联系电话：
15268114110
莱州华银HBM-3000B型门式布氏硬度计
主要特点：
构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用；
门式机架，大型可移动工作台，最大移动距离1000mm；
试件测试高度最大可达950mm；
主轴横向移动距离500mm；
试验过程自动化，无人为操作误差；
高精度读数显微镜测量系统；
特别适用于测定大型金属零件的布氏硬度；
精度符合GB/T231.2、 ISO 6506-2 和美国ASTM E10。
应用范围：
测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度。
主要技术规格：
测量范围： 32-650HBW
试验力： 7355.3、9807、29421N （750、1000、3000kgf）
试样允许最大高度： 950mm
两立柱间距离： 1350mm
工作台尺寸（长×宽） 1500×1000mm
电源 AC380V,50/60Hz
外形尺寸 主机 2000×1800×2180mm
控制箱 510×500×1450mm
液压站 890×600×1160mm
重量主机约3000Kg 控制箱约40Kg
标准配备：
平试台：1个
碳化钨球压头：￠10、￠5mm各1只
标准布氏硬度块：2块
20×读数显微镜：1只
莱州华银HBM-3000B型门式布氏硬度计
杭州精兢检测仪器有限公司供应上述产品的同类产品：
硬度计系列：手动洛氏硬度计、电动塑料洛氏硬度计、数显洛氏硬度计、表面洛氏硬度计、全洛氏硬度计、维氏硬度计、小负荷维氏硬度计、数显显微维氏硬度计、图像处理显微维氏硬度计、布氏硬度计、小负荷布氏硬度计、布洛维硬度计、里氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、便携洛氏硬度计、韦氏硬度计、巴氏硬度计、管材洛氏硬度计、显微硬度计测量软件。布氏硬度计测量软件。
显微镜系列：金相显微镜、体视显微镜、生物显微镜、测量显微镜、工具显微镜。金相测量软件、金相自动分析软件。
金相制样系列：金相切割机、金相镶嵌机、金相预磨机、金相抛光机、金相磨抛机
金相耗材系列：金相切割片、金相切割液、金相镶嵌粉、金相砂纸、金相抛光布、金刚石喷雾抛光剂、冷镶嵌环氧树脂、试样软胶模、氧化铝抛光粉、二氧化硅抛光液等
试验机系列：数显弹簧拉压试验机、电子式弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机、数显弹簧扭转试验机、弹簧疲劳试验机、微机控制液压试验机、冲击试验机、
精密仪器系列：投影仪、影像测量仪、自动影像测量仪、测量二次元、二次元、三坐标测量仪、测高仪、圆度仪、粗糙度仪、轮廓仪、形状测量仪、测长仪、工具显微镜。
材料分析系列：分光光度计、碳硫分析仪、材料元素分析仪、光谱仪、X射线荧光光谱仪
无损检测系列：超声波测厚仪、超声波探伤仪、镀层厚度测试仪、粗糙度测试仪
环境仪器系列：盐雾腐蚀试验箱、高低温试验箱、UV紫外老化试验箱、恒温恒湿试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、耐黄变试验箱、蒸汽老化试验箱等
工具量具系列：扭力扳手,扭力起子等、游标卡尺、千分尺、百分表、千分表、花岗石平板、铸铁平板
仪器配件系列：硬度计压头、硬度块、硬度计灯泡、硬度计工作台、显微镜目镜、显微镜物镜、显微镜灯泡、投影仪物镜、投影仪灯泡、旋转工作台
仪器改造升级：承接长度类仪器和力学类维修改装、软硬件升级和智能化改装。
联系电话：