DTU模拟量无线数传电台：物联网工业现场无线数传应用
433L)，以下均简称为E820，或部分具备无线数传功能的相似产品。
433L)严格遵守FCC、CE、CCC等国内国外设计规范，满足各项射频相关认证，满足出口要求。
二、概念：如下图所示，为E820无线变送的应用框图。
在上图中，示例了E820的两种无线变送应用，即两个E820组合组成的跟随功能与E90、E820组合形成的控制采集功能，二者本质都是将E820所在的A地点的模拟数据通过无线数传，将数据传送到B地点。通过该特性，便可达到我们的变送目的，这里将针对两种方式分别进行介绍。
三、应用：在接下来的章节中，将分别介绍E820与E90，E820与E820之间的组合使用方法以及在使用过程中，存在的问题与注意事项。
一、E820与E820组合的无线变送方式
1、E820的准备工作
首先，你需要准备2个10~28V DC的电源，(特别注意，当所供电源高于28V，设备将永久损坏),然后分别接入A B两个E820设备。此时面板上的PWR指示灯为蓝色常亮，A1 A2是熄灭的状态（A1 A2分别是模拟1,2通道的数据流指示灯),如下示意图所示。
2、E820的设置
然后，使用USB转485工具接入A、B设备的485串口端，这样的目的是设备和用户的上位机进行交互，从而设置参数，确保参数配置一致（无线信道），当然，你也可以采用设备的默认参数。具体参数如何设置，后面会有介绍。
接着，通过拨码开关配置工作模式，设备A配置为跟随发射模式，设备B配置为跟随接收模式，设备A采用模拟量输入连接，设备B采用模拟量输出连接，设备A与设备B可实现跟随功能。
设备A，即发射端，拨码开关配置成M1=0，M0=1。注意：配置好后需重新上电。
设备B，即接收端，拨码开关配置成M1=1， M0=0，配置好后同样需重新上电。
3、在A设备输入端的AI1输入10mA电流，在B设备的AO1输出端使用电流计检测电流，观测到如下结果：
a、设备A通道1采集到模拟量10mA，紧接着，设备B通道1输出模拟量10mA；
b、若设备A通道1无任何输入，紧接着，设备B通道1无任何输出;
c、设备A发射一次数据时，A1、A2蓝灯闪烁一次，设备B接收一次数据时，A1、A2绿灯闪烁一次。
注意事项：跟随功能状态下，此时，设备A的模拟输出接口不起作用，设备B的模拟输入接口不起作用。
二、E90与E820组合的无线变送方式
DTU(2I2-433L)设备一致。
通过拨码开关配置E820-DTU(2I2-433L)设备的工作模式。如下图所示。
控制采集模式，拨码开关配置成M1=0，M0=0，配置好后需重新上电。
采集模式下，例如E90-DTU电台可通过如下指令：
01 03 00 11 00 01 D4 0F 说明如下
读取E820-DTU(2I2-433L)设备的1通道输入，若输入为10mA，则返回的理想数据可为01 03 02 27 10 A2 78 说明如下
其中0x2710H可转换为10000D，即10.000mA。
控制模式下， 例如E90-DTU电台可通过指令01 06 00 41 27 10 C3 E2 说明如下
控制E820-DTU(2I2-433L)设备的1通道输出，输出为10mA，若写入正确，则返回的数据为01 06 00 41 27 10 C3 E2。 与发出数据相同。
三、E820上位机参数配置
配置模式（M1M0=11），可通过上位机配置参数：
参数配置步骤一：选择对应串口，并打开。
参数配置步骤二：单击“搜索地址”， 即搜索该设备当前的设备地址， 可看到设备地址显示为 1；改变设备地址后，操作时，请优先单击“搜索地址”。
参数配置步骤三：读取参数。
参数配置步骤四：写入参数。
四、参数说明
恢复出厂：将所有参数恢复成默认配置。响应时间：共有6个等级，分别为1.5s，0.5s，0.25s，0.2s，0.15s，0.1s，默认0.25s。通信设备之间响应时间必须一致，响应时间越大，则传输的距离越远；并且响应时间必须小于等于更新时间。更新时间：仅在跟随模式下起作用，更新时间最小为0.5s，最大为600s仅可以是0.5的倍数关系，如14.5s、300s等，默认1s；更新时间指的是跟随接收端每隔多久变化一次数据，通信设备之间更新时间必须一致。设备地址：设备地址指的是该设备当前地址，最小为1，最大为247，默认1。无线信道：无线信道，即设备所处的通信信道，最小为0，最大为31，默认25，通信设备之间无线信道必须一致。
五、指示灯说明
跟随或控制采集模式下，A1、A2用于无线数据指示。跟随发射模式下，每次发射数据时，A1、A2蓝灯闪烁一次；跟随接收模式下，每次收到数据时，A1、A2绿灯闪烁一次。