[br]在一个优选的实施例中,所述第二频率的信号分量的幅值变化和/或相位变化确定所述分压电路的电路参数是否异常具体为:[br]分压电路参数的检测方法的具体实施方式请参照图1-3及其具体说明。[br]本实用新型实施例还提供了一种电能计量芯片,该电能计量芯片包括了前述的检测电路。[br]本实用新型实施例还提出了另一种电能计量芯片,该电能计量芯片包括分压电路以及如前述所述的检测电路。