地址：盐城市射阳县合德镇工业园区合兴路6号_nl_CEE-1交直流电磁轭探伤仪 交直流电磁轭探伤仪 电磁轭探伤仪_nl_CEE—1型交直流磁粉探伤仪是小型便携式无损检测磁粉探伤仪的专用仪器，是采用磁场磁化工件的原理设计而成的小型仪器，具有对被探工件的裂纹显示清晰，性能可靠，稳定和操作方便等特点。该仪器具有交流、直流分别磁化工件功能，对检测不同类型的材料有显著的效果，对大型铁磁材料及零部件的局部探伤均适用。_nl_附件电源电缆是一根三芯电缆，一端通过圆形三芯航空插入仪器面板的~220V插座相连。面板上设有电源开关、电源指示、充磁指示、保险丝，以便操作者识别操作。_nl_配套探头采用高强度绝缘材料制成，检验合格后用环氧树脂胶连成一体，达到既密封绝缘，又不易损坏，操作也比较舒适，探头上有活动关节，可供用户在特定的工件上使用也可用平面磁轭，具体是看所磁化工件形状，来决定使用什么形状探头。_nl_该磁粉探伤仪可配三种探头的适用范围：_nl_2、马蹄探头：对各种角焊缝，大型工件的内外角进行局部探伤，配有照明灯，适用于球罐内或光线较暗处。该探头可配45°角活动关节而大大提高探伤效率。_nl_3、磁环探头：能满足所有能放入工件的周向裂纹的探伤，可用它来检测工件的疲劳裂痕（疲劳裂痕均垂直与轴向）极为方便，亦可对工件进行远离法退磁。_nl_1、使用前应根据被探工件选择适应的探头。_nl_2、先将输出电缆与探头连接旋紧，再将输出电缆的另一端插入面板上的“输出”插座中并旋紧。_nl_4、手持探头将探头与被探工件接触好，在被探工件上喷洒磁粉或磁悬液这时按下探头手把上的充磁开关，“磁化指示”灯亮，工作呈磁化状态，松开按钮开关，观察工件是否有磁粉，工件上如有裂纹，在磁化时，有裂纹的地方就会聚结磁粉，就形成磁痕。_nl_5、该磁粉探伤仪具有交、直流，当需要直流探伤时将转换开关板向直流位置，此时探头工作电流为直流输出。_nl_6、如有需要调节磁极间距，松开可调关节的蝶形螺母来改变探头的磁极间距，调整好后需拧紧螺母方可工作。