自然界雨水对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。
本套冲水试验装置为标准型设备，需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验，实验室内的进水和防水设施必须安装到位。设备可以用来考核和确定电工、电子产品，各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境，充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。
本冲水试验装置人工模拟淋雨试验，不包括有强风速的降雨，不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水。
本冲水试验装置可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
整套冲水试验装置满足 GB 4208、GB/T2423.38；GB/T4942.2 等
一、冲水试验装置主要技术规格及参数
1、型号：CHQC-2；
2、设备电源：AC 380V；
3、水流水压控制：通过调节节流阀控制流量和压力；
4、冲水式喷嘴两套：喷嘴直径6.3mm一套，喷嘴直径12.5mm一套；
5、水流量：喷嘴直径6.3mm为（12.5±0.625）L/min；
喷嘴直径12.5mm为（100±5）L/min；
6、水压：按规定水流量调节；
7、水箱一套，加厚SUS304不锈钢板材或PVC板材制作，抗压耐腐蚀，水箱加盖，防止风尘杂物进入。
8、喷水距离：2.5m～3mm（可调）
二、冲水试验装置结构
1、冲水配备两套流量计，泄流阀，两套压力表分别控制流量和压力，冲水合用一台压力水泵。
2、冲水式喷嘴选用SUS304不锈钢特制，箱盖上有专门安置喷嘴的插孔。
3、设备整体为一套设备，距离样品2.5-3米，水箱安置在旁边。整个控制系统在摆管试验箱体的右侧，方便实用。
三、冲水试验装置控制系统
1、设备使用电源为380V，三相五线制，有缺相保护，过电流保护；
2、流量计，压力表等都选用优质产品；
3、时间自由设定控制；
4、进口执行元器件；
5、无熔丝保护开关；缺水、过载、漏电、全护套式接线端子，具有自动关机等保护；
四、冲水试验装置使用条件
1、温度范围：15~35℃；
2、相对湿度：≤85%；