3.2.9软件放射科测量：放射科测量项包括：肾脏、内膜厚度、距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、面积比率、平行线、体积、直径、关节角。
 <end>3.2.10软件血管测量：测量项目包括：内膜厚度、长度狭窄比、面积狭窄比、血管流量、距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、平行线、体积、面积比率、直径、关节角。
 <end>3.2.11软件心脏测量：测量项目包括：左心室功能测量、二尖瓣测量、二尖瓣反流测量、主动脉返流测量、肺静脉测量、右心室测量、多普勒胎心音测量、左室射血时间测量、主动脉测量、左室流出道测量、肺动脉瓣测量、左室内径/主动脉根部内径、主肺动脉内径、右室舒张末期内径、右室收缩末期内径、左室心肌、体表面积、心率；报告含二维模式、M模式及多普勒模式。
 <end>3.3图像存储与(电影)回放重现单元
 <end>3.3.1 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现。
 <end>3.3.2支持所有模式的单幅预览及帧率可调实时回放查看（正常速度/逐帧播放）
 <end>3.3.2回放：存储大小由系统内存卡决定。
 <end>3.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
 <end>3.4输入/输出信号：
 <end>3.4.1输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、USB数字信号
 <end>3.4.2输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、USB数字信号
 <end>3.4.3连通性：可选配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
 <end>3.5图像管理与记录装置：
 <end>3.5.1 超声图像存档与病案管理系统（管理存储空间由系统硬盘决定）
 <end>3.5.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。
 <end>3.5.3 硬盘动静态图像储存320GB。
 <end>3.5.4 磁-光盘驱动器，DVD驱动提供移动式读、写、检索及存储。
 <end>3.5.5 CD－RW刻录机。
 <end>3.5.6 黑白视频打印机（选配）。
 <end>3.5.7 彩色视频打印机(选购)。
 <end>3.5.8 USB接口, S-Video, VGA
 <end>3.5.9标配：可存2000帧 TIF/JPG格式影像的光盘
 <end>3.5.10支持彩超工作站並兼容DICOM 及 PACs
 <end>四、系统通用功能：
 <end>4.1监视器：
 <end>15英寸高分辨率（1280*1024）LCD显示器；扫描方式：逐行扫描，高分辨率。
 <end>4.2探头接口：≥3个
 <end>探头接口：≥3个
 <end>4.3探头规格
 <end>4.3.1频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示
 <end>变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率
 <end>4.3.2类型：高频探头中心频率≥10.0MHz
 <end>4.3.3阵元：线阵、凸阵、腔体探头有效阵元数≥128
 <end>4.3.4 B/D兼用：线 阵：B/PWD
 <end>凸 阵:B/PWD
 <end>扇 扫：B/PWD
 <end>4.3.5穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。
 <end>4.4二维灰阶显像主要参数：
 <end>4.4.1扫描：
 <end>线阵：频率为5.0、7.5、10 MHz (可变频为3.5 —14 MHz)
 <end>凸阵：频率为3.5 MHz (可变频为2.5 —5 MHz)
 <end>腔体：频率为7.5 MHz (可变频为5—10 MHz)
 <end>相控阵: 频率为2.5, 3.0 MHz (可变频为2—4 MHz)
 <end>四维凸阵探头: 3.5 MHz (可变频为2.5—5 MHz)
 <end>四维腔体探头: 7 MHz (可变频为5—10 MHz)
 <end>4.4.2扫描方式：
 <end>线阵探头支持线阵、平行四边形及梯形扫描，凸阵与相控阵支持
 <end>扇形扫描。
 <end>4.4.3扫描速率：
 <end>扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥25 帧/秒。
 <end>4.4.4 扫描线：每帧线密度≥200超声线
 <end>4.4.5发射声束聚焦：发射≥8段
 <end>4.4.6接收方式：接收通道≥256， 可视可调接收超声信号动态范围180dB
 <end>4.4.7数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，12 bit A/D
 <end>4.4.8谐波成像基波频率个数≥2
 <end>4.4.9回放重现：灰阶图像回放≥1024、回放时间≥380秒。
 <end>4.4.10预设条件：针对不同的检查脏器，预置佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
 <end>4.4.11增益调节：自动TGC增益调节、八段可调的时间增益补偿及八段可调的侧向增益补偿。