产品简介：
台式四位半。LED数码管显示，深层滤光。交流AC 220V供电，可连续工作。轻触按钮量程与功能切换，直流与交流测量。单台适合快递纸箱包装。
在某些场合，可能需要电池供电，即便于移动，又兼顾显示效果、准确度、抗干扰等技术指标。为此，仪表可按要求定制成两节18650锂电池供电，电池安装在仪表后面的电池盒内，优质电池可连续工作十几个小时以上。
注：可参考附图配充电器和电池。采用电池后就没有直接的AC 220V供电功能，但增配有外接直流电源输入接口，可使用常见的电源适配器或其它电池等，DC 6-24V 100mA以上都可正常工作。
技术参数：
基本表采用精度CMOS A/D转换器，六位0.5英寸红或绿LED数码管显示（四位半19999加极性），测量速率2.5次/秒，温度自动补偿，输入极性自动判别，超量程闪烁报警。
台式四位半交直流数字微安表在基本表的基础上，通过增加控制转换、输入过流保护，精密分流器、精密仪表放大器、精度交流/直流（AC/DC）变换器等电路，实现直流电流（DC-μA.mA）、交流电流（AC-μA.mA）的精确多量程测量。
基本量程五档，DC、AC，分别为：20μA 200μA 2mA 20mA 200mA，轻触按键切换，小数点按量程自动移位，相应无效零自动消除，其中：
量程 20μA 三位小数点， 分辨力 1nA 满量程 19.999μA
量程 200μA 二位小数点， 分辨力 10nA 满量程 199.99μA
量程 2mA 四位小数点， 分辨力 0.1μA 满量程 1.9999mA
量程 20mA 三位小数点， 分辨力 1μA 满量程 19.999mA
量程 200mA 二位小数点， 分辨力 10μA 满量程 199.99mA
注：此表主要用来测直流（DC），要测交流配置是增加精度AC/DC变换器，一般交流电流测量采用精度AC/DC变换器就可满足要求。 对于非正弦波（方波、三角波、锯齿波等），可采用真有效值（TRMS）测量，可精确测量各种波形（正弦波、方波、三角波、锯齿波等）的电流有效值。
准确度DC时于0.1%；AC时于0.5%，各量程采用独立校准方式，互不影响。
过载容限：采用箝位二极管及0.2A快速熔丝管保护。
窗口采用双层滤光，显示亮清晰、柔和自然，自然强光下也可观测。
采用双面PCB板，插接与贴片混合工艺制造，优质元器件，稳定可靠，物美价廉。
工业台式仪表塑壳（195*70*175mm)，AC 220V供电。适用于测量、监测、调试、维修、实验等场合。
台式四位半交直流数字微安表注：可按用户要求的技术参数、显示方式、功能等定制，满足实际需要。