为什么使用充液压力表？<n>充液压力表亦可称为耐震压力表，表内装填液体能为表壳内的活动零件提供阻尼，不仅可防止震动导致的损坏还能减少活动部件磨损。<n>为什么带弹簧管的7系列差压表中的压差不允许低于满刻度值的1/6？<n>对于7系列差压表，静压力大小和270°输出转角时的满量程值相同。若静压力为1MPa，预期压差为0.1MPa，则差压计表两端间的夹角大约为27°。因此，为确保差压表读数的准确性，压差不应低于满刻度的1/6（输出转角约45°）。<n>机械测量仪表是集成了电子元件或组件，具有纯粹的机械现场显示功能和额外的电气输出信号或开关功能的仪表。这类仪表即使在电源或测量信号受到干扰或中断的情况下，操作员依然可以可靠地读取测量值。<n>