手持式超声波流量计KATflow系列外夹式超声波流量计，基于时域反射原理，超声波在管道壁比在管道流动介质内传输速度快，二者之间传输的时间差与流量成一定的函数关系，通过时间差可换算出流量值。
RDV系列超声波流量计是利用“时差式”原理进行流量测量。简单的讲：就是当超声波波束在液体中传播时，液体的流动使传播时间产生微小变化，并且传播时间的变化正比于液体的流速。利用波束在流体中正逆传输时间差计算出流体的流速，再根据被测管道的管径计算出流体的流量。 RDV系列超声波流量计是采用时差式原理设计制造而成。适用于工业环境下，连续测量水、油、化学溶液等各种类型的液体；只要该液体含尽少量的气RDV系
超声波蒸气流量计管道式超声波流量计 应用 PanaFlow是用于测量液体或气体流量的整体式超声波流量计，它可以应用于许多介质的流量测量
火炬气超声波质量流量计GF868火炬气体质量超声波流量计可以提高石化厂、炼油厂和海上平台的工作效率。它使用专有的算法即时测定火炬气分子量和质量的流量。该仪表用于节约能源，通过识别进入火炬系统的泄漏源减少产品损失。它还有助于加强符合污染控制法规，通过精确控制供给给火炬梢的蒸汽量以减少能源消耗。
超声波液体流量计GE XMT868I 插入式外夹式超声波流量计变送器传感器 XMT868i液体流量变送器结合先进的流量测量技术和低成本变送器套件，测量仅为8.2×6.6英寸（20.1×16.8厘米），重量只有10磅（4.5千克），可正确安装在过程测量点上。全数字XMT868i没有移动部件，可以长期的无漂移工作。
GE TransPort PT878GC便携式流量计具备夹式超声波气体流量测量功能，旨在测量天然气管道、压缩空气、惰性气体或压缩气体。新型PT878GC能够测量气体流速，将数据记录到内部存储器，并将流量数据导出到个人电脑。 TransPort PT878GC流量计专为短期流动气体应用的勘测工作而设计。它特别适用于侵蚀性、腐蚀性、毒性、高纯度气体和无菌气体计量，对于穿透管壁的任何应用也是理想的。