高低温交变湿热试验箱漏水是什么原因？
可能会得到一些用户的咨询和求援，自己购买的高低温交变湿热试验箱在运行中会出现漏水的现象。 那么，为什么高低温交变湿热试验箱在运行中会漏水呢？ 下面介绍一下高低温交变湿热试验箱的大致漏水原因：
其实，导致试验箱漏水的原因有很多。 设备漏水不代表试验箱就是出现故障或者损坏，很多时候试验箱漏水可以通过手动调节操作解决问题的。 所以，如果遇到试验箱漏水的话，大可不必太担心。 解决方法并不难。 如果知道这个设备的大致结构和原理，就能很好地解决这个问题。
首先，有可能是水箱密封性不好导致的渗漏。也有可能是 水管可能没有连接好或者水管出现裂痕，或者破裂。 首先，我们检查一下漏水的源头，依次观察蓄水箱、加湿器、亚克力水盒及湿度管路。 随后，咱们在解决湿度不下降的问题。 一般来说，湿度不下降，只不过是以下理由。
1 .压缩机的问题，压缩机不制冷的话，湿度自然就不会下降。
2 .检查控制柜控制湿度的固态继电器。 如果固态继电器被击穿，湿度将无法正常运行。
3 .打开试验箱的门，看到试验箱内部的右上方后部有两个传感器，下面的是湿度传感器。 湿度传感器一般都要挂纱布。